La Energía eléctrica (1912-04-25 00:00:00), página 12

Si el poste es de cemento armado, el aislamiento es mucho mayor.

Actualmente, todas las eléctricas que emplean alta tensión en sus líneas de transmisión de energía, colocan en los postes próximos á caminos y carreteras y demás puntos de circulación, estos anuncios de peligro de muerte. Son muchas las personas que, estando las líneas en perfecto, estado de aislamiento, como deben estarlo siempre, han tocado estos postes, sin que su salud se haya resentido lo más mínimo. Pero no obstante, como toda precaución es poca, cuando hay que entenderse las con la gran masa popular, terminaremos diciendo que estos anuncios son necesarios como medida de precaución y que en todos los postes, situados en puntos por donde el público transita, deben colocarse.

MIGUEL ANCIL

CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS APLICACIONES DE LA ELECTRICIDAD

(Continuación)

Tercera Sección.—Bajo la presidencia de M. Kennelly, celebró esta sección su primera sesión el 11 de Septiembre, con la lectura de la comunicación de M. Barbagelata y Emanueli, Los métodos de oposición con las corrientes alternativas. Después de recordar sus autores, como se han podido vencer las dificultades que se oponían al uso de los métodos de medida por compensación con las corrientes alternativas, clasifican las diferentes disposiciones hoy en uso en dos grupos: el primero comprende las disposiciones en que varía la fase de la corriente en el circuito potenciométrico hasta su coincidencia con la diferencia de potencial X, que se va á medir; el segundo aquellos en que se equilibra la diferencia de potencial X, que se va medir con dos diferencias de potencial ortogonales, reglables.

Primer grupo.—Los aparatos esenciales de las diferentes disposiciones son:

a) Aparatos transformadores de fases de dos tipos: de resistencia y de inducción. Estos últimos son siempre preferibles: no introducen error apreciable por la imperfecta correspondencia entre el ángulo mecánico de rotación y el ángulo eléctrico de desplazamiento de fase; no hay que temer ninguna deformación perjudicial en la curva de la corriente.

b) Los aparatos indicadores de cero. Los autores estudian especialmente:
  1. El teléfono.
  2. El galvanómetro de vibración, del que exponen sumariamente la teoría concluyendo que es necesario reducir al mínimo las dimensiones de la parte oscilante para aumentar la sensibilidad volmétrica sin perjudicar la sensibilidad amperimétrica.
  3. El electrodinamómetro, excitando sus bobinas fijas con una corriente auxiliar. Este aparato podrá parecer poco indicado sea porque se le puede reducir al cero aun cuando la corriente en la bobina móvil esté separada 90 grados con la de las bobinas fijas ó por causa de la autoinducción y de la inducción mutua de estas; por el contrario es de un manejo muy cómodo, y sus errores pueden ser por completo eliminados.
  4. Los enderezadores mecánicos y electrolíticos de la corriente, permiten el empleo de los galvanómetros ordinarios para corriente continua.

Segundo grupo.—Comprende dos tipos de disposiciones:
  a) Aquellas que emplean una inducción mutua reglable suministrando la componente normal á la diferencia de potencial del circuito potenciométrico.
  b) Las que emplean un sistema de corrientes difásicas.

APLICACIONES. a) Consideraciones generales.—Los autores estudian especialmente la in-