La Energía eléctrica (1926-10-25 00:00:00), página 7

11. Integración de consumo.—Las indicaciones del consumo serán en kilovatios-hora, o en múltiplos o submúltiplos de esa unidad, y deberán poderse leer fácilmente desde el exterior.

12. "Shunt" exterior.—Cuando el contador lleve "shunt" por separado, éste llenará las siguientes condiciones:
   a) Llevará el nombre del fabricante, el número de orden de fabricación, coincidente con el número del contador al que corresponda; la capacidad total del contador (incluido el "shunt"), y la caída de tensión a plena carga.
   b) Los conductores entre el "shunt" y el contador estarán marcados con el número de fabricación del contador.
   c) El esquema de conexiones indicará, en forma precisa, la distancia mínima permitida entre el "shunt" y el contador, entendiéndose por distancia mínima la estrictamente necesaria para evitar que el campo magnético correspondiente al "shunt", así como a los conductores, afecte la exactitud del contador.
   d) La temperatura máxima que se admitirá sobre la del ambiente, en cualquier parte del "shunt", después de circular la intensidad de corriente nominal durante dos horas, no deberá exceder de 65° C.

13. Transformadores.—Cuando el contador requiera transformador, éstos llevarán en su exterior las siguientes indicaciones:
   Tipo o modelo; nombre del fabricante; número de orden de la fábrica; frecuencia y relación de transformación; los valores nominales de las intensidades, y tensiones de las corrientes primarias y secundarias.

14. Rígidez dieléctrica.—Se aplicará durante un minuto una tensión doble de la nominal, con un mínimo de 1.000 voltios de corriente alterna (40 a 60 períodos), entre los arrollamientos y entre cada uno de éstos y la masa metálica.

15. Resistencia de aislamiento.—El ensayo de resistencia del aislamiento se efectuará a continuación del ensayo de rígidez dieléctrica. Para este ensayo se empleará una tensión doble de la nominal, tanto entre los arrollamientos como entre éstos y la masa. El valor mínimo admitido será de 3 megaohmios.

16. Consumo propio.—Las bobinas de tensión serán conectadas de manera que la energía que ellas consuman no la registre el contador.
   El consumo propio del circuito de excitación por cada 100 voltios no deberá ser mayor de 4,5 vatios en contadores de corriente continua hasta 250 voltios, y 1,5 vatios en contadores de corriente alterna hasta 250 voltios.
   Pasando los 250 voltios, se admitirá por cada 100 voltios: dos vatios, en contadores de corriente continua, y un vatio, en contadores de corriente alterna.
   En el circuito de intensidad y a régimen nominal no deberá producirse una caída de tensión superior a 2,5 voltios para contadores hasta 5 amperios y de 1,5 voltios para intensidades mayores.
   Cuando el contador se componga de más de un elemento motor, las condiciones que anteceden regirán para cada uno de ellos separadamente.

17. Funcionamiento con la sola tensión.—Con el circuito principal abierto; es decir, que estando activo sólo el circuito de tensión el rotor deberá permanecer inmóvil aun cuando la tensión aplicada excediera de un 10 por 100 de la nominal.

18. Arranque.—El rotor deberá iniciar su rotación dentro del 1 por 100, como máximo, de la capacidad nominal del contador.

ENSAYOS

19. Temperatura en los ensayos.—La temperatura ambiente en que se efectuarán los ensayos deberá mantenerse constante y se fijará entre los 10 y 25° C.