La Energía eléctrica (1917-07-25 00:00:00), página 2

Los aparatos no deben variar con la temperatura ni con el estado higrométrico del medio ambiente. Para evitarlo se ha propuesto colocar en serie con el aparato una resistencia con coeficiente de temperatura débil y en derivación una a coeficiente de temperatura elevada, y de esta manera se puede regular la corriente que hay que medir manteniendo la desviación constante por una tensión dada, independiente de la temperatura.

Es además preciso evitar en dichos aparatos las influencias de los campos magnéticos próximos; es tanto más importante esta observación en los aparatos destinados a cuadros para centrales eléctricas; para evitar dichas influencias se cierran muchas veces en una caja de fundición.

Es además conveniente separarlo de los conductores próximos, cuando menos una distancia de unos 50 centímetros de conductores de 1.000 amperios para evitar un error mayor de un 1 por 100.

Si se quiere, en caso de corriente continua, tener una buena lectura, independiente de las influencias de los conductores próximos, se hacen dos lecturas en sentido contrario y se toma la media.

Si la corriente que trata de medirse es con variación periódica, es necesario que el período de oscilación del aparato no corresponda con el de la corriente eléctrica cuya intensidad o voltaje trata de conocerse, pues, en caso contrario, los movimientos se amplifican y se haría imposible la lectura. Para lograrlo, lo que hay que hacer es dar un período de oscilación lento al aparato, pues el debido a los motores es, en general, rápido.

Los voltímetros de corriente alterna han de satisfacer además a la condición de tener una constante de tiempo mínima, a fin de que la corriente esté en fase con la diferencia de potencial a medir.

Se puede lograr esta condición reduciendo las espiras del arrollamiento y añadiendo en serie una gran resistencia no inductiva; pero en este caso se produce un fenómeno de condensación.

Puede también suprimirse la resistencia adicional y emplear en su lugar, como reductor de tensión, una bobina de self-inducción, que tiene la ventaja de consumir menos energía; pero es preciso graduar el aparato con su reductor con las corrientes de la misma forma y frecuencia como las que haya de medir.

Pero en la práctica se substituyen las resistencias adicionales y los shunts por transformadores, llamados corrientemente transformadores de medida.

Para la construcción de dichos transformadores, preseciendiendo de la caída de tensión, dispersiones de flujo y efectos de histéresis, se parte de las relaciones conocidas

\[
\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{n_1}{n_2}
\]

en que \( I_1 \) e \( I_2 \) representan las intensidades eficaces; \( V_1 \) y \( V_2 \) las diferencias de potencial eficaces, y \( n_1 \), \( n_2 \) los números de espiras primarias y secundarias de los transformadores para aparatos de medida.

Por fin, hay que tener siempre en cuenta el precio, pues si bien en los de prueba no es muy importante, lo es sumamente para los aparatos industriales.

Aparatos de cuadro móvil

Son aparatos que sólo sirven para corriente continua, puesto que están compuestos estos aparatos de un cuadro móvil delante de un imán.

Si intentáramos emplearlos para corriente alterna en la primera mitad de un período la desviación sería en un sentido, y en la segunda mitad sería en sentido inverso. El