La Energía eléctrica (1912-05-25 00:00:00), página 8

si no lo estuviera, verificarlo en el laboratorio de la Sociedad suministradora del fluido. Se observará si tiene indicada ó no la constante. Su colocación se debe efectuar con cuidado; la posición vertical exacta es necesaria para su buen funcionamiento. El lugar donde se instale el contador no es indiferente; se cuidará de colocarle al abrigo de la humedad y disponerlo de modo que los cuadrantes totalizadores se vean fácilmente, á fin de que la toma de numeración pueda hacerse con comodidad.

Una vez instalado se precinta para evitar el fraude. Independientemente de la inspección oficial de contadores, la Sociedad explotadora debe organizar un servicio de verificación e inspección de contadores, siendo indispensable (para el mejor funcionamiento de estos aparatos), una periódica inspección.

Hemos visto contadores que de un año á otro cambian la constante de su consumo, por eso, una verificación anual es recomendable. La limpieza interior de estos aparatos es absolutamente necesaria, y que á esta limpieza siga siempre una verificación de funcionamiento. Se necesita lo primero un ensayo de sensibilidad, utilizando el consumo mínimo de la instalación, con una sola lámpara por ejemplo, y se observará si el arranque se realiza bien con esta débil carga. Un buen contador arranca generalmente con una centésima de la carga total que puede soportar. Se producirá después la carga máxima, haciendo funcionar el total de la instalación. Se observa entonces si se producen chispas en las escobillas, si el contador es del género motor, y si algún órgano se calienta anormalmente. En fin, se lleva la carga á un valor medio, la del consumo ordinario de la instalación. En todas estas verificaciones se tomará nota de lo marcado en los cuadrantes del contador, observando con un wattímetro de precisión si es exacta la nota del contador ó hay que multiplicarla por determinado coeficiente llamado constante, para que sea la exacta.

Generalmente la verificación y reglado de los contadores se realiza en el laboratorio particular de la Sociedad explotadora de alumbrado eléctrico y fuerza motriz. Un sólo empleado puede vigilar el funcionamiento simultáneo de varios contadores y prolongar suficientemente el ensayo para que la constante sea determinada con toda precisión. Con cuidados minuciosos, con un entretenimiento bien comprendido y verificaciones bien hechas, renovadas todos los años, es como se puede esperar obtener un contador de resultados satisfactorios. Todo contador mal verificado y susceptible de frecuentes desarreglos, es perjudicial para la Sociedad explotadora del fluido eléctrico. En efecto; si el aparato marcha más velozmente y marca más que el consumo real, el abonado que aproximadamente sabe lo que gasta, dirigirá á la Sociedad explotadora reclamaciones justamente fundadas, á las cuales debe siempre atenderse. Si por el contrario, el aparato marcha con retraso sobre el consumo real, el abonado no presta generalmente mayor atención, por redundar en su beneficio, habiendo algunos consumidores que protestan de la intromisión del personal de verificación.

La venta de la energía eléctrica por contador, á pesar de los inconvenientes que estos aparatos presentan, es el medio más lógico y el que se extiende cada vez más para grandes y pequeñas instalaciones.

Miguel Ancil.

Pamplona, 1 Marzo, 1912.