La Energía eléctrica (1923-10-25 00:00:00), página 6

Estructura fibro-cristalina muy fina, y dobla poco para romper, con rotura muy alabeada. Se lima un poco con lima entrefina.

Probeta templada a 800° C. y revenida a 600° C.

Normalmente: \( \Delta = 3,7 \) (269), casquete esférico muy regular.
Paralelamente: \( \Delta = 4 \) a 4,4 (228 a 187), casquete muy irregular.
Estructura fibrosa; dobla 90° para romper, y se lima y sierra bien.

Obsérvese que en sentido normal a la fibra ha dado en todos los casos una bola más regular que en la dirección de las fibras (con otros materiales sucede lo contrario). No podemos extendermos a explicar aquí las causas de estas desigualdades; pero sí haremos notar que en el estado de recocado da casi idéntica bola en los dos sentidos, lo cual se explica, y he comprobado con el microscopio, porque el material ha tenido un tiempo larguísimo para orientar muy regularmente su ferrita y perlita, suprimiendo toda tensión interior, y en el resto de los casos esas tensiones no han desaparecido, y el carburo Fe₃C y demás constituyentes de estructura no han podido orientarse debidamente.

En las figuras adjuntas puede notarse el regular levantamiento de los bordes en el primer caso, y el irregularismo del segundo, en que la presión de la bola ha sido transmitida a una masa de dureza muy heterogénea.

En este caso se ve bien claramente que no debe uno fiarse de un solo ensayo; pues estas desigualdades pueden indicar defectos de tratamiento o del material, etc., y que es preciso tener bien en cuenta, al poner la bola, la dirección de las fibras y el estado del material, según los diversos tratamientos térmicos, químicos y mecánicos que haya sufrido éste. Lo que decimos de la bola como ejemplo debe aplicarse a toda clase de ensayos para tener seguridad en lo que hacemos.

TOMÁS DE LA RICA,
Jefe del Laboratorio de Ensayo de Materiales de La Hispano.

Guadalajara, octubre 1923.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

Les compteurs électriques, por F. Fontaine, ingeniero profesor de la Universidad de Lieja, 1922.—Librería Politécnica, M. Beranger, Paris y Lieja.

En un folleto de 135 páginas, con 137 figuras y fotografías se describen detenidamente los diferentes aparatos de medida empleados en la industria eléctrica corriente, estudiando antes somera, pero concretamente, los fundamentos científicos que sirven de base a la construcción de los aparatos.

Los dos primeros capítulos tratan de los culombímetros (miden en amperios-hora) en sus diversos aspectos de registradores, electrolíticos de gas, electrolíticos de mercurio, culombímetros-motores, electromagnéticos de mercurio y de balancines (Aron). El capítulo III está dedicado a los juliometros (miden en vatios-hora) en tipos homólogos a los culombímetros. Los IV y V tratan de los contadores eléctricos para corrientes alternas, subdivididos en dos categorías, según se trate, de corrientes mono o polifásicas, y el VI estudia los contadores para corrientes alternativas de alta tensión, terminando la primera parte de la obra con un breve capítulo (VII) sobre las partes mecánicas de los contadores-motores.

La segunda parte, la más valiosa, sin duda, estudia brevemente asunto tan interesante como el entretenimiento y calibración (talounaje), operación esta última ejecutada en