La Energía eléctrica (1924-03-25 00:00:00), página 15

es de unos 320,000 voltios en tiempo seco y 250,000 voltios en tiempo de lluvia.

La determinación de las tensiones de paso a salto y de perforación de los aisladores para tensiones altas, o bien el grado de seguridad de los mismos, requiere laboratorios de pruebas extensos y ricamente equipados en las fábricas de electroporcelana. Sin tales perfectísimos laboratorios de pruebas sería en la actualidad también imposible fomentar el ulterior desarrollo técnico y constructivo de los aisladores para tensiones altas y el examen científico de los muy variados problemas que se presentan en el empleo de dichas tensiones. En tal respecto ha de considerarse como un adelanto muy importante, que en el mes de abril del año próximo pasado ha sido inaugurado en los talleres en Freiberg de la Hermsdorf-Schomburg-Isolatoren G. m. b. H. un laboratorio de pruebas para corriente alterna de un millón de voltios efectivos. La referida instalación existe en el primero y único laboratorio en Europa que permite trabajar con una tensión tan inmensa.

Prescindiendo de la tensión alta, dicho laboratorio de pruebas es igualmente muy notable por sus dimensiones y sus dispositivos ejemplares. Su altura interior es de 14,3 metros, y el mencionado local cubre una superficie de 22 por 22 metros, con lo que se evitan aquellas influencias perturbadoras de paredes vecinas, del piso o del techo, que constituyen inconveniente serio para los ensayos.

En cuanto al edificio, conviene indicar que el local, a pesar de sus dimensiones, está cubierto con un techo de armaduras de hormigón armado, sin apoyos intermedios, de suerte que ninguna columna o soporte impide el trabajo de pruebas, y además, que dicho local no tiene ninguna ventana y su alumbrado es exclusivamente artificial. Esta última disposición fué motivada porque la mayor parte de las pruebas a tensión alta requieren la observación de apariciones de incandescencia mansa y de radiación en locales completamente oscuros o en crepúsculo.

Generalmente se efectúa la observación de los cuerpos de ensayo que se hallan bajo tensión desde la plataforma observadora, cuya altura es de 8,7 metros sobre el piso, en la cual se encuentra dispuesto un pupitre distribuidor, de construcción especial, para regular y medir la tensión. Delante de dicha plataforma de observación, en el techo del laboratorio, está instalada una vía suspendida eléctrica con carril en circuito cerrado, que hace posible presentar al observador los objetos a probar antes y después de los ensayos al nivel de la vista y a una distancia sólo de 1,12 metros, rápidamente uno después del otro, de suerte que no debe abandonar su puesto mientras duran las pruebas.

Otro sitio de observación, más para mirar los objetos de ensayo desde arriba se halla a una altura de siete metros sobre el piso. El techo del laboratorio está construido de modo que bajo el mismo pueden hacerse pruebas en las condiciones atmosféricas naturales. Por lo demás, está dotado el laboratorio con dispositivos para la producción de lluvia, niebla y viento artificiales, pudiéndose, por lo tanto, en absoluto tener presente también en las pruebas que en dicha fábrica se realizan, las influencias de todas las condiciones de temperatura que puedan presentarse. En el piso del laboratorio se han construido dos depósitos de hierro forjado de 1,5 metros de profundidad, con objeto de poder probar los aisladores y para determinar su resistencia a la perforación bajo aceite, conforme a las prescripciones para pruebas estipuladas por la Asociación de los electro técnicos alemanes.

Encontrándose dichos depósitos de aceite bajo el nivel del piso, es posible observar cómodamente el proceso de la perforación, y, gracias a las dimensiones crecidas de los demás depósitos, pueden examinarse hasta aisladores muy grandes con respecto a su resistencia a la perforación, sin deber temer que sucedan pasos a salto de la corriente desde el objeto a probar a las paredes del depósito. Desde su inauguración han sido realizadas numerosas pruebas de aisladores de varios tipos en el referido laboratorio, y toda la instalación se ha comportado perfectamente.