La Energía eléctrica (1911-12-10 00:00:00), página 1

La Energía Eléctrica.

REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES

SE PUBLICA LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES

SUMARIO
Efectos de las corrientes de alta frecuencia, por José Castilla.—Las instalaciones eléctricas en los domicilios (conclusión), por A. Sandoval.—Las estaciones radiotelegráficas de Cádiz, Tenerife, Las Palmas y Barcelona.—El alumbrado del puerto de Valencia, por José Ríos Cogollos.—Las corrientes parásitas engendradas en las líneas telegráficas por las canalizaciones de energía de corriente alternaiva.—Crónica e información: Conductibilidad eléctrica del cobre y del aluminio.—Cables subterráneos para corriente continua.—Nuevas centrales.—Líneas de transportes.—Material para telégrafos.—Concursos.—La Energía Eléctrica de Cataluña.—Nueva Hidroeléctrica para Barcelona.—Liquidación de una Sociedad.—Estaciones radiotelegráficas españolas.—La maquinaria eléctrica en la Junta de Aranjuez.—Mejora importante en la lámpara «O-ram».—El alumbrado en las vías públicas.—Trabajos para abastecer de electricidad a Milán.—Ascensores para grandes alturas.—Las eléctricas madrileñas.—Guía del capitalista.—Ofertas y demandas.

Efectos de las corrientes de alta frecuencia.

Los hechos de observación de que vamos á ocuparnos, han sido muchas veces descritos, y aun más, estudiados; pero creemos que aún no han sido relacionados, y á nuestro juicio, así reunidos, permiten deducir consecuencias muy interesantes.

Las observaciones que vamos á describir, han sido hechas en una instalación corriente de producción de rayos X, al contrastar un aparato patentado, y que en esencia es un productor de corrientes de alta frecuencia.

Como es sabido, en el circuito secundario de los carretes de inducción, se producen alternativamente dos corrientes de sentido opuesto, correspondientes á las extracorrientes de apertura y cierre en el circuito primario; y que por esta razón suelen llamarse también de apertura y cierre; á pesar de que existe gran diferencia entre las f e m correspondientes, es lo cierto, que aun en los carretes actuales, cuidadosamente construidos, cuando la autoinducción del primario es pequeña ó la intensidad en él es grande, caso el más general, las dos corrientes se producen con intensidad; y como los tubos para rayos X, en general están dispuestos para que el ánodo y cátodo no sean intercambiables, se produce en ellos el efecto pernicioso conocido por la luz de cierre: ésta se manifiesta claramente, aunque con distinta intensidad, según la clase de tubo empleado, pero es fácilmente reconocida por quien tenga mediana práctica; en el tubo de la figura 1.a, dibujo de uno usado por nosotros, la luz de cierre se reconoce por los anillos sombreados; en cambio, la de apertura produce el efecto representado en la figura 2.a; en la fig. 3.a dibujamos los dos efectos reunidos. Es, pues, muy fácil reconocer en cada instante cual de los electrodos de la ampolla es el cátodo.

Para evitar este efecto, perjudicial á la duración del tubo y á la claridad de las radiografías, se usan las llamadas válvulas, de las que la figura 4.a da una idea; hemos copiado en ella una usada hace bastante tiempo por nosotros; y éste es un hecho digno de ser notado; las válvulas, con una capacidad mucho menor, tienen una duración infinitamente mayor que los tubos de ma-