La Energía eléctrica (1926-10-25 00:00:00), página 6

2.º Definición del tipo.—La aprobación se otorgará por cada tipo de contador, que se definirá por sus dibujos de construcción. Serán considerados de igual tipo los contadores construidos conforme a los mismos dibujos, pudiéndose diferenciar en la potencia. Los aparatos accesorios, es decir, "shunt" o transformadores, serán considerados como partes integrantes del contador, y, por tanto, serán aprobados conjuntamente con el mismo.

3.º Cantidad de contadores a remitir.—Para los ensayos se remitirán tres ejemplares iguales en sus características al tipo de contador cuya aprobación se solicita. Para la aprobación de contadores de un mismo tipo, pero de tensiones o intensidades distintas, se remitirá un ejemplar de cada clase, a los efectos de constatar si efectivamente corresponde al mismo tipo. Tratándose de contadores de uso no corriente podrá admitirse un solo ejemplar.

Todos los contadores serán devueltos una vez efectuados los ensayos, excepción hecha de un ejemplar que quedará en poder de la oficina que haya otorgado la aprobación.

Cuando el valor del contador sea superior a 200 pesos, moneda nacional, se podrá retirar el ejemplar destinado al archivo, siempre que se identifique el tipo con una suficiente cantidad de fotografías al tamaño natural.

La aprobación del tipo se hará sobre los tres ejemplares de las mismas características, ejemplares que se entregará regulados y sellados por el solicitante. Si durante los ensayos uno de los tres ejemplares excediera de la tolerancia admitida en los mismos, el recurrente podrá, por una sola vez, sustituirlo con otro.

La aprobación será de carácter precario para todas las capacidades del mismo tipo de los cuales no se haya presentado un ejemplar, y será definitiva solamente después de haberse llenado este requisito.

4.º Inscripciones. Cada contador llevará, en lugar bien visible desde el exterior, las indicaciones siguientes:
a) Nombre de la fábrica.
b) El correspondiente número de orden de fabricación.
c) El tipo del contador.
d) Clase de corriente, intensidad y tensión de la misma.
e) El número de revoluciones por kilovatio-hora.
f) Cuando se trate de corriente alterna da llevará indicada la frecuencia y la relación de transformación, en caso que tuviera transformador.

Una pieza principal del mecanismo llevará el número de orden de fabricación del contador.

5.º Caja.—Los mecanismos estarán completamente encerrados en una caja metálica, impermeable al polvo.

La caja poseerá la solidez necesaria para proteger los mecanismos contra deterioros mecánicos provenientes de un uso razonable.

Dicha caja tendrá una ventanilla adecuada para controlar el funcionamiento de la parte móvil.

El frente y los costados de la caja podrán ser de cristal.

Las partes del contador que se alojan en el interior de la caja se afirmarán sobre un bastidor metálico, sólido y rígido.

6.º Circuito de tensión.—El circuito de tensión tendrá bornes para poderlo desconectar fácilmente del circuito principal.

7.º Bornes.—Los bornes del contador, a excepción de los del tipo de cuadro, tendrán una tapa, aparte de la correspondiente a la caja principal.

8.º Colocación de sellos.—Los contadores, así como sus accesorios, tendrán dispositivos que permitan el sellado de la caja de los mecanismos y también de la tapa de los bornes.

9.º Esquema de conexiones.—Todo contador llevará un esquema de sus conexiones.

10. Sentido de rotación.—Será indicado en forma bien visible el sentido de rotación del rotor.