La Energía eléctrica (1915-11-10 00:00:00), página 3

Como este ha de servir también para medir corrientes alternativas, se han colocado los bornes para la toma de los conductores que unen el shunt con el amperómetro, lo más cerca posible de los tubos de maillechort y al centro, esto es, entre el quinto y sexto tubo. Esta disposición no tiene otro objeto que evitar toda perturbación apreciable que pudiera ser causada por la inductancia del aparato, que si bien es muy pequeña, sería ya sensible tratándose de intensidades tan elevadas. Por la misma razón, como puede verse en la figura 2, los cordones conductores que unen el shunt con el amperómetro, se hallan colocados simétricamente y de una manera rígida entre los dos bornes, y luego unidos de una manera invariable desde su punto de unión hasta el amperómetro.

Describiremos ahora otro aparato solamente para corriente alterna, del propio autor; como el anterior para intensidades hasta 15.000 voltios. No necesita corriente de agua para su servicio y por lo tanto será mucho más cómodo que el descrito anteriormente, siempre que se trate de medir corrientes alternativas.

El aparato está compuesto de un toro de sección cuadrada, formado de láminas de hierro de las mejores cualidades magnéticas posibles, aisladas entre ellas, como ocurre en los transformadores, por medio de hojas muy finas de papel barnizado. Lleva un arrollamiento compuesto de cien espiras de cable flexible, dispuestas en dos capas superpuestas de cincuenta espiras cada una.

Cada capa viene á constituir una hélice de paso perfectamente constante, una á la derecha y á la izquierda la otra. Como consecuencia de esta disposición dedúcese que la corriente que atraviesa el conductor que forma las espiras, engendra un flujo de fuerza únicamente en el interior de las mismas, el cual se halla casi de una manera absoluta canalizado por el hierro, sin pérdida alguna exterior por lo tanto.

Así pues, este arrollamiento se halla desprovisto de toda sel-inductancia parásita. Para comprender mejor esta propiedad comparense los croquis esquemáticos de la figura 3.

Si arrollamos una hélice de hilo conductor de corriente sobre un tubo cualquiera, como en A, (por ejemplo), nacerá en el interior de las espiras, en el sentido del eje del tubo, un flujo magnético principal; este sistema equivaldría á una corriente rectilínea de a á b, la que produce un campo magnético cuyas líneas de fuerza son círculos situados en planos perpendiculares al eje del tubo, cuyos centros se hallan situados sobre este eje, que constituye su lugar geométrico.

Si ahora hacemos que el conductor vuelva al punto de partida c, croquis B, formando una segunda hélice de paso contrario, se destruirá el efecto parásito mencionado, y el único campo magnético que resulta se hallará al interior de las espiras, si la longitud del tubo es indefinida.

Si el conductor de corriente se halla arrollado sobre un toro, en caso de una hélice única, el campo magnético parásito es perpendicular al plano medio del toro y su eje magnético pasará por el punto O, centro del mismo. Pero si ahora formamos una segunda hélice de paso contrario, destruiremos este efecto parásito, igual en absoluto como en el caso del tubo rectilíneo B. Véase el esquema del bobinado C del transformador.

En servicio este bobinado de cien espiras se halla en corto circuito con un amperóme-

Fig. 2 —Transformador de intensidad para corrientes alternativas de 15.000 amperes.