La Energía eléctrica (1923-01-10 00:00:00), página 9

El aparato está graduado como voltímetro hasta 110 voltios, y para la tensión exacta de 100 voltios lleva una graduación directa para resistencias hasta 5,000 ohms, pudiéndose ejecutar con él todas las mediciones previstas en el reglamento para el personal de telégrafos.

Otro interesante aparato adoptado por su sencillez es el asincronómetro Horschitz, destinado a medir el deslizamiento de los motores asincrónicos, sin necesidad de medir previamente la frecuencia. El citado aparato tiene la forma de un cuentarrevoluciones con una cómoda empuñadura y varios terminales en el otro extremo, para acoplarlos a distintos árboles o ejes de giro, estando fundado en que si en el eje de un motor asincrónico existen dos anillos, tomando corriente de las bornas del mismo, y un colector de tantos segmentos o delgas como polos tiene el motor, unidos dichos segmentos alternativamente a uno y otro anillo, bastará apoyar sobre el colector y a la distancia de la longitud de un segmento, dos escobillas que comuniquen con el inducido de una pequeña magneto. Si el motor gira a la velocidad de sincronismo, la corriente alterna recogida en el colector estará conmutada durante una semilongitud de onda, y la corriente así modificada tendrá un valor medio constante; pero si el motor gira asincrónicamente la conmutación comenzará en cada período con un retraso creciente, y cada vez tendrá un valor medio correspondiente a otra posición del inducido, el cual oscilará lentamente de una posición final positiva a otra negativa, pasando por cero. Bastará contar el número de oscilaciones S de la magneto y el número de vueltas N del motor en un tiempo dado, para calcular el deslizamiento por la sencilla fórmula: \( x = \frac{S}{S + pN} 100 \) por 100, en la que p representa el número de pares de polos del motor.

El aparato lleva calado en el mismo eje los anillos citados y varios colectores de 2, 4, 6, 8 y 10 delgas para poder ensayar electromotores del correspondiente número de pares de polos, contando simultáneamente el número de oscilaciones del inducido, y el de vueltas del motor durante el mismo tiempo, no habiendo por lo tanto más que aplicar la fórmula anterior.

Dignos también de mención son el fasímetro Trub Tauber, que mide el desfasaje entre la tensión y la intensidad (o sea el cos φ), compuesto en esencia por tres bobinas voltimétricas unidas en estrella y tres amperimétricas fijas a 120° dando nacimiento a un campo, dando con el de las voltimétricas una resultante que determina la posición de equilibrio del sistema móvil, y el ohmímetro Evershed, aparato incomparable para la medición de resistencias de aislamiento, perteneciente al tipo de galvanómetro de imanes fijos y corrientes móviles, el cual da lectura directa con graduaciones de 0 a 200 megaohms y 6 a 5,000 megaohms, y es accionado por un pequeño motor-dinamo que genera corriente a 5,000 voltios, circunstancia que permite medir el aislamiento de cables y aisladores, citando por último los luxómetros Blondel y Everett, que permiten medir directamente la iluminación de andenes, mesas, interior de coches y el dinamómetro del coronel Renard para determinar el trabajo absorbido en kilómetros.

E. G. V

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

La Radiotelephonie, por Carlos Toché, capitán de Ingenieros del Ejército francés.—Un folleto de 98 páginas, 35 figuras y 9 fotografías. (Quai des grands-Augustins, 55.)

Editado por la conocida casa Gauthier-Villars, de París, y al precio de 10 francos, acaba de aparecer el librito de este título tan práctico como sencillo de comprender, a pesar de referirse a tema tan técnico y extenso como la telefonía sin hilos, que desde hace algún tiempo cautiva la atención en Francia, siguiendo la corriente venida de América e Inglaterra, cuya afición la