La Energía eléctrica (1912-02-10 00:00:00), página 8

En un segundo ensayo se comprueba la sensibilidad, observando si arranca el contador con la carga práctica más pequeña posible que existe en una lámpara incandescente de muy pocas bujías, y si marcha en vacío con tensión normal ó sobretensión.

Fácilmente se puede demostrar que tales ensayos no permiten en modo alguno formar un juicio exacto sobre el valor del contador.

Si se efectúa el primer ensayo con una carga no muy pequeña, en relación con la capacidad total del contador, resulta en la mayoría de los casos que todos los aparatos registran bien, pues se debe suponer que no se construye ningún contador tan malo que no marche bien mientras esté nuevo; é igualmente no se puede suponer que una fábrica, que se da cuenta de la importancia que para ella tiene el resultado de los ensayos, envíe un «aparato de muestra» que no funcionase con la mayor precisión posible.

Bastante distinto suele ser el resultado de los ensayos cuando la carga elegida es muy pequeña. Se observarán entonces diferencias en las indicaciones de los diversos tipos de contadores, que son debidas por una parte á la manera como están construidos, y por otra pueden también depender de como se ha hecho el trazado de la curva de errores.

Un resultado favorable ó desfavorable en ensayo de la sensibilidad, no es tampoco dato suficiente para decidir sobre la bondad del contador. Las casas competidoras ajustarán seguramente los «contadores de muestra», de tal modo, que arranquen fácilmente lo que se puede lograr en contadores no usados sin dificultad alguna; pero, por el contrario, una pequeña sensibilidad puede ser producida por insignificantes deterioros ocurrendos en el transporte, sin que esta falta pueda ser considerada como cualidad característica de la marca en cuestión.

Sería un error creer que un contador es más sensible que otro contra deterioros del transporte, si esta consecuencia se deduce después de haber observado solamente un ejemplar. Descontando las innumerables casualidades que eventualmente pueden haber influido en esto, las grandes cajas y barriles, en los cuales se embalan juntos muchos aparatos, son mucho más sólidas y menos expuestos á tratamientos violentos que las cajas pequeñas en las que se embalan contadores sueltos.

Resultados indiscutibles se pueden obtener: tan sólo verificando varios (por ejemplo, cinco), contadores de igual tipo. No obstante, tienen los citados contadores nuevos muy poca significación para la determinación del valor práctico de su duración, lo cual solamente se puede demostrar con contadores que han estado conectados largo tiempo, ó aun mejor con los que han estado sometidos á un trabajo en las condiciones de la práctica.

Esto hace resaltar diferencias que son características para las distintas marcas. Pero como para tales ensayos se necesita gran cantidad de tiempo, y generalmente hay que dar la decisión pronto, á continuación vamos á demostrar, cómo basándose en las cualidades características de cada tipo, observadas en aparatos nuevos, se puede llegar á una apreciación exacta de su valor que en la práctica se verá luego confirmada.

En contra de las fuerzas motoras del contador, basadas en leyes físicas, y, por lo tanto, constantes, actúa el momento de rozamiento que aumenta con el tiempo de funcionamiento, y que hace que disminuya la velocidad del contador, y, por lo tanto, que sean más pequeñas que lo debido sus indicaciones, con lo que la fábrica suministradora del fluido á consecuencia de ello, sufre una pérdida. Ningún contador cualquiera que sea su construcción está libre de dicha influencia. Ahora bien: ésta puede ser muy diferente en las distintas marcas. Los hay que su falta de exactitud, dentro de un año de servicio, se puede considerar prácticamente como despreciable en absoluto; y otros, en cambio, que demuestran dentro de este tiempo errores tan importantes en sus indicaciones que no habría