La Energía eléctrica (1925-06-10 00:00:00), página 4

son inexactos, no se cumple en manera alguna para la construcción moderna. La precisión de la medida garantizada para estos aparatos es, al contrario, tan amplia como la de los instrumentos de bobina giratoria para corriente continua. El sistema giratorio de hierro se distingue, respecto a todos los demás sistema de medidas de los voltímetros y amperímetros, especialmente, por la solidez de su construcción y por la insensibilidad que muestran a las sobrecargas. En consecuencia, los instrumentos de hierro giratorio se utilizan también ventajosamente hasta para cuando haya de contarse con un manejo rudo por un personal poco ejercitado.

Los amperímetros se fabrican para intensidades de hasta 300 amperios. Además de los instrumentos simples, con un solo campo de medición, construyen también conmutables, con dos de estos campos de medición (fig. 7.a). Estos dos campos se forman conectando o en paralelo o en serie dos grupos de arrollamientos de igual equivalencia eléctrica (fig. 8.a). La conmutación tiene lugar sin interrupción de la corriente, por lo que puede efectuarse durante la medición, cambiando sencillamente al otro lado la manivela dispuesta entre ambos bornes de empalme. Para ambos campos de medida queda la división de la escala variable. La conmutación puede construirse para intensidades de hasta 20 amperios.

Los voltímetros pueden ser confeccionados para tensiones de hasta 600 voltios, con resistencias alojadas dentro del aparato. La subdivisión de estas resistencias supletorias permite crear en forma sencilla un segundo campo de medida, si bien nunca deberá ser éste menor de la mitad del campo de medida mayor, porque, de lo contrario, resultaría el coeficiente de temperatura del primero demasiado desfavorable. Con frecuencia no basta la sencilla subdivisión del campo en dos mitades, ya que muy a menudo tienen que medirse también con el mismo aparato tensiones considerablemente más pequeñas. Para estos casos podría dimensionarse, desde luego, la bobina de tensión del aparato para el campo de medida más pequeño que pudiera presentarse; pero esta solución tendría la desventaja que el consumo de corriente del sistema, y con ello también el gasto de corriente para todos los campos de medidas mayores, vendrían a resultar considerablemente más altos. Como consecuencia del mayor calentamiento que esta disposición traería consigo, sería imposible montar las resistencias adicionales dentro del aparato, siendo, además, otro inconveniente el que para los campos de medida mayores no sería admisible en forma alguna un consumo tan elevado de corriente. Todas estas dificultades quedan eliminadas con los modernos voltímetros conmutables. La bobina del campo magnético de estos voltímetros se compone de dos grupos de arrollamiento S1 y S2, de igual valor eléctrico, y de las correspondientes resistencias adicionales R1 y R2, las cuales pueden conectarse en paralelo o en serie por medio de un conmutador montado en el mismo aparato (fig. 9.a). En la primera posición del interruptor quedan conectados en paralelo los grupos S1 + R1 y S2 + R2, y en serie en la segunda posición. En la posición tercera perma-