La Energía eléctrica (1926-10-25 00:00:00), página 8

20. Error.—Por error se entenderá el que se obtenga con la fórmula siguiente:

\[
E = \frac{K - K_1}{K_1} \times 100
\]

E, error en tanto por ciento.
K, indicaciones del contador en kilovatios-hora.
K_1, consumo verdadero en kilovatios-hora.

Todos los ensayos enumerados en los artículos desde el 22 hasta el 32 serán consecutivos, no pudiéndose tocar los mecanismos de regulación, y los resultados deben ser tales, que el error máximo en cualquier punto de la curva de errores (entre 10 y 120 por 100) no exceda del 3 por 100.

Para los contadores con aparatos accesorios que se suministren por separado se permitirá un error adicional, debido a estos últimos, que no exceda del 1 por 100.

21. Curva de errores.—Para los ensayos comprendidos entre los artículos 24 y 32 se determinarán las respectivas curvas de errores entre el 10 y 120 por 100 de la capacidad del contador.

22. Funcionamiento continuado.—El contador será sometido a plena carga durante ciento veinte horas, a fin de constatar su buen funcionamiento.

Se tomarán a intervalos regulares, durante este tiempo, anotaciones del integrador.

Al finalizar el ensayo de funcionamiento continuado se tomarán los valores de la temperatura de los distintos circuitos por medio de la variación de la resistencia; el aumento de la temperatura en ningún momento será mayor de 35° C. sobre la temperatura ambiente.

Como coeficiente de temperatura del cobre de los arrollamientos se tomará 0,004.

23. Sobrecarga.—El contador será sometido a un 50 por 100 de sobrecarga durante una hora. Al finalizar este ensayo la elevación de la temperatura, en sus distintos elementos, no será mayor de 45° C. sobre la temperatura ambiente.

Para capacidades mayores de 100 amperios la sobrecarga será de 25 por 100.

24. Elevación de la temperatura.—La curva de errores será determinada después de haberse sometido el contador durante una hora a una temperatura ambiente de 40° y con el circuito voltimétrico activo. Mientras dure el ensayo se mantendrá la misma temperatura.

25. Tensión.—Se harán dos curvas de errores: una con una tensión mayor de un 10 por 100 de la normal, y otra con un 10 por 100 menor.

26. Inclinación.—Los ensayos se efectuarán con inclinaciones hasta de 5° con respecto a la vertical.

27. Vibración.—a) Se tratará de reproducir durante una hora las peores condiciones de vibración en que pueda un contador hallarse en la práctica y conforme al servicio al que se le destinará. Al terminar este ensayo se determinará la correspondiente curva de errores.

b) A continuación se repetirá el ensayo durante quince minutos, conectando el circuito voltimétrico a una tensión de 10 por 100 mayor de la normal y verificando que el rotor permanezca inmóvil en todo momento.

28. Carga desequilibrada.—Los contadores polifásicos, así como los contadores trifilares de cí c., serán sometidos a cargas desequilibradas.

Este ensayo podrá efectuarse con el máximo desequilibrio admitido por la capacidad del contador. Queda entendido que los demás factores serán los de régimen.

29. Corto circuito.—Se efectuarán cinco ensayos con una intensidad igual a cinco veces la nominal, limitando la duración a dos segundos. El circuito voltimétrico será alimentado separadamente a su tensión normal.

30. Factor de potencia.—Se variará el factor de potencia desde la unidad hasta 0,5 (corriente decalada en atraso).

31. Frecuencia.—Las variaciones de la frecuencia serán de un 5 por 100 en más y en menos.