ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
La Energía eléctrica (1916-07-25 00:00:00), página 7

sas propietarias de los referidos saltos de agua, que buscaban el acoplamiento de su energía eléctrica entre las centrales distribuidoras del alumbrado y entre el reducido número de industrias establecidas en Madrid, tales como talleres de ferrocarriles, fábricas de harinas, metalúrgicas, de hielo, chocolates, pañuelos, etc., que iban substituyendo sus motores de vapor o de gas por otros eléctricos.

Constituyendo el suministro de alumbrado particular el factor más importante de consumo en Madrid, y siendo medio indispensable para su venta el poseer centrales y redes de distribución, era natural que la lucha de los productores se dirigiera principalmente a interesarse en su favor a las diferentes fábricas de electricidad distribuidoras del indicado suministro; y hallándose la Hidroeléctrica Española sin medios para luchar en ese terreno con sus competidoras, fundó el año 1910 la Sociedad Electra, destinada a servir de intermediaria entre la Hidroeléctrica Española y el público consumidor, a cuyo efecto necesitaba construir centrales de distribución y tender las redes de cables de corriente continua y de voltaje apropiado para uso del vecindario.

La situación de las Empresas eléctricas en 1909 era, pues, la siguiente:

    PRODUCTORES
    DISTRIBUIDORES

    Santillana, suministrador de...
    Chamberí.Mediodía.Norte.Pacífico.Zarzuela.Princesa.Buenavista y Castellana.Madrileña.Inglesa.Reina Cristina.Parte del Pacífico.Tranvías de Madrid.

    Gastificación y Bolarque, suministrador de...
    Central de Espuña, con suministro propio.Central del Sur o Lavapiés, con suministro propio.

    Hidroeléctrica Española, suministrador de...

A las Empresas anteriores hay que agregar la del Canal de Isabel II, que, aprovechando el salto de Torrelaguna, producido por la construcción del canal transversal, transporta a Madrid la energía hidroeléctrica resultante del mencionado salto de agua.

III

FUNDACIÓN DE LA COOPERATIVA ELÉCTRICA DE MADRID Y SU FUSIÓN CON LA ELECTRA, CONSTITUYENDO AMBAS LA ACTUAL SOCIEDAD COOPERATIVA ELECTRA MADRID.

En Enero de 1910 se creó, como queda dicho, la Electra, por conveniencia de la Hidroeléctrica Española; pero, comprendiendo sus fundadores que el principal problema que había que resolver en el negocio eléctrico de Madrid era el de unir tantos intereses contrarios, representados por el crecido número de Empresas que se disputaban el mercado, encaminó sus primeros pasos a facilitar dicha unión, buscando, en primer lugar, una inteligencia con la Cooperativa Eléctrica de Madrid, Sociedad de reciente fundación, creada por elementos genuinamente madrileños procedentes de las Cámaras de Comercio e Industria y de la Propiedad Urbana de la corte. Se había ido formando entre dichos elementos cierto sentimiento de protesta contra las Compañías de electricidad, por entender que era demasiado elevado el precio de una peseta el kilovatio-hora para alumbrado y 0,40 para fuerza
La Energía eléctrica (1916-08-25 00:00:00), página 1

La Energía Eléctrica.

REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES

SE PUBLICA LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES

SUMARIO
Orientaciones industriales españolas como consecuencia de la guerra actual, por J. G. B.—Ajuste y verificación de los contadores trifásicos para cargas desequilibradas, por J. Castilla.—Los nuevos ferrocarriles de Cataluña (continuación), por José Playá.—Crónica e información: Aguas.—Nuevas Sociedades.—Subastas.—Memorias y Sociedades.—Ofertas y demandas.

Orientaciones industriales españolas como consecuencia de la guerra actual

La prensa diaria, ni aun en el verano, falta de temas periodísticos, políticos y emocionantes, dedica atención constante a lo que debiera ser una preocupación nacional. Y ahora, con las disquisiciones cervantinas que se vislumbran, no digo atención constante, ni siquiera artículos aislados debemos esperar referentes a la preparación industrial y económica de nuestra patria para el fin de la guerra.

Encaja perfectamente en nuestra idiosincrasia nacional que el huracán de la guerra y las tristes consecuencias de su terminación para los dormidos, nos cojan descifrando anagramas a lo Novejarque.

Ya verán ustedes qué erudición escolástica se desata con motivo de los frágiles argumentos de D. Atanasio Rivero. A buen seguro que si en las disquisiciones industriales y económicas volcáramos parecido condumio, otro sería nuestro porvenir económico y nuestra influencia en Europa.

El Imparcial y La Tribuna iniciaron una campaña buscando las firmas prestigiosas de la política y de las asociaciones industriales para hacer opinión y orientar soluciones que favorecieran nuestra riqueza nacional en el difícil momento de la terminación de la guerra.

Recuerdo, aunque no los conservo, artículos firmados por Azcárate y el presidente de la Cámara de Industrias de Madrid, y he de confesar mi decepción absoluta. En ninguno de los artículos se muestra más que un esfuerzo de imaginación meridional que quiere bucear el porvenir, con conceptos y concepciones de carácter generalísimo que nada dicen ni nada recomiendan. Parece que presienten una ley fatal de evolución, y en nuestro país, con las leyes fatalistas nos dormimos, porque si no está todo escrito, todo sucede porque debe suceder, sin que ni el legislador, ni el político, ni el periódico, ni nada de lo que forma cerebro colectivo, pueda torcer la trayectoria fatal que a la nación marquen las atracciones y repulsiones de las demás naciones. Presentimos un nuevo Laplace capaz de resumir en
La Energía eléctrica (1916-08-25 00:00:00), página 10

3.º Mamposterías para el revestimiento:

Para ejecutar el cubo de 11 m.³ por relevo, o mejor 15,5 m.³ empleando sólo dos relevos de albañiles, como se hizo, se estimaron necesarios para cada relevo 22 albañiles y 44 peones como personal y como material:

Piedra y ladrillos......................... 16 m.²
Arena............................................. 8 -
Cemento........................................... 50 sacos

O sean 10 vagones.

Resumen:

El material y personal necesario en total resultó ser el siguiente:

Material:

    Para la boca sur.
    Avance
    22 vagonetas

    Ensanche
    33 -

    Mamposterías
    10 -

    Diversos y reparaciones
    10 -

    Total
    75 -

Para la boca norte, no pudiéndose llevar el trabajo con la misma actividad que en la otra boca por los motivos antedichos, y habiendo, por tanto, menos cubo a extraer, se contó con sólo 50 vagonetas, de modo que en total se estimaron necesarias

\[
75 + 50 = 125 \text{ vagonetas}.
\]

Personal:

    En la boca sur.
    Avance
    3 × 14 = 42 obreros.

    Ensanche
    3 × 200 = 600 -

    Mamposterías
    2 × 66 = 132 -

    Diversos
    76 -

    En la boca norte

    450 -

    Total
    1.300 -

Este número de obreros se entiende como mínimo y sin contar los empleados en la reconstrucción de la parte hundida en la boca norte, en cuyo trabajo había unos 150 por relevo, o sea unos 400 obreros en total, de modo que el número total de obreros ocupados vinieron a ser en promedio, durante este período, de unos 1.700.

Cada relevo trabajaba ocho horas seguidas, haciéndose los cambios a las seis de la mañana, a las dos de la tarde y a las diez de la noche.

Para la ejecución de los revestimientos se creyó más conveniente establecer sólo dos relevos, trabajando también ocho horas seguidas, empezando el primero a las seis de la mañana y el segundo a las dos de la tarde. Dada la índole de este trabajo en esta forma, se pudo aprovechar más racionalmente el personal que con tres relevos, como había para las excavaciones.

(Continuará)

José Playá
Ingeniero Industrial
La Energía eléctrica (1916-08-25 00:00:00), página 3

emigra en busca de beneficios excesivos debe intensificar su producción y hacer todos los aceros especiales que hoy no fabrica, surtiendo al comercio nacional y, sobre todo, al «plan de labores nacional» de que antes hablamos en condiciones excepcionales de prontitud y baratura. Ni el monopolio en la protección debe asustar, siempre que exista la debida compensación en derechos y deberes.

Las empresas de transportes actuales en general antes, aunque la ejecución de nuevos caminos debieran merecer atención especial de la protección del Estado, la anemia española, es anemia por circulación defectuosa e impropia, y todo esto es obra posible para un gobierno con matiz rojo o matiz verde. Ingenuamente creemos que esta es una labor nacional que debe apadrinar un gobierno, pero debiera ser independiente de la política en sus concepciones y sólo encomendar su desarrollo al gobierno. Estamos en época de «unidad de criterio», incompatible con la farándula política. Hay que pensar en un Estado Mayor Industrial, donde vayan esos hombres que manejan nuestras fábricas y talleres, donde están los hombres que saben las dificultades que existen para mandar, mandar bien y ejecutar y ejecutar bien.

Comparéanse los artículos periodísticos de industrias de Azcárate y otros políticos, aunque sean profesores de Economía política, con los del Sr. Urgoiti, por ejemplo, director de la papelera, y dígasenos a quién debemos buscar para gobernar nuestra hacienda. Lo peor será que Urgoiti no querrá meterse a político, y los políticos están muy bien sin Urgoiti.

Recuerdo, y no olvidaré nunca, que con motivo de ciertas reformas de Guerra, tan discutidas políticamente como desconocidas, cierto prohombre decía a su jefe: «Diga usted, ¿le conviene a usted una oposición templada o rabiosa?...»

J. G. B.

Ajuste y verificación de los contadores trifásicos para cargas desequilibradas

La forma en que generalmente se verifican estos contadores me sugiere algunas observaciones que, como es lógico, sólo llegan a tener importancia cuando de contadores de gran capacidad se trata o cuando aun siendo pequeños su número, es grande en una instalación, en ambos casos un cuidadoso ajuste se hace preciso, pues de otro modo un pequeño error puede dar lugar a diferencias de miles de Kw-h y por tanto representar cientos de pesetas al mes en beneficio de la empresa o del consumidor en cada caso.

Independientemente de que la construcción del contador sea buena y de que el ajuste verificado en el laboratorio, se mantenga más tarde estando el contador en servicio; la verificación que ordinariamente se hace del contador, contrastándolo en un circuito trifásico y empleando para medir la energía de éste, el procedimiento de los dos wattímetros, no puede garantizar más que entre límites amplios de error el que tenga el contador en servicio.

Indudablemente esta forma de verificar estos contadores, se debe en gran parte a que
La Energía eléctrica (1916-08-25 00:00:00), página 4

en general los contadores que hasta ahora eran corrientes en nuestro mercado, no se prestaban a que la verificación se efectuase fácilmente de otra manera, pero de todos modos será lógico pensar que vale más emplear más tiempo en el ajuste y verificación de los contadores y tener en cambio la seguridad de que el error en sus indicaciones será el debido.

Compónense como es sabido los contadores trifásicos para tres hilos de dos elementos monofásicos, (fig. 1) y en cada uno de éstos, el error varía con los valores de la frecuencia, de la tensión, de la intensidad y del factor de potencia; la frecuencia será la misma para los dos elementos, pero no así la tensión y la intensidad que podrán estar desequilibradas y el factor de potencia que sólo para \( \cos \varphi = 1 \) y \( \cos \varphi = 0 \), tendrá el mismo valor en los dos elementos como muestra la adjunta tabla:

    F. de p. de la carga (retardo)
    1.0
    0.86
    0.5
    0.0

    del primer elemento
    + 0.86
    + 0.5
    + 0.0
    - 0.5

    del segundo elemento
    + 0.86
    + 1.0
    + 0.86
    + 0.5

    de la carga (adelanto)
    1.0
    0.86
    0.5
    0.0

    del primer elemento
    + 0.86
    + 1.0
    + 0.86
    + 0.5

    del segundo elemento
    + 0.86
    + 0.5
    + 0.00
    - 0.5

Supongamos que el primer elemento tiene las curvas de error de la fig. 2, y el segundo elemento las de la fig. 3; si este contador se verifica en un circuito equilibrado con \( \cos \varphi = 1.0 \), los errores serán los indicados en la tabla adjunta y el contador parecerá bien corregido,

y esto no obstante, si la carga se desequilibra en un 10 por 100 de modo que el primer elemento esté cargado con 3 por 10 de la carga normal y el segundo elemento con 1/5 el error será ya entonces de 4,8 por 100.

Este mismo contador para \( \cos \varphi = 0.5 \) en retardo, tiene los errores indicados en la tabla, aceptables según el reglamento, pero si al ser instalado no se tuvo en cuenta cuidadosamente que el sentido de giro de la corriente fuera el mismo con el que fué probado en el laboratorio, los errores como se ve son totalmente diferentes y también diferentes e inadmisibles para \( \cos \varphi = 0.86 \).

    Cargas
    Errores por 100.

    1/1
    1/2
    1/10

    Cos \( \varphi = 1.0 \)
    3.4
    1.9
    2.0

    RetardoCos \( \varphi = 0.86 \)
    8.7
    1.2
    1.9

    AdelantoCos \( \varphi = 0.86 \)
    0.8
    5.3
    8.8

    RetardoCos \( \varphi = 0.5 \)
    3.0
    4.0
    2.0

    AdelantoCos \( \varphi = 0.5 \)
    6.5
    1.9
    4.0
La Energía eléctrica (1916-08-25 00:00:00), página 5

Puede pues decirse que será imposible prever qué error tendrá el contador en servicio juzgando por los errores que ha dado su verificación en el laboratorio. Mayor seguridad se tendrá si el contador se verifica a más de hacerlo con \( \cos \varphi = 1 \), para \( \cos \varphi = 0,5 \) una vez en adelanto y otra vez en retardo y cada vez se corrige si es necesario el ajuste para cargas inductivas del elemento que actúe, puesto que como ya se ha dicho en este caso en uno de los elementos el ángulo de fase será de 90° pero aun así como se comprende, no se llega a tener más que relativa seguridad en los errores para distintos valores del factor de potencia.

Si la verificación se hace así de modo tan inseguro, puede comprenderse el tiempo que será necesario emplear si se desea ajustar el contador cuidadosamente en esta disposición y por ello ha de recurrirse a ajustarlo elemento por elemento, y únicamente se podrá tener seguridad de que el contador está corregido verificando cada elemento por separado o los dos al mismo tiempo en un circuito monofásico después de tener seguridad de que tiene la misma curva de error y como antes hemos dicho de que no se influencian ambos elementos.

Este sistema reúne muchas ventajas a más de ser el único eficaz, puesto que con él, el cuadro de comprobación puede ser el mismo que el sencillo necesario para contadores monofásicos, exigirá un solo wattímetro y el ajuste y la verificación podrán hacerse con extrema rapidez.

Para demostrarlo y concretar lo anteriormente dicho, describiré el ajuste y verificación en circuito monofásico del contador trifásico Sangamo, tipo H que la casa J. Dalmau Montero S. en C. ha introducido en nuestro mercado.

En este contador compuesto como todos de dos elementos monofásicos, cada uno de éstos tiene por separado el ajuste de cargas ligeras y el de cargas inductivas: el de cargas

Fig. 4.—Tipo H polifásico. Vatio-hora.

medias es único para los dos elementos; el ajuste para cargas ligeras se consigue por el desequilibrio producido en el campo, debido a la bobina de tensión por una espira de cobre cuyo movimiento en un plano normal a aquél se realiza mediante un tornillo micrométrico: el de cargas inductivas por la variación del ángulo de fase entre la tensión y el flujo producido, para lo cual el núcleo lleva un arrollamiento de pocas espiras cuyo circuito se cierra sobre un hilo de resistencia y cuya longitud fija el valor de la intensidad que por el arrollamiento circula; el efecto es análogo al de un transformador con tensión primaria constante; la longitud del hilo de resistencia se fija de un modo invariable por medio de soldaduras; y por último el de cargas medias consiste en una pieza de hierro dulce que por su aproximación al entrehierro de los imanes permanentes concentra en parte las líneas de fuerza a ellos debidas y varía de este modo su acción de freno sobre el disco.
La Energía eléctrica (1916-08-25 00:00:00), página 6

Además de estos tres ajustes claramente visibles en la fig. 4, las bobinas de intensidad de cada elemento cuya conexión se indica en las figuras 5 y 6, están montadas en una placa común que puede resbalar accionada por un tornillo, terminado en una excéntrica, cuyo movimiento de giro produce el deslizamiento de la placa y con ello que el entre-hierro de un elemento aumente al par que disminuye el otro, pudiendo conseguirse de este modo la igualdad absoluta de los dos elementos monofásicos.

El ajuste se hace del modo siguiente en un circuito monofásico:
1.º Se conecta la tensión de cada elemento y se regula el ajuste de cargas pequeñas hasta que el disco tenga sólo una ligerísima marcha en vacío; se eleva la tensión un 25 por 100 y se comprueba si el contador se para en el punto muerto.
2.º Se conectan las bobinas de intensidad en serie pero en oposición y el contador no debe marchar; en caso necesario se toca el ajuste del entrehierro hasta que el contador se pare, fig. 5.
3.º Se conectan las bobinas en serie y de modo que produzcan sus efectos en el mismo sentido y se decala la intensidad de la tensión 90° el contador deberá quedar en reposo,

Fig. 5.

Fig. 6.

y si así no sucediera, se corregirá para cada elemento el ajuste de cargas inductivas, figura 6.
4.º Se comprobará el contador así conectado a media carga y \( \cos \varphi = 1 \) y se ajustará el error por medio del shunt, fig. 6.
5.º Se comprobará para tener absoluta seguridad a plena carga \( \cos \varphi = 0,5 \).
Cuando el contador venga directamente de fábrica, no será necesario por el pronto la regulación núm. 3 y será suficiente hacer desde luego la comprobación quinta; sólo en el caso en que en ésta el contador diera un error improcedente debe hacerse el ajuste en la forma que indica aquella comprobación que permite hacerlo con suma rapidez.
La corrección del ajuste en la comprobación núm. 2, asegura que los dos elementos son iguales en absoluto y esta corrección, que la disposición del aparato permite hacer con suma rapidez, consiente sin inconveniente realizar la verificación de los dos elementos al mismo tiempo y obtener la seguridad de que las curvas de error para \( \cos \varphi = 1 \) y \( \cos \varphi = 0,5 \) se desarrollan entre límites convenientes y con ello que siempre el error del contador en su circuito trifásico, cualquiera que sea el factor de potencia y el desequilibrio difiera muy poco del obtenido en la verificación monofásica; y excepto en casos excepcionales será siempre aquel menor que éste. Como consecuencia no hay que buscar el sentido de giro de la corriente al instalar el contador y puede ser fiada esta operación a un instalador apenas especializado en contadores.
La fig. 7, representa la disposición de un cuadro bien económico en su construcción,
La Energía eléctrica (1916-08-25 00:00:00), página 7

para verificar contadores monofásicos y trifásicos de pequeña capacidad por el procedimiento señalado; en un cuadro análogo y utilizando un contador tipo, pude conseguir que un operario que no había sido hasta entonces especializado en contadores, en un mes adquiriera suficiente práctica para verificar 64 contadores en unas dos horas.

En este cuadro, claro está, que no puede conseguirse decalar la corriente 90° exactos, pero en primer lugar y como antes he dicho, no es necesario tocar el ajuste de cargas inductivas, más que cuando en el contador han sido reparadas las bobinas de tensión puesto que este ajuste es invariable en otro caso; y aun se puede en este cuadro hacerse esta comprobación aproximadamente, y muy fácil el operador adquiere como puede comprobar la

CONTADORES MONOFÁSICOS
127 V.
Posición de los conmutadores.

    C₁
    C₂
    I
    C
    V

    Cos φ = 1.
    1
    0
    1
    2
    0-1

    Cos φ = 0,5 aproximado.
    1
    0
    1
    2
    2-0

    Cos φ = 0,0 aproximado.
    1
    3
    1
    2
    2-0

220 V.

    C₁
    C₂
    I
    C
    V

    Cos φ = 1.
    1
    3
    1
    2
    3-1

    Cos φ = 0,5 aproximado.
    1
    3
    1
    2
    2-1

    Cos φ = 0,0.
    3
    0
    1
    2
    2-1

CONTADORES TRIFÁSICOS
Posición de los conmutadores.

    Ajuste núm
    C₁
    C₂
    I
    C
    V

    2
    1
    3
    1
    2
    3-1

    3
    3
    0
    1
    2
    2-1

    4
    1
    3
    1
    2
    3-1

    5
    1
    3
    1
    2
    2-1

(Caso necesario, se sustituyen los elementos inferiores, colocando 1 en 2, y después los superiores 1 en 1.)

práctica suficiente para apreciar si la marcha del contador corresponde a las dos o tres divisiones que el wattímetro marca para el ángulo que casi será de 90°: la comparación con un contador tipo, permite hacer esta comprobación exactamente.

J. CASTILLA.
Ingeniero

Barcelona, 18-VII-916.

Los nuevos ferrocarriles de Cataluña
LAS OBRAS DE LA COMPAÑÍA FERROCARRILES DE CATALUÑA, S. A.
(CONTINUACIÓN)

Método de ejecución adoptado para la continuación del trabajo

Prescindiendo de la parte de túnel a reconstruir en la boca norte, de la cual nos ocuparemos luego, y después de discutido el método propuesto que se acaba de indicar para el resto del túnel, teniendo en cuenta el estado en que el trabajo se encontraba en aquel
La Energía eléctrica (1916-08-25 00:00:00), página 9

Tipo de 0,90 m. de espesor de bóveda, ......................... 200,00 m. Boca norte
- 0,60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 425,00 - Ambas
- 0,45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000,00 - bocas
Total ............................................. 1.825,00 -

Hubo de tenerse en cuenta que la parte a reconstruir en la boca norte retardaría el trabajo por este lado, ya que no podía avanzarse más que desde el pozo, que era de poco rendimiento, y boca sur, con el fin de ganar por este lado el tiempo que se perdería en el otro.

Fijado en un año el plazo para la terminación del túnel, calculamos que, por lo que se refiere a las excavaciones, correspondería hacer 160 m.³ durante cada veinticuatro horas, que, repartidos en tres relevos, correspondían 53 m.³ para cada relevo; y puesto que después de arrancados se convierten en 53 : 0,6 = 90 m.³ en números redondos, que corresponden a razón de 11 m.³ por hora, se pudo de ahí deducir el número de vagonetas a emplear según su cabida, y, por lo tanto, el número de trenes que deberían hacerse.

Con esto calculamos el número de mineros necesarios para cada relevo, que era de 53 × 2 = 100.

Para los revestimientos se hizo un cálculo parecido para conocer el trabajo diario que era preciso ejecutar, y, por lo tanto, el número de albañiles y peones necesarios para terminarlo en el tiempo fijado.

Organización del trabajo

Material y personal.—Para organizar el trabajo en forma que respondiera a los cálculos hechos, se partió como base de emplear el siguiente personal para cada relevo de ocho horas de trabajo y el material de transporte necesario para sacar los escombros:

1.º Para el avance:
   3 mineros con martillos neumáticos
   3 ayudantes mineros
   6 peones cargadores
   1 capataz
   1 muchacho
   Total. 14 obreros por relevo.

Como mínimo, se estimó la producción de 1,00 m. de longitud por relevo, según el terreno que debía perforarse; y contando con una sección de 7 m.² de galería de avance, debían extraerse 7 × 1,6 = 11,2 m.³ de escombros, que equivalen a 11 vagonetas de 1 m.³ de capacidad; de modo que el número de vagonetas que se estimó necesarias para una boca fué de 2 × 11 = 22.

2.º Para el complemento de la excavación:

Para este trabajo se contó con una primera brigada, que empieza a hacer el ensanche, fases números 3 y 4, y una segunda brigada que viene detrás a terminarlo; y como cada relevo debía extraer 53 m.³, que fué la cantidad prevista, se estimaron necesarios dos obreros por metro cúbico, o sean 100 obreros, y como material, 90 : 8 = 11 m.³ por tren, o sean 11 vagonetas.

El número de trenes y de vagonetas necesarias para una boca, sucediéndose regularmente cada hora, se calculó admitiendo en servicio:

    1 tren cargado
    con 11 vagonetas

    1 - en camino
    11 -

    1 - descargando
    11 -

    Total.
    3 trenes
    con 33 vagonetas