La Energía eléctrica (1912-02-10 00:00:00), página 13

un 3 por 100 para hacer arrancar el contador; si es con igual momento de rotación el rozamiento igual á 6, arrancará el contador sólo con una carga de un 6 por 100 de su carga máxima. Poseyendo por el contrario el contador un momento de rotación de 300, arrancaría en el primer caso con el uno y en el segundo con el 2 %. Si en el transcurso del tiempo aumenta el rozamiento en el contador de 3 á 6, también variará su sensibilidad de arranque con los antes supuestos momentos de torsión, en igual medida.

Existían hace tiempo modelos de contadores cuya sensibilidad de arranque eran al principio de 2 por 100, y que después de algunos años de servicio se elevó al doble y al triple. Hoy se exige precisamente de un buen contador que tenga una sensibilidad de arranque de un 1 por 100 de su capacidad total y que conserve esta sensibilidad durante largo tiempo. Esto último sólo se puede conseguir construyendo los cojinetes del sistema móvil, de tal manera, que el desgaste resulte lo más pequeño posible, y que un eventual cambio de los mismos pueda efectuar fácilmente.

Para el cojinete inferior, que tiene que soportar constantemente el peso y la rotación del sistema móvil, ha dado excelentes e incomparables resultados el cojinete de bola libre. El eje del contador no tiene, como otros sistemas corrientes, un pivote fijo torneado, sino un pivote hueco, en el cual se encuentra colocada una bolita de acero templado de 0,8 milímetros de diámetro. Esta última se mueve sobre un zafiro cuidadosamente pulimentado y dentro de una cámara de aceite. Esta construcción ofrece la esencial ventaja de que en caso de desgaste de la bola (que dependerá del peso del sistema móvil y del tiempo de servicio) un cambio de la superficie de rozamiento, pueden efectuarse cambiando la bolita, sin tener necesidad de desmontar el contador, ó respectivamente separar el inducido. El momento en que es necesario el cambio de una bola se puede determinar verificando en ciertos intervalos de tiempo la sensibilidad de arranque. La importancia absoluta del desgaste es generalmente muy reducida, y para apreciarla habrá que servirse de un microscopio.

(Continuará.)

X. S.

DE TELEGRAFIA SIN HILOS

Las Compañías Marconi y Teletunken.

La impacable competencia de estas dos grandes Compañías extranjeras, origina frecuentes rectificaciones por una y otra á cuantas noticias referentes á cualquiera de ellas acoge la prensa europea, tanto la diaria como la profesional.

Como quiera que la Compañía Telefunken representada en España por la A. E. G. Thomson Houston Ibérica ha suministrado las estaciones radiotelegráficas fijas y móviles que explota el Cuerpo de Ingenieros militares (las de Carabanchel, Almería, Melilla, Ceuta y Barcelona, entre las primeras, y las de campaña y montaña instaladas en el Rif, Larache y Alcazarquivir, entre las segundas) así como la de los barcos de guerra que poseen tan indispensable perfeccionamiento, y por otra parte la Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos (filial de la Marconi), viene estableciendo toda la red destinada al servicio público (Madrid-Aranjuez, Vigo, Cádiz, Alicante, Barcelona, Soller (Mallorca y Santa Cruz de Tenerife y las Palmas (Canarias) esa competencia ha comenzado á dejarse sentir entre nosotros con toda su intensidad y efectos. Aunque hemos de procurar, según es nuestra norma, alejarnos de toda discusión que obedezca á causas parecidas á las rela-