La Energía eléctrica (1913-07-10 00:00:00), página 19

pecialidad de grúas, realizó un contrato con la Sociedad Española de Construcciones Metálicas para la construcción de grúas y aparatos de elevación en sus talleres de Zorroza-Bilbao.

Los señores Ingenieros encontrarán en dicho catálogo las principales construcciones á que los talleres de Zorroza se dedican, estando dispuesta la Administración de dichos talleres á suministrar cuantos datos y proyectos se soliciten.

Las obligaciones de la Madrileña de Electricidad.—La Cámara sindical de los agentes de cambio de París ha publicado el siguiente anuncio: «La Compañía general Madrileña de Electricidad informa á sus obligacionistas que se va á proceder al estampillado de las obligaciones. Como el proyecto de estampillado, que modifica gravemente los derechos de los obligacionistas, se ha establecido sin el asentimiento de éstos, la Cámara sindical ha decidido, en interés de los tenedores, que sólo sean negociables en Bolsa las obligaciones no estampilladas.»

Nuevas Centrales.—Han dado comienzo los trabajos para la construcción de una fábrica de electricidad entre los pueblos de Corao y Mestas (Oviedo), siendo de creer que antes de fin del presente año podrá dar luz á Ouis, Mestas, Corao, Soto de Cangas y Cangas de Omis.

Perfeccionamientos en las medidas de intensidad luminosa y cantidad de luz.—No es solamente necesario conocer la intensidad de un foco luminoso en una cierta dirección ó su intensidad luminosa esférica; es de la mayor importancia ver también cómo está distribuida la luz y cómo se modifica esta distribución mediante el empleo de globos y reflectores convenientes que la dispersen ó concentren según el efecto que se desee obtener.

Para la medida de la intensidad luminosa directa esférica se hace uso del globo Ulbricht, del fotómetro integrador Marthews, etcétera. El Dr. Sumpner ha obtenido resultados suficientemente exactos empleando una caja cúbica blanqueada interiormente, en vez de la esfera Ulbricht, aun siendo esta última de una gran utilidad práctica. En muchos casos es necesario obtener una curva polar de alumbrado al mismo tiempo que la intensidad luminosa esférica; pero esta precisa ensayos y cálculos complicados que se han tratado de evitar. El Dr. Clayton Sharo ha propuesto un método para conseguir este resultado.

El aparato que se presenta en la figura adjunta está construido por Mr. Waldram.

A, soporte principal; B, pedestal; C, soporte horizontal reglable; D, soporte vertical reglable que lleva la lámpara que se ha de ensayar; E, pivote sobre el que gira el vástago F que lleva la pantalla H que intercepta la luz directa; J, placa que recibe la curva polar K; L, lámpara que se ha de ensayar.

Una lámpara de intensidad luminosa conocida está colocada en posición; la superficie G se observa á través de un medidor horizontal y su distancia al vástago se regula de modo que se lea un submíltiplo conveniente de la intensidad luminosa conocida en esta dirección. G se fija en su sitio y la lámpara que se ha de ensayar se substituye por la lámpara tipo. Entonces se hace girar el brazo F, anotándose la claridad de la pantalla G en cada caso y la intensidad luminosa correspondiente que se señala por medio de puntos, obteniéndose sobre el papel la curva polar K. Trazado de este modo la curva citada, durante la experiencia, si no es necesaria una gran exactitud, se puede operar en una cámara cuyos muros no sean negros, y en este caso se emplea la pantalla negra H, se hace un ensayo con y sin esta pantalla: la diferencia es debida á los rayos extraños.

El aparato es sencillo, fácil de transportar y de un empleo muy práctico, conviniendo para las lámparas de intensidad luminosa media.

Para los aparatos de reflector de foco, se toma generalmente como distancia de ensayo 3,66 m: con el aparato arriba descrito esto no es fácil de obtener. Se obvia esta dificultad amplazando la pantalla de celuloide con un espejo de inclinación variable.