La Energía eléctrica (1923-01-10 00:00:00), página 8

2.º Ayudantes y celadores del servicio de telégrafos, teléfonos y relojes, con un total de 130 empleados, distribuidos en 19 secciones, cuyas cabeceras radican en Madrid, Zaragoza, Caspe, Reus, Sans, Barcelona, Gerona, Valladolid, Aranjuez, Alcázar, Alicante, Murcia, Manzanares, Córdoba, Sevilla, Ciudad Real, Almorchón, Mérida y Llerena, cada una de las cuales comprende un número de estaciones, variable entre 17 y 40, o de kilómetros entre 96 y 274; y

3.º Alumbrado y fuerza motriz, en el que se entretienen 69 empleados, distribuidos en 13 demarcaciones, al frente de cada una de las cuales hay un ayudante con varios electricistas a sus órdenes.

Digno de mencionarse es el gabinete de ensayos o laboratorio, en el que se ha puesto especial cuidado en la elección del instrumental, prescindiendo en absoluto de aparatos complicados, excelentes para investigaciones científicas, pero inadecuados para la misión industrial, eligiéndose al efecto aparatos transportables, aperiódicos, de lectura directa, sin errores de paralaje, poco sensibles a los campos y acciones perturbadoras externas, y en los cuales se pueda prescindir prácticamente de los coeficientes y correcciones de temperatura, dando, sin embargo, resultados suficientemente precisos para la práctica. Forman parte del mismo el galvanómetro universal Siemens Halske, constituido en esencia por un miliamperímetro de precisión, conectado a una serie de bornas y conmutadores que permiten efectuar rápidamente todas las medidas necesarias en una explotación de líneas de comunicaciones, como son, por ejemplo: Medidas de resistencias entre 1 y 100,000 ohms, por el método del puente Wheatstone; medidas de aislamiento desde 30.000 ohms hasta 2 megaohms; medidas de corrientes parásitas exteriores; intensidades hasta 0,3 amperios y tensiones hasta 120 voltios. Sin más que variar debidamente la disposición de tres conmutadores (de batería, medidas y líneas), y empalmar debidamente los hilos a las correspondientes bornas del aparato (tres a la izquierda que se empalman a tierra y a los polos de una batería de 10 ó 12 voltios, y tres a la derecha para engarzar la entrada y salida de línea y para tensiones), indicándose claramente en esquemas las citadas maniobras que evitan toda vacilación al electricista encargado de ejecutar las medidas o reparar las averías.

Queriendo que cada ayudante poseyera un aparato sencillo que le permitiera realizar cómodamente las mediciones de tensión y las de grandes resistencias, ambas las más frecuentes a ejecutar, y creyendo que el método más práctico es el denominado «del Voltímetro», muy en boga en Norteamérica, fué encargada la acreditada casa de Barcelona: Compañía Nacional de Electricidad (antes Dalmau y Montero) del estudio y construcción de un aparato sencillo y económico, fundado en aquel método, debiéndose al cariño con que el distinguido comandante de Ingenieros (jefe entonces de aquella casa), D. José Castilla, estudió el asunto, la construcción de unos aparatos muy cómodos y sencillos, que han cumplido perfectamente su misión.

El método se funda en que si \( E \) es la tensión de la pila disponible, \( R \) la resistencia interior del voltímetro, \( x \) la que se quiere medir, \( t \) la intensidad de la corriente de pérdida, y \( e \) la desviación de la aguja del voltímetro, se tendrá: \( E = (R + x) t \), y \( e = Rt \) de donde se deduce el valor de \( x = R \frac{E - e}{e} \). El aparato tiene la ventaja de que puede emplearse con cualquier tensión \( E \), y para los circuitos con vuelta por tierra, otra más por efectuarse las mediciones con gran rapidez; en efecto, las tres bornas del aparato se unen: la A al polo + de la batería; la B a tierra lo mismo que el negativo de la batería y el retorno de la línea, uniéndose ésta, cuya resistencia se quiere medir a la tercera borna C. Bastará apretar el pulsador para medir la tensión de ensayo \( E \), y soltándole se intercalará la resistencia que se quiera medir, obteniéndose entonces el valor de \( e \), y como la resistencia \( R \) se ha procurado sea un número decimal entero, 100 por ejemplo, la aplicación de la fórmula resulta sencillísima.