La Energía eléctrica (1912-02-25 00:00:00), página 18

ductibilidad del cobre y el coeficiente de temperatura de las muestras de cobre, son proporcionales, y dependen ambas del grado de pureza del metal.

La cifra media indicada para el aumento de la resistibilidad por grado de elevación de temperatura es de 0,00681 microfaradíos. Comptes rendus de l' American Institute of electrical Engineers y «La Houille Blanche»).

Frecuenciómetro de cuadro Weston.—Es un aparato de hierro dulce, que consiste en una aguja de hierro montada en un campo magnético producido por dos bobinas planas rectangulares, cuyos planos son perpendiculares entre sí. (Véase la figura adjunta.)

El funcionamiento está basado en el sistema del puente de Wheatstone, con resistencias y reactancias.

Una de las bobinas está conectada en serie con una resistencia no inductiva, y la otra con una bobina de reactancia. Una reactancia está montada en paralelo con el primer sistema, una resistencia con el segundo. Con el fin de eliminar las armónicas y hacer el aparato independiente de las deformaciones de la onda, el conjunto de la disposición, formando puente, está conectado en serie con una bobina de reactancia.

La constante de los dos circuitos se establecen de modo que circulen intensidades iguales en las dos bobinas, para una frecuencia determinada. El puente está entonces en equilibrio y la aguja se coloca simétricamente con relación á las dos bobinas. Si la frecuencia se modifica, la orientación de la aguja cambia, y ésta se desvía á la derecha ó la izquierda de la posición arriba indicada, según que el número de períodos aumente ó disminuya.

El aparato está construido por la Compañía Weston, y está establecido para funcionar normalmente de 110-115 voltios; pero la tensión puede variar de 75 á 150 voltios, sin que el error exceda de 1,5 por 100.

Disposición de protección de los aisladores contra los efectos destructores del rayo y de los arcos.—El artículo que, con este título, ha publicado La Lumière Electrique, de donde tomamos estos datos, da cuenta de una comunicación presentada por M. Nicholson al «American Institute of Electrical Engineers» sobre el empleo de los anillos de defensa para la protección de los aisladores.

En esta disposición de protección están colocados dos anillos metálicos de la siguiente manera: uno, de un diámetro ligeramente mayor que el de la garganta, está suspendido al cable conductor, y está con él unido eléctricamente; el otro, de un diámetro bastante mayor que el de la mayor campana, está fijado al soporte de hierro por medio de soportes metálicos en comunicación con tierra.

Cuando se produce un arco entre el cable conductor y el soporte de hierro del aislador, se desplaza inmediatamente y estalla entre los dos anillos.

El autor da á conocer los resultados de ensayos metodicos hechos en la red trifásica de 60.000 voltios de la Niágara Lockport and Ontario Power. Esta Compañía ha preferido al establecimiento de un hilo de tierra, que juzgaba demasiado costoso y de cuya eficacia dudaba, el sistema de protección por medio de anillos, comprobando una disminución considerable de aisladores deteriorados desde la adopción de este sistema.

Avisadores eléctricos de incendios.—Los avisadores eléctricos de incendios pueden estar basados en el principio de los termómetros de máxima y mínima, en los que se utiliza un tubo termométrico metálico de dilatación de líquido, puesto en comunicación con dos timbres diferentes que indiquen las temperaturas máxima y mínima que pueden admitirse. Este aparato puede combinarse con un cuadro que tenga una ventana de mirilla roja para indicar «demasiado caliente», y otra azul con la indicación: «demasiado frío». En el Banco de Francia hay un indicador de este género con un cuadro de 96 ventanillas.

El avisador de incendios, sistema Richard, está basado en la dilatación de un líquido contenido en un tubo metálico semiplano T. Cuando la temperatura se eleva, el líquido, al dilatarse, modifica la curvatura del tubo T y arrastra en su movimiento un vástago metálico L, que para una temperatura determinada se apoya sobre el tornillo V; establecido de esta forma el contacto, se cierra un circuito de una pila con un timbre eléctrico. Dos bornas, A y B, la A aislada y la B