ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
La Energía eléctrica (1912-07-10 00:00:00), página 6

de la verificación, cuyas causas hay que buscar en las variaciones de resistencia que se producen en el contacto entre el colector y las escobillas, variaciones que dependen de la clase de material empleado y de la manera como está éste trabajado (superficie más ó menos pulimentada).

Por otra parte las escobillas producen estrías sobre el colector y por esta causa la resistencia eléctrica y el rozamiento mecánico aumentan constantemente y el contador funciona de una manera defectuosa.

La observación de que los Contadores, cuyas indicaciones eran falsas por consecuencia de estos defectos, vuelven á ser exactas después de haber recibido un ligero choque, ha inducido á algunos constructores á dotar á las escobillas de un movimiento periódico durante la marcha del contador, pero estas disposiciones no han dado los resultados esperados, porque en lugar de producir estrías circulares han destruido el colector á consecuencia del movimiento periódico obligado de las escobillas.

Otros ensayos han permitido comprobar que es posible obtener una marcha exacta y

Fig. 1. Fig. 2.

constante, si el desplazamiento de las escobillas en el contador se efectúa en el momento mismo que se produce un cambio de intensidad.

Para remediar estos inconvenientes la Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (A. E. G.) ha adoptado en su tipo E. C. la disposición cuyo esquema reproducimos en la figura 1: donde M, es el imán permanente; A, el inducido, y K, el colector del contador. Las escobillas B y B están fijadas á un extremo de la palanca H, montada sobre pivotes; la palanca lleva en el otro extremo el bobinaje S que es movible en el campo magnético del imán M, la que es atraída ó rechazada al paso de la corriente.

El carrete S está montado en serie con el inducido A (fig. 2) y sus conexiones entre el Shunt W y las escobillas están establecidas por medio de espiras muy finas y flexibles.
La Energía eléctrica (1912-07-10 00:00:00), página 7

Cuando estando en carga, la intensidad varía en el sistema como consecuencia de una ligera modificación de la resistencia de contacto de las escobillas con el colector, el carrete S, se des-

Fig. 3.

plaza á causa de la reacción dinámica que se produce entre el carrete y el campo magnético con lo cual se modifica la posición de las escobillas.

Como consecuencia de este desplazamiento de escobillas, la intensidad del sistema movible recobra su valor normal y aquellas vuelven á su primitiva posición.

Fig. 4.

La palanca está, pues, en movimiento durante todo el tiempo que se producen modificaciones de la resistencia en el contacto del colector con las escobillas.

Ensayos prolongados han probado que las variaciones quedan exactas y constantes, gracias
La Energía eléctrica (1912-07-10 00:00:00), página 8

a esta disposición. Esta presenta además otra ventaja: Las escobillas no se apoyan sobre igual punto del colector cuando el contador funciona con pequeña carga como cuando funciona con plena carga, el mayor desgaste del colector se produce en el sitio donde se encuentran las escobillas con cargas elevadas y el colector queda limpio en la superficie donde se encuentran las escobillas con cargas reducidas; resultando de ahí que el arranque con poca carga se efectúa siempre perfectamente.

La misma disposición representa además otra ventaja muy interesante, pues gracias á una modificación del colector se llega á mejorar bastante el arranque y el funcionamiento defectuoso á pequeña carga, lo que es de capital importancia para los ingresos de las Centrales eléctricas, dado que los contadores amperios-horas funcionan durante la mayor parte del tiempo con no más de un 10 por 100 hasta 50 por 100 de su carga máxima. Esta modificación consiste en que en lugar de poner la zona de conmutación á plena carga en el plano neutro gira el colector algunos grados; el contador no desarrollará su par-motor máximo. Proveyendo el colector de delgas en forma de espiras, en lugar de proveerle de delgas rectas, el contador desarrolla un par-motor diferente, según la posición de escobillas. Se puede determinar la forma de las delgas del colector, de manera que la curva de errores tome la forma deseada.

La figura 3 representa la curva de los contadores provistos de escobillas móviles y colector de delgas curvadas; la parte de puntos de la curva demuestra el resultado que se hubiera obtenido con un colector de delgas rectas. Se dispone, pues, de un medio fácil para mejorar la forma de las curvas de los contadores amperios-horas á pequeña carga, evitándose por completo todo lo que puede ser causa de una marcha en vacío que fácilmente ocurre empleando bobinas de compensación.

La figura 4 presenta la disposición general de los contadores descritos, sin el zócalo.

El imán permanente se encuentra fijado sobre el zócalo en su zona neutra, de manera que los dos polos se encuentran lejos de este zócalo que es de plancha de hierro. Esta disposición permite el empleo de hierro estampado como zócalo, que desde luego es preferible á todos los demás metales, á causa de su estabilidad.

El imán está provisto de piezas polares de forma especial con el fin de obtener un campo homogéneo.

Encima y debajo de estas piezas polares se encuentran traviesas de hierro; el inducido cuyas bobinas tienen una forma especial, gira por consiguiente entre los polos y sus traviesas.

Los carretes están fijados sobre el cuerpo del inducido constituido por una campana de aluminio, que gira encima de un núcleo de hierro. Resulta que por esta disposición el imán permanente tiene su circuito magnético casi completamente cerrado, de manera que la disminución de su potencia se hace casi imposible.

En todos los contadores de amperios-horas hoy día en uso, construidos según el principio
La Energía eléctrica (1912-07-10 00:00:00), página 9

de contadores electro-magnéticos, en realidad no se utilizan más que parte de las líneas de fuerza, las que atraviesan el inducido. En el modelo que describimos el inducido corta todas las líneas de fuerza derivadas porque sus bobinas utilizan la totalidad del campo por su parte curvada arriba y abajo. De esta suerte la potencia del motor se aumenta por lo menos en un 30 por 100 aproximadamente.

El inducido se compone de tres carretes conectados con tres delgas de plata del colector que es de un diámetro el más reducido posible.

La figura 5 representa el imán con el núcleo cilíndrico y las traviesas.

La figura 6 representa el inducido llevando el colector y el tornillo sin fin que acciona el totalizador.

Las piezas polares están provistas de prolongaciones (fig. 7) entre las cuales se produce un campo derivado obrando sobre la bobina móvil que produce el desplazamiento de las escobillas. Esta bobina se encuentra fija sobre la palanca que lleva las escobillas.

La traviesa superior del inducido lleva, el soporte de la palanca, el cojinete superior del inducido y el totalizador que es accionado, como ya queda citado, por un tornillo sin fin fijado sobre el eje.

El cojinete inferior es del sistema de bola libre, bañada por aceite. Queda sujeto dentro de la traviesa baja por un resorte y es fácilmente intercambiable.

Se observa en la figura 9 que el roce se efectúa entre bola y zafiro, de manera que nunca se puede hacer necesario reparaciones ó cambios del eje por causa del desgaste.

La placa de base de hierro estampado se fija a la pared por medio de tres tornillos.

La tapa del aparato está provista de dos mirillas para la lectura del totalizador una y para la observación de la marcha del inducido la otra. Se fija herméticamente sobre el zócalo para evitar la entrada de polvo ó cuerpos extraños.

La regulación del contador se efectúa variando la posición de un montante sobre el shunt.

El par-motor del contador alcanza aproximadamente 15 centímetros-gramos con una caída de tensión de no más que un voltio como máximo. El arranque se efectúa ya con un 0,5 por 100 de la plena carga.—(De L'Electricien).

Los servicios eléctricos del Puerto de Barcelona.

Con el título «La electricidad en los puertos», publicó el pasado año una serie de artículos nuestro Director Sr. García Benítez, en los que planteara la serie de problemas cuya solución se pide hoy á la electricidad en los puertos de alguna importancia.

Posteriormente, uno de nuestros asiduos colaboradores, el Ingeniero Sr. Ríos Cogollos, describió los servicios eléctricos del puerto de Valencia, y creyendo que puede servir de útil com-
La Energía eléctrica (1912-05-25 00:00:00), página 1

La Energía Eléctrica.

REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES

SE PUBLICA LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES

SUMARIO
Marconi en Madrid.—Central telefónica automática, sistema Strowger (continuación), por Ricardo Caro.—Notaciones elementales sobre contadores eléctricos, por Miguel Andl.—Congreso internacional de aplicación de la electricidad.—Crónica e información: Compañía Aragonesa de Minas.—Aguas.—Subastas.—Admisión de valores á la cotización oficial.—Reunión de acreedores.—Conferencia internacional de radiotelegrafía.—Memorias de Sociedades.—Ensayo de pilas secas.—Medios propios para popularizar el empleo de la electricidad.—Libros y revistas.—Guía del capitalista.—Ofertas y demandas.

GUILLERMO MARCONI
La Energía eléctrica (1912-06-10 00:00:00), página 9

Congreso Internacional de Aplicaciones de la Electricidad de Turín.

Sexta sección.—Telegrafía y Telefonía.
En la sesión del día 19 de Septiembre de 1911, el Dr. Jewett estaba ausente, el Secretario leyó su Memoria en francés sobre la telefonía á gran distancia.
El Dr. Di Pirro da lectura, en italiano, de su Memoria sobre la misma cuestión, así como del resumen en francés del mismo tema.
Después se entabla una corta discusión, en la cual toman parte MM. el Presidente, Strecker, el Dr. Di Pirro, el profesor Soleri y el Ingeniero Salvadori.
El Dr. Di Pirro ocupa la presidencia, y el Presidente O’Meara lee su comunicación sobre Diversos sistemas de telegrafía múltiple.
Toman parte en la discusión que suscita, los Sres. Comandante Durán, el Dr. Di Pirro, Strecker y el Ingeniero Carletti.
En la sesión del día siguiente, 12, por estar ausente M. Poulsen, el Secretario leyó su comunicación sobre la Telefonia sin hilos.
El Presidente hace observaciones de orden general, haciendo notar que la telegrafía sin hilos exige un personal especial experimentado, y cree que, más tarde, se la adoptará más que la telegrafía con hilos.
M. Milon es del mismo parecer que el presidente, y cree además que será posible unir los barcos y las isletas á estaciones terrestres por medio de la telefonía sin hilos.
Después lee su comunicación sobre Los sistemas telefónicos automáticos y medio automáticos.
El Presidente hace observaciones de carácter general.
Prevé que dentro de poco en América los sistemas actuales serán substituidos por estos automáticos y medio automáticos.
M. Dr. Di Pirro, pide á M. Milon explicaciones de orden técnico, que M. Milon da enseguida.
M. Mac. Grath, pide también explicaciones de carácter técnico y económico.
Los dos días siguientes no hubo sesión.
En la del día siguiente, 15, en ausencia de M. Pedersen, el Secretario lee su comunicación sobre El secreto de las comunicaciones sin hilos.
El Presidente hace notar la importancia del secreto de la correspondencia en telegrafía sin hilos, no solamente en tiempo de guerra, sino también en tiempo de paz para ciertas clases de despachos de Bolsa y de Banca.
Sigue una corta discusión, en la cual toman parte MM. Bellini y Artom.
El Presidente hace observaciones de orden general, y después da la palabra á M. Bellini, quien trata del Compás Azimutal Hertzien.
El siguiente día no hubo sesión

Séptima sección.—Acumuladores—Electroquímica.—Electrometalurgia.
Presidente M. Beckmauk.
Días 11 y 12 sin sesión.
En la sesión del día siguiente, el Presidente cede la palabra al Ingeniero Remo Catani, por su comunicación sobre La producción directa del acero, partiendo del mineral por medio de hornos eléctricos.
Los antiguos procedimientos, no eléctricos, pueden agruparse en dos clases: puros y condensados. Los unos, sacaban el metal solamente de los minerales; los otros, reducían los minerales en un baño de otros productos siderúrgicos.
La Energía eléctrica (1912-06-25 00:00:00), página 1

La Energía Eléctrica.

REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES

SE PUBLICA LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES

SUMARIO
Nuevo limitador de corriente, por V. Masfarré.—Funciones características, por Carlos Barrutell.—Descripción de cómo funciona un comutador telefónico de magneto, por A. W. Burren.—Algo sobre contadores sistema «Amperios horas», por J. M.—Congreso Internacional de Aplicaciones de la Electricidad de Turín (conclusión).—Crónica e información: Aguas.—Concursos.—Subastas.—Nuevas Sociedades.—Nuevas centrales.—Instalación telefónica.—Tranvías.—Compañía de Cables Eléctricos.—Primer Congreso Nacional de Industrias Metalúrgicas. Impuestos municipales: Recurso de Alzada.—Líneas de transporte.—Pleitos incoados.—El mayor grupo turbo-generador de España.—La electricidad en la salazón.—Las eléctricas de Madrid.—Catálogos recibidos. Aranceles de Aduanas.—Libros y revistas.—Guía del capitalista.—Ofertas y demandas.

NUEVO LIMITADOR DE CORRIENTE

El incremento que en estos últimos años ha tomado la aplicación de la energía eléctrica, tanto para alumbrado como para fuerza motriz, ha hecho que la industria se preocupe de lanzar al mercado aparatos capaces de medir ó limitar el consumo de corriente contratada por el abonado.

Esta fuera de toda duda, que para una central que sepa administrar sus intereses, le es necesario el empleo de los contadores de electricidad, base de toda buena recaudación; pero estos aparatos no siempre pueden utilizarse, como ocurre, por ejemplo, en pequeñas centrales transformadoras destinadas á alimentar redes de pueblos de poca importancia que hoy disfrutan del alumbrado eléctrico, gracias á la utilización de los saltos de agua, la hulla blanca, que tan pródiga es en nuestro país, y á la economía y facilidad de que se dispone para el transporte de energía eléctrica á grandes distancias.

En estos pueblos, cuyo núcleo de abonados lo constituyen principalmente pequeños consumidores, resulta á veces imposible el empleo de los contadores de electricidad, pues el coste de estos aparatos, aun teniendo en cuenta los precios tan reducidos á que hoy se venden, representa una cifra considerable que no está al alcance de todas las empresas.

Tampoco puede dejarse al abonado en completa libertad, poniendo sólo el fusible de entrada en su instalación, ó las lámparas diferenciales, pues ninguna de estas dos cosas suponen cortapisa á los excesos que pueden cometer en perjuicio de la fábrica que les suministra el fluido.

En estos casos es cuando tiene aplicación práctica el empleo de los limita corrientes, aparatos tan conocidos y de los que hay infinita variedad de tipos en nuestro mercado.

De uno de estos aparatos, recientemente patentado, nos ocuparemos en este artículo: el «Limita Bolivé», cuya descripción insertamos á continuación.

Consta el aparato de las siguientes partes:

1.º Un núcleo u (fig. 1.ª), formado por varias hojas de palastro de hierro, en forma de U, en una de cuyas ramas va arrollada una bobina a de hilo aislado de cobre, de gran sección y corto
La Energía eléctrica (1912-06-25 00:00:00), página 11

2.º El contador sistema amperios horas no tiene, como el contador de watios-horas, un consumo propio constante en watios en el circuito de tensión, disminuyéndose así notablemente los gastos de servicio en la instalación.

Este consumo propio de watios en el circuito de derivación se hace muy notable, sobre todo en instalaciones de abonados de reducido gasto de corriente (hoy día sumamente más por la aplicación de las lámparas de reducido consumo de filamento metálico), y puede llegar á ser una parte muy importante del consumo total de fluido.

La ventaja del contador sistema amperios horas, se hace más notable cuanto más elevada es la tensión de la red.

Gran parte de las centrales de corriente continua, trabajan actualmente con tensiones de 220 voltios.

Con un consumo propio de por ejemplo cuatro watios en el circuito de derivación, resulta el gasto del contador por mes, aproximadamente á tres kilowatios-horas.

Suponiendo, por ejemplo, el consumo diario de un abonado con tres horas de servicio en término medio, á 300 watios horas, resulta un consumo total al mes, aproximadamente, de nueve kilowatios-horas. El contador consume, por lo tanto, un tercio del consumo total del abonado.

Si en cambio, baja el consumo de corriente más todavía que el indicado ó si el abonado no consume temporalmente ninguna corriente no se consigue por medio del contador de watios-horas el fin deseado y esto causa á la Central Electrica perjuicios efectivos.

En tales instalaciones las circunstancias mismas exigen la aplicación de contadores sistema amperios-horas.

Si bien el contador sistema amperios-horas indica el consumo en amperios horas se provee su totalizador de una transmisión elegida de tal manera que, con una tensión dada, la lectura se efectúe directamente en watios-horas.

Son esos, pues, esos contadores nada mas que contadores de watios horas, cuyas indicaciones sólo son exactas cuando funcionan bajo una cierta tensión indicada sobre la placa del mismo contador.

Resumiendo en pocas palabras lo expuesto se llega al siguiente resultado:

Teniendo en cuenta el precio, la introducción del contador de sistema amperios-horas, que es pequeño y económico, que registra watios horas, que no tiene consumo propio en el circuito de tensión, que no marcha en vacío ni con sobretensiones en la red, resulta muy ventajoso su empleo en pequeñas instalaciones donde hay reducidas variaciones de tensión.

El contador sistema amperios-horas es conveniente también para conseguir una disminución en la cifra del presupuesto para contadores y aumenta la rentabilidad de la Central, facilitando la venta del fluido á pequeños abonados.

J. M.

Congreso Internacional de Aplicaciones de la Electricidad de Turín.

( CONCLUSION )

En la sesión del viernes 15 de Septiembre de 1911, M. Ponti leyó su Memoria sobre Los métodos racionales para la medida comercial de la energía eléctrica, siendo aplaudido.

El Profesor Arnó, que es también muy aplaudido, expone su comunicación sobre la cuestión de la compra y de la venta de energía eléctrica.
La Energía eléctrica (1912-06-25 00:00:00), página 3

interrupción, alejando todo peligro de que la chispa de ruptura del circuito pueda formar arco é inutilizar estos contactos, construidos con verdadero esmero, de plata, y embutidos sobre dos láminas de metal blanco.

Como consecuencia de lo anteriormente dicho, el aparato puede admitir enalquier sobrecarga sin deterioro alguno en sus arrollamientos, puesto que la interrupción de la corriente se verifica siempre instantáneamente, cuando la intensidad excede á aquella para que fué graduado el aparato.

Funcionando, pues, como un verdadero interruptor automático, claro es que los corto circuitos no ejercen tampoco influencia sobre él.

El conjunto va fijo sobre una armadura de bronce de aluminio, quedando aislados de ella los elementos descriptos anteriormente, por medio de una plancha de fibra vulcanizada.

Fig. 2.

Fig. 3.

Una tapa convexa, circular, de cinc, provista de otra inferior, más pequeña, del mismo metal, ajusta perfectamente sobre una entalladura de la armadura, quedando todo el conjunto completamente encerrado, incluso las bornas de conexión y tornillos inferiores de sujeción (figuras 2 y 3), de suerte que una vez instalado y precintado, todos los órganos son inaccesibles.

Como resumen de las ventajas mas importantes de este limitador, pueden citarse las siguientes:

1.ª Corta la corriente en absoluto é instantáneamente.
2.ª No hay deterioro de contactos.
3.ª El abonado puede volver en seguida á encender sus lámparas sin necesidad de avisar á la central ni de enterar á nadie de la infracción; es decir, sin ningún perjuicio para él ni para la central.

El aparato anteriormente descrito ha sido ideado por D. José María Bueno, Director-Gerente de la Sociedad «Vatímetro B y B», á la que ha cedido su patente y autorización para construirlos.

V. MASFARRÉ.
Ingeniero de la Sociedad «Vatímetro B».

FUNCIONES CARACTERÍSTICAS

Es sabido que toda la teoría de las máquinas térmicas se funda en dos principios: el de la «conservación de la energía», que se traduce en el principio de Mayer-Joule, y el de «dissipación de la entropía», que se revela en que \( \int \frac{dQ}{T} = 0 \), ecuación representativa del teorema de Carnot, generalizado por Clausius para toda clase de ciclos cerrados y cuerpos que evolucionan térmicamente.

Por otra parte, se conoce que, en la llamada relación fundamental de un cuerpo, aquella que liga los tres variables, \( p, v \) y \( t \), dadas dos, se puede deducir la tercera (p, e, en los gases perma-
La Energía eléctrica (1912-06-25 00:00:00), página 4

nentes), y, por consiguiente, y en virtud de fórmulas conocidas, determinar U (calor interno), T y E, temperatura absoluta y entropía del sistema, respectivamente.

A Massey se debe el enlace directo de unas variables con otras, y en ello estriban sus funciones características; es decir, que conocidos \( p \) y T, se pueda determinar \( v \), U y E, ó bien, conocidos \( v \) y T, deducir \( p \), U y E.

Sean \( v \) y T los variables independientes, como \( dQ = dU + A pdv \) (ecuación Clausius) y

\[
\frac{dQ}{T} = dS, \text{ y por tanto, } dQ = T dE,
\]

resultará

\[
T dE = dU + A pdv,
\]

ó sea

\[
T dE - dU = A pdv.
\]

Sumando a los dos términos \( EdT \), se obtendrá

\[
T dE + EdT - dU = EdT + A pdv,
\]

ó lo que es lo mismo,

\[
d(T.E) - dU = EdT + A pdv.
\]

Haciendo \( C_1 = T . E - U \), esa relación se convierte en

\[
dC_1 = EdT + A pdv.
\]

de donde se desprende que, conocida \( C_1 \), se pueden determinar E, \( p \) y U, pues se tiene, diferenciando \( C_1 \), y teniendo en cuenta que \( v \) ó T puede considerarse como constantes en cada caso,

\[
E = \frac{dC_1}{dT}
\]
\[
Ap = \frac{dC_1}{dv}.
\]
\[
U = TE - C_1 = T \frac{dC_1}{dT} - C_1.
\]

Aceptando \( p \) y T como variables independientes, la función característica aparece expresada por

\[
C_2 = C_1 - A . p . v.
\]

En efecto; diferenciando, se tiene

\[
dC_2 = dC_1 - Ad(pv) = dC_1 - Ap dv - Av dp.
\]

Y reemplazando por \( dC_1 \) el valor (z), se deduce

\[
dC_2 = EdT - AV dp.
\]

en la que, repitiendo los anteriores razonamientos,

\[
E = \frac{dC_2}{dT}
\]
\[
A . v = - \frac{dC_2}{dp}
\]
\[
U = TE - C_1 = T . E - C_1 - A . p . v,
\]

ó sea

\[
U = T \frac{dC_2}{dT} - C_1 + \frac{dC_2}{dp}.
\]

Vemos, por consiguiente, el verdadero sentido de las funciones características \( C_1 \) y \( C_2 \). Las primeras relaciones fundamentales se basan en datos que más bien tienen carácter de valores de