La Energía eléctrica (1924-06-25 00:00:00), página 8

de 120° C. en adelante, se establecen una serie de relaciones, que unidas a las indicaciones de la bola, nos suministran nuevos e interesantes datos sobre las características del acero estudiado. Yo mismo he visto casos que comprobaban esta falta de seguridad en los ensayos a la bola; hace bien poco que un acero templado a 870° C., daba la misma bola que templado a 720° C., por lo que tuve necesidad de hacer otras pruebas, que como esperaba, me comprobaron que el primer temple era el bueno, pues su rotura era fibrosa y doblaba para romper, y el segundo temple era malo, pues no doblaba nada; era quebradizo en extremo y de una estructura cristalina que indicaba no haber llegado a la zona crítica de transformación.

Otro acero Cr. Ni., daba 255 cifras Brinell en la barra, no doblaba y estaba cristalizado; y daba la misma bola después de templado y revenido, pero así doblaba 90° para romper y tenía estructura fibrosa.

Posteriormente, S. Dowling, propone en Philosophical Magazine, un nuevo sistema de medición micrométrica, basado en los experimentos hechos con su ultramicrometro, que ha de tener grandes aplicaciones en Metalografía, permitiendo apreciar alargamientos, compresiones, etc., de la magnitud del micromilímetro con exactitud suficiente. El fundamento de dicho aparato es el siguiente:

La capacidad de un condensador es función, entre otros datos (como son: dieléctrico, superficie, etc.), de la distancia entre sus armaduras; luego si disponemos de un medio adecuado para desplazar una armadura de otra en pequeñísimas fracciones de milímetro y de un sensible galvanómetro balístico de reflexión, que nos acuse las menores diferencias de capacidad electraestática como consecuencia de esas variaciones de espesor del dieléctrico de dicho condensador, sometido a una descarga oscilante de gran frecuencia, tendremos construido el ultramicrometro, pues las menores variaciones de la distancia de las placas de condensación, serán perfectamente visibles en la escala donde refleja su mágico rayo de luz el espejito del galvanómetro. Su autor ha realizado con este aparato curiosos experimentos que ponen de relieve su extremada sensibilidad; así, dando forma de anillo circular a sus armaduras y metiendo éstas en un cilindro de acero, del que estaban aisladas eléctricamente, ha cargado el condensador y comprimiendo por sus bases el cilindro, ha registrado aplastamientos de 1 por 10.000 milímetros al acercarse con una compresión de 2 kilogramos un disco al otro.

En otra experiencia ha podido comprobar las pulsaciones indicadas por Bose, en el crecimiento de los vegetales, y determinar el valor del desarrollo hacia abajo de las raíces, haciendo que éstas empujaran a una de las armaduras, movida por un resorte para mantener el contacto con la planta. Ha comprobado la atracción de las masas, acercando a una masa de un kilogramo suspendida de una placa del condensador otra masa cincuenta veces mayor, lo cual ha bastado para hacer desviar al espejito centenares de divisiones de la escala. Ha empleado su alto ultramicrometro en estudiar las variaciones de los esfuerzos a que están sometidas las piezas de las máquinas durante su funcionamiento; variaciones de trabajo, que por su rapidez, es difícil determinar por otros medios. Este aparato, se ve ha de ser un precioso auxiliar para determinar magnitudes mecánicas, con mayor exactitud, que con los métodos que pudiéramos llamar directos, especialmente para fijar límites de elasticidad, pues indica claramente cuando son permanentes las deformaciones.

Sin citar más casos particulares, vemos que no está lejano el día en que la electricidad entre en los Laboratorios de ensayos de metales, no para prestar servicios secundarios únicamente, sino como una prolongación más de nuestros torpes sentidos, que permita al metalógrafo tener cada vez mayor seguridad en sus ensayos, viendo lo que hay en el interior de sus probetas, allí donde no puede penetrar el ojo del más potente microscopio, que tiene además la desventaja de su pequeño campo visual.

TOMÁS DE LA RICA Y CALDERÓN
jefe del Laboratorio de ensayo de materiales de La Hispano.