ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
La Energía eléctrica (1917-07-10 00:00:00), página 7

nuas alimentadas por la actividad volcánica. Le Journal ha hablado de la utilización de esta última en Italia. Pero aquí hay también una fuerza latente que se podría buscar. Recordad la llanura de Limagne: hay un desprendimiento por día de unos 300.000 kilogramos de ácido carbónico natural. ¿No es esta la prueba de un constante y formidable trabajo interno?

"Sería conveniente consultar a personas competentes: ingenieros, en las múltiples aplicaciones de la ingeniería, y a los técnicos en general, para despertar iniciativas, sin que se perdiera el fruto de estos trabajos bien orientados en el estéril burocratismo.

"Sería preciso, en una palabra, una colaboración íntima entre los técnicos y los Poderes públicos, los sabios y los industriales. ¿Es esto tan difícil de realizar? Creemos que no; las necesidades económicas que surgirán después de la guerra harán, sin duda, esta nueva unión sagrada."

En Francia y en Italia se van también a desarrollar las aplicaciones del lignito y de la turba; la segunda entra en este momento en explotación en el Somme; la primera parece que ha alcanzado un gran desarrollo en Italia. Y, en efecto, en esta última nación hay muy poca antracita, pero mucho lignito. En 1912 se extraían solamente 2.000 toneladas de antracita, que valían próximamente 32.000 francos, contra 28.000 toneladas de lignito, con un valor de 300.000 francos. El precio unitario de este combustible ha aumentado sensiblemente desde esta fecha, al mismo tiempo que la cantidad extraída del suelo se elevaba progresivamente a 697.000 toneladas, en 1913; a 773.000 toneladas, en 1914; a 1.037.000 toneladas, en 1915, y tal vez a 1.800.000 toneladas, en 1916, siendo el precio actual de 36 liras, o, próximamente, 36 francos la tonelada en el estado húmedo, o sea más de 40 francos la tonelada en el estado seco.

Las fábricas siderúrgicas de Terni emplean más de 400 toneladas de lignito por día en los gasógenos.

San Giovanni D'Arno emplea más de 200 toneladas diarias para producir la energía eléctrica.

Se la quema también en los hogares de las locomotoras de vapor, bien sola o mezclada con antracita, como asimismo se hace en briquetas, que sirven para la calefacción de las habitaciones.

En la misma Francia, en el Haute-Loire, se acaban de poner en explotación las minas de lignito de l'Aubepin, en el ayuntamiento de Saint-Front; utilizando la mano de obra de los prisioneros alemanes se llega a suministrar el combustible a las poblaciones próximas, al precio de 75 céntimos, a un franco los 25 kilogramos.

La guerra ha llevado a una fase aguda las necesidades de fuerza motriz en los países aliados, y es de desear que cada uno de estos países conozca y siga atentamente los progresos realizados en los otros, para que el desarrollo se adquiera con menos gastos de experimentación, y los resultados sean más duraderos el día en que por el resurgimiento de la industria haya que luchar contra la concurrencia enemiga.
La Energía eléctrica (1917-07-25 00:00:00), página 1

La Energía Eléctrica.

REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES

SE PUBLICA LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES

SUMARIO
Aparatos de medición para corrientes eléctricas, por A. Avelino Bassols.—Las lámparas Nernst de vapores metálicos, por Sancho López.—Porvenir de las industrias electroquímicas y electrometalúrgicas en España, especialmente en Cataluña (continuación).—Crónica e información: Aguas.—Concursos.—Nueva Montaña.—Tranvía Central de Asturias.—Emisión de obligaciones.—Electra Popular de Vigo y Redondela.—El ferrocarril Paris-Madrid.—Pantalla magnética contra los fraudes de energía eléctrica.—Accidente mortal por inducción. El consumo nacional de electricidad en Holanda.—Nuevas máquinas para la Compañía del Norte.—Libros y Revistas.—Ofertas y demandas.

Aparatos de medición para corrientes eléctricas

Amperímetros y voltímetros.

Los amperímetros son aparatos destinados a medir la intensidad de la corriente eléctrica, y se intercalan en serie, con o sin shunt en el circuito cuya intensidad trata de conocerse. Los voltímetros, aparatos que miden las diferencias de potencial, se intercalan en derivación en el circuito eléctrico cuyo voltaje se desea saber.

Antes de dar una ligera idea de los aparatos industriales más corrientes, vamos a hacer algunas consideraciones de carácter general a todos ellos.

En los amperímetros, la caída de tensión debe ser la mínima para no ocasionar modificaciones sensibles en la intensidad de la corriente que trata de medirse.

En los voltímetros debe ser la menor corriente posible por ellos absorbida, para que no sea apreciable su influencia en la tensión a medir.

Los amperímetros y voltímetros han de ser exactos, es decir, las lecturas deben ser precisas y mantener esta precisión aun después de mucho tiempo de estar funcionando.

Las lecturas han de ser claras y visibles.

Los aparatos han de ser de construcción sólida, tanto mecánica como electricamente, principalmente los destinados a usos industriales.

Conviene que los aparatos tengan aperiodicidad para poder hacer las lecturas rápidas, lográndose ello con una fuerza antagonista como la pesantez o amortiguadores para acelerar la lectura, frotamiento contra el aire (electromagnéticos) o un líquido (tipo Lord Kelvin) por corrientes inducidas y de Foucault logradas por imanes (cuadro móvil, térmicos, inducción).

El consumo ha de ser pequeño; esta consideración hay que tenerla muy presente cuando se trata de aparatos destinados a cuadros de distribución a altas tensiones, en que los aparatos deben estar en circuito continuamente.
La Energía eléctrica (1917-07-25 00:00:00), página 16

Don Casimiro Francés.

Utiliza dos saltos en el río Alhama de 115 HP., y suministra fluido a Cintruénigo y Fitero.

Hidroeléctrica del Aguilafluente.

Domicilio: Aguilafluente (Segovia). Capital, 70.000 pesetas en acciones y 56.000 en obligaciones.
Utiliza el salto denominado de la Peña en el río Cega, con un caudal de 700 litros y una altura de 10 metros; de potencia, 102 HP.
Da luz a Aguilafluente, Turégano y cinco pueblos más. Tiene una turbina de 50 HP. y otra de 102.

S. A. Electra Pilar.

Domicilio: Viguera (Logroño).
Explota un salto en el río Isegua de 101 HP., y tiene una turbina Voith.

El Estado, para la fábrica de pólvora de Murcia.

De la acequia de la Aljufía, derivada del río Segura, se utilizan 100 HP. Hay instaladas dos turbinas Francis.

S. A. Electroharinera de Bernardos.

Domicilio: Bernardos (Segovia). Capital, 175.000 pesetas.
Explota un salto de 100 HP. en el río Eresma, llamado «El Desierto». Tiene una turbina Francis vertical.

J. Madroñero y Compañía.

Domicilio: Puebla de la Calzada (Badajoz).
Utiliza un salto en el Guadiana, término de Montijo, de 100 HP.

Sociedad Norias y Bombas de Lodosa.

Domicilio: Lodosa (Navarra).
Posee un salto en el río Ebro, de 100 HP., titulado Bombas-Norías. Tiene dos turbinas de 60 HP., verticales, de construcción española.
Suministra luz a Lodosa y pueblos vecinos.

Cuervo, Reguera y Compañía.

Explota un salto de 100 HP., obtenido en la acequia de riego del río Jarama, término de Ciempozuelos (Madrid), utilizando dicha energía en el mencionado pueblo y en Valdemoro.

Electra Murillo «El Fruto».

Domicilio: Murillo (Navarra).
En el río Aragón utiliza dos saltos, uno a continuación del otro, de 100 HP. en el eje de las turbinas.
Estas son una de 30 y otra de 70 HP., sistema Voith, horizontales, y dos alternadores bifásicos de 25 y 50 kilovatios.

Eléctrica de Sigüenza.

Domicilio: Sigüenza (Guadalajara). Capital, 315.000 pesetas acciones.
Explota un salto en el río Dulce de 100 HP., y da luz a Sigüenza. Tiene una turbina Francis y una máquina de vapor de 80 HP.

Eléctrica de Villarrodonza.

Domicilio: Claris, 22, Barcelona. Capital, 100.000 pesetas.
Utiliza un salto de 100 HP., en el transporte de Vals a Pont de Armentera y redes de Villarrodonza, Ayguamurcia, Santas Creus, Puiggelat y otras poblaciones de Tarragona.

Don Juan Rodríguez Vázquez.

Tiene una central en Cabezuela (Cáceres) que da luz a este pueblo y a Piornal, siendo la energía procedente de un salto del río Jerte de 93 HP. Ha instalado una rueda Pelton acoplada a un alternador de 95 HP.

(Concluirá.)
La Energía eléctrica (1917-07-25 00:00:00), página 3

valor medio de la desviación sería nulo, y si la frecuencia es elevada, el aparato no se movería del cero y, en caso de no serlo, oscilaría alrededor del cero.

Estos aparatos hay que verificarlos con frecuencia por el debilitamiento muy pequeño pero constante de los imanes.

Los aceros de los imanes han de ser buenos para conservar el magnetismo. Los más empleados son los aceros al tungsteno y los aceros al cromo. Deben ser los aceros templados a una temperatura de 800 a 850° y uniformemente en toda la masa.

La conservación de la imantación depende también de las dimensiones relativas del entrehierro y del imán.

Heinrich da para los buenos imanes la siguiente relación:

\[
\frac{es}{LS} > 100,
\]

en que \( LS \), longitud y sección del hierro; \( es \), longitud y sección del imán.

La elevación de temperatura disminuye el ángulo de torsión de los aparatos de bobina móvil, pero, en cambio, se reduce el magnetismo de los imanes y hay una compensación.

Son aparatos de gran precisión y muy recomendables.

Voltímetros.—Los voltímetros de cuadro móvil se construyen con una resistencia del cuadro de unos 60 a 80 ohmios, y de manera que para obtener una desviación de toda la escala sea preciso un consumo, aproximadamente, de unos 0,005 amperios (estos datos varían ligeramente, según los constructores).

La resistencia, pues, necesaria que se necesita colocar en dichos voltímetros es fácil deducir por la conocida ley de Ohm

\[
R = \frac{E}{I},
\]

en que \( E \) representa el voltaje e \( I \) la intensidad absorbida, o sean 0,005 amperios. Naturalmente, que de los ohmios resultantes hay que descontar los correspondientes a la resistencia del cuadro.

Estos aparatos consumen poquísima energía; no llega su consumo a un vatio.

Ampérmetros.—El amperímetro del cuadro móvil es un galvanómetro de muy poca resistencia. Las indicaciones son proporcionales a la corriente, y son de la forma \( k \cdot i \), lo que le da la grandísima ventaja de ser las divisiones de la escala iguales.

El cuadro se construye de manera que tenga poca resistencia: de 0,5 a 1 ohmio; según los constructores y la resistencia del cuadro y cordón, están calculados de modo que, por una diferencia de potencial de unos 0,05 voltios, el galvanómetro recorre toda la escala.

La corriente a medir, según la ley de Ohm, será de la forma

\[
I = \frac{E}{R},
\]

en que \( E \) voltaje y \( R \) resistencia son conocidos.
La Energía eléctrica (1917-07-25 00:00:00), página 4

En estos aparatos se pueden poner shunts construidos, generalmente, con láminas de argantan.

Sin embargo, hay que tener en cuenta una observación, según sea la corriente a medir I, grande o pequeña.

Si la intensidad a medir I es grande, se puede considerar que la corriente del shunt es la de I. Pero si I es pequeño, es preciso tener en cuenta la diferencia I - i, pues si no los errores serían grandes. La figura da una idea de ello. En efecto:

Supongamos que la resistencia del cuadro fuera un ohmio, tendremos

\[
i = \frac{e}{R} = \frac{0.05}{1} = \frac{1}{20}
\]

y la resistencia del shunt será

\[
r = \frac{e}{I - i} = \frac{e}{I - \frac{e}{R}}
\]

Supongamos que la intensidad a medir I sea grande; por ejemplo, 1.000 amperios, la ecuación será:

\[
r = \frac{0.05}{1000 - \frac{e}{R}} = \frac{0.05}{1000 - 20} = \frac{0.05}{20000 - 1} = \frac{1}{19000} = 0.0000526\ \text{ohmios};
\]

como vemos, es muy pequeña y no tendrá por tanto influencia.

Pero supongamos que la intensidad a medir I fuera muy pequeña; por ejemplo igual a un amperio; en este caso

\[
r = \frac{0.05}{1 - \frac{e}{R}} = \frac{0.05}{1 - \frac{1}{20}} = \frac{0.05}{20 - 1} = \frac{1}{19} = 0.0526,
\]

valor no despreciable y que hay que tener en cuenta.

En esta clase de aparatos de cuadro móvil con shunt hay una nueva consideración que tener presente: la influencia de la temperatura, pues no es igual la del aparato y la del shunt.

Para evitarlo se ha intentado hacer el shunt del mismo metal que el cuadro, pero no es un buen sistema, pues el shunt se calienta más que el cuadro por el paso de corriente y subsiste la diferencia de temperaturas.

Algunos autores, para disminuir este efecto, lo que hacen es disponer los shunts a una diferencia de potencial de 0.1 voltios en lugar de 0.05 voltios; pero en este caso el consumo de energía del aparato es doble.

Barcelona, Julio 1917.

A. AVELINO BASSOLS,
Ingeniero Industrial.

Las lámparas Nernst de vapores metalizados

La primitiva lámpara Nernst, que, como es sabido, tuvo en sus primeros años cierta aceptación en el mercado, no sólo por sus condiciones, sino por su esmeradísima construcción, parecía estar llamada a desaparecer ante la generalización del empleo de las lámparas de filamento metálico cuya incandescencia tiene lugar en espacios enrarecidos. Conviene recordar que la primitiva Nernst con filamento grueso y corto, rectilíneo, se ponía incandescente al aire libre, y que los cuerpos empleados eran óxido de magnesio, circonio, ítrio y torio, dotados de un poder emisor considerable. También se recordará, que el filamento, por su insuficiencia de conducción a la temperatura ordinaria, precisaba ser calentado a unos 700° para poder funcio-
La Energía eléctrica (1917-07-25 00:00:00), página 5

nar, lo que se obtenía rodeando el vástago incandescente con una espiral de platino, que se retiraba del circuito, mediante un ingenioso y diminuto contumulador de funcionamiento automático, una vez conseguida la incandescencia del filamento.

Estos detalles de construcción, la duración del filamento (unas cuatrocientas horas), el consumo y el retardo en encenderse la lámpara han sido los obstáculos para que no se generalizase su empleo.

Aunque la guerra, que por desgracia nos aisla científicamente de Alemania, impida conocer directamente los adelantos del tal vez injustamente combatido país, en las revistas Electrician, de Londres, número del 8 de junio del actual año, y L'Industrie Électrique, del 10 de Julio, que acaba de llegar a nuestra mesa de redacción, se nos dan detalles de la nueva lámpara que sirve de título a este trabajo.

Según estas revistas, el profesor Nernst ha patentado recientemente en Alemania dos tipos de lámparas, cuyo principio, según las publicaciones técnicas citadas, recuerda el de la lámpara Darrah, pero cuyas disposiciones realizan un grado de economía desconocido hasta ahora.

Se trata, en principio, de un arco que pasa entre dos electrodos de carbón, encerrado en un tubo, en el que hay una atmósfera de cloruro de cinc o de bromuro de cinc.

Los fenómenos observados cuando el arco se produce son análogos en estas condiciones a los que se verifican cuando una descarga atraviesa vapores metálicos, como, por ejemplo, sucede en las lámparas tan conocidas de vapores de mercurio.

Si la tensión de vapor del cloruro de cinc es demasiado baja, la lámpara da una luz tenue; pero, si por el contrario, esta tensión alcanza un valor suficiente, por ejemplo, el de la presión atmosférica, la luz de la lámpara es clara y brillante.

Nernst ha hecho experiencias con distintos cloruros: con el de cinc, que hemos citado y además con los de aluminio y el de titanio, que son con los que en general se obtienen parecidos resultados. Al último de estos cloruros, al de titanio, da la preferencia el Dr. Nernst.

El rendimiento de estas lámparas equivale, aproximadamente, al de las lámparas de vapor de mercurio a toda presión.

En la figura 1.a, que es una de las patentes Nernst, el arco a b está colocado próximamente en el centro de una ampolla de cristal de forma esférica. El cuello de esta ampolla está en su parte superior rodeado de un solenoide regulador, cuya armadura c soporta el carbón positivo a, unido por d al polo positivo del circuito.

En la parte inferior de la ampolla esférica hay un depósito tubular e destinado a contener a sal, cuyos vapores deben constituir la atmósfera de la lámpara. La evaporación está asegur-
La Energía eléctrica (1917-07-25 00:00:00), página 6

rada por un foco exterior de calor, que puede ser la resistencia de regulación montada en serie con la lámpara.

La figura 2.a, que corresponde a la otra patente Nernst, es una lámpara de forma y funcionamiento poco diferentes. En éste el vapor de mercurio es el que constituye la atmósfera conductora y la sal que en ella se mezcla, con la ayuda del foco de calor, son los elementos que esencialmente diferencian esta lámpara de la anterior, debiendo tener en cuenta que los vapores de mercurio corrijen el espectro luminoso y transforman convenientemente el color de la luz.

El vapor de mercurio tiende a eliminar constantemente las sustancias extrañas que con él se mezclan; pero en la atmósfera puede mantenerse la proporción y los efectos de corrección adecuados para asegurar a las sales empleadas una acción continua y estable a la temperatura normal de funcionamiento de la lámpara de vapor de mercurio.

Se llega de este modo a establecer una continuidad absoluta en la sucesión de los ciclos operatorios, toda vez que las sales empleadas se volatilizan continuamente y se condensan después para recomenzar el ciclo con una perfecta regularidad.

Las gotitas de mercurio y de cloruro de cinc que provienen de la condensación no deben alcanzar al arco, lo que explica la presencia en la ampolla Nernst de la figura 2.a, de los protectores cónicos de cristal \( H_1 \), \( H_{11} \) que rodean el electrodo de carbón \( K \).

Derivadas de este modo las gotitas hacia los bordes de las ampollas, vuelven a caer sobre el cono \( H_2 \), que, por otra parte, actúa para conducir hacia el arco los vapores regenerados por el depósito.

Las investigaciones hechas por el profesor Nernst han dado resultados satisfactorios, sobre todo si con esta lámpara se emplea la mezcla de las sales siguientes:

    Cloruro de cinc
    70 por 100

    Cloruro de calcio
    15

    Cloruro de talium
    5

    Cloruro de litio
    5

    Cloruro de cesio
    5

La lámpara funcionando a 120 voltios sin resistencia en serie da una intensidad luminosa de 3.000 bujías Hefner, absorbiendo una intensidad de corriente de cuatro amperios.

Su consumo es de 480 vatios para 3.000 bujías Hefner, y, por lo tanto, su consumo específico de \( \frac{480}{3000} = 0,16 \) vatios por bujía Hefner.

Esta es, en líneas generales, la descripción de los interesantes trabajos recientes del doctor Nernst, y concluiremos diciendo exactamente lo mismo que el articulista de L'Industrie Électrique: que Alemania ha trabajado mucho desde el mes de Agosto de 1914.

SANCHO LÓPEZ.

Porvenir de las industrias electroquímicas y electrometalúrgicas en España, especialmente en Cataluña

(CONTINUACIÓN)

Para dar idea de nuestra riqueza hidráulica incluimos la siguiente ligera reseña de nuestros ríos pirenaicos. La fuerza real es superior a la consignada, pero aquí solamente hablaremos de la que es económicamente transportable o utilizable al pie del salto, para usos electrometalúrgicos o electroquímicos.
La Energía eléctrica (1917-08-10 00:00:00), página 1

La Energía Eléctrica.
REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES
SE PUBLICA LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES

SUMARIO
Aparatos de medición para corrientes eléctricas (conclusión), por A. Avellino Bassols.—Aplicaciones de la electricidad en Norte América, por F. D. M. O. P.—Porvenir de las industrias electroquímicas y electrometalúrgicas en España, especialmente en Cataluña (continuación).—Crónica e Información: Agunas.—Subastas.—Contadores de electricidad.—Nuevas Sociedades.—Asamblea nacional de Ferrocarriles.—Valores industriales cotizables.—La vuelta al mundo en diez y seis minutos y medio.—Fijación del nitrógeno atmosférico.—Motores de tracción a corriente continua.—Memorias de Sociedades.—Transmisión de energía de Sarrelonis.—Proyecto de telefonía nacional.—Libros y Revistas.—Ofertas y demandas.

Aparatos de medición para corrientes eléctricas
(CONCLUSIÓN)

Aparatos electromagnéticos

Los aparatos electromagnéticos se componen de una bobina recorrida por la corriente a medir y una lámina de hierro dulce sometido a la acción de la bobina.

Estos aparatos son muy usados industrialmente por su precio económico y su gran robustez.

Se construyen estos aparatos para corriente continua y para corriente alterna, pero la escala no es igual y no se pueden, por tanto, usar indistintamente por las dos corrientes.

Tienen el inconveniente de ser proporcionales al cuadro de la intensidad, o sea de forma \( K i^2 \) por, y tanto sólo es clara la escala al final.

Son poco aperiódicos.

Influyen mucho los fenómenos de histéresis del hierro.

Amperímetros.—Los amperímetros electromagnéticos son proporcionales al cuadro de la intensidad \( K i^2 \).

En los destinados para corriente alterna tienen la ventaja de que la frecuencia influye poco en las lecturas; de todas maneras, cuando la frecuencia se eleva, la desviación por una misma corriente eficaz disminuye por la menor de la imantación alternativa adquirida por el hierro dulce, siguiendo una ley de variación sumamente complicada.

Voltímetro electromagnético tipo A. G., con freno amortiguador de aire
La Energía eléctrica (1917-08-10 00:00:00), página 13

BOLETIN DE LA Unión Eléctrica Española

Año XIV. Madrid 10 de Agosto de 1917. Num. 15

La Comisión Protectora de la Producción Nacional

Por Real decreto de 9 de Julio (Gaceta del 10) ha sido nombrada la siguiente Comisión Protectora de la Producción Nacional:

Por la Presidencia del Consejo de Ministros, a D. Miguel López Carrizosa y Giles, marqués de Mochales.

Designados por el ministro de Hacienda, en representación de los intereses generales de la producción y de la economía en las diversas regiones de España, a D. Luis Sédó y Guichard, D. Tomás Zubiría Ibarra, conde de Zubiría; D. Félix Suárez Inclán, D. Luis María de Aznar, D. Javier Gil y Becerril, D. Santiago Alba y Bonifaz, D. Basilio Paraiso y Lasús, D. José Maestre, D. Aniceto Sela y D. Damian Mateu.

Por el Estado Mayor de Guerra, designado por el ministro del ramo, a D. Francisco Fernández Llano.

Por el Estado Mayor de Marina, a D. Gabriel Antón e Iboleón.

Por el Ministerio de Estado, a D. Nicanor de las Alas Pumarino.

Por el Ministerio de Gracia y Justicia, a D. Julio Wais San Martín, director general de los Registros y del Notariado.

Por el Ministerio de la Guerra, a D. José Francés y Roselló.

Por el Ministerio de Marina, a D. Daniel González y García.

Por el Ministerio de Hacienda, a D. Manuel de Argüelles y Argiñelles, director general de Aduanas.

Por el Ministerio de la Gobernación, a D. Emilio Ortúñoz y Berte, director general de Correos y Telégrafos.

Por el Ministerio de Instrucción pública, a D. Severo Gómez Nuñez, director general del Instituto Geográfico y Estadístico.

Por el Ministerio de Fomento, a D. José María de Madariaga y Casado, presidente del Consejo de Minería, y

Por el Consejo Superior de Fomento, a D. Enrique Satrústegui y Barrié, barón de Satrústegui.

En el plazo máximo de dos meses, a contar desde la publicación de este Real decreto en la Gaceta de Madrid, la Comisión redactará y elevará al ministro de Hacienda, con propuesta razonada, el proyecto de reglamento para la aplicación de la ley de 2 de Marzo del corriente año, acompañándolo de las normas necesarias para la clasificación de las industrias y del catálogo de las mismas, a los efectos de dicha ley.

** Por R. O. de 26 de Julio (Gaceta del 27) se declara constituida definitivamente la Comisión protectora de la producción nacional, siendo elegidos en representación de los elementos de la Producción y del Trabajo, los señores siguientes: Presidente, D. Joaquín Sánchez de Toca; vocales electos por las entidades, conforme a la ley de 2 de Marzo y a su Real Decreto orgánico de 17 de Mayo:
Don José Jareño y Escudero, por la Cámara de la Industria de Madrid
Don Luis Ferrer Vidal y Soler, por la idem de Barcelona.
Don Pedro Pujol Thomas, por las Cámaras Agrícolas del litoral.
Don Aurelio González de Gregorio, por las idem del interior