La Energía eléctrica (1912-02-10 00:00:00), página 12



    CONTADORNúmero
    CLASE DE CORRIENTE
    Momento de torsión.Centigramos.
    Peso del inducido.Gramos.
    Revoluciones por segundo.

    Contadores sistema valios-horas.

    6
    Continua
    2-5
    60
    1

    7

    6-5
    125
    1-1,3

    8

    6-7
    160
    1-1,2

    9

    5-6
    80
    1,1-1,5

    10

    5-6
    75
    1,1

    11

    4-5
    65
    1,3

    12

    5-7
    80
    1-1,2

    13
    Alterna monofásica
    8-9
    30
    0,5-0,8

    14

    3-5
    30
    0,6-0,9

    15

    7
    30
    1,1

    16

    4-7
    40
    1,1

    17

    4
    27
    0,5

    18

    8
    30
    1,3

    19

    6
    30
    0,7-0,8

    20
    Alterna trifásica
    10
    50
    1,1

    21

    12-18
    75
    0,5-0,8

    22

    7
    75
    0,7-0,9

    23

    11
    80

    24

    5,5-6,5
    31
    0,8

    25

    10-12
    65
    1,0

    26

    6
    75
    0,7-0,8

    27

    5-7
    60
    0,8-1,1

A primera vista parece que el contador número 6 de sistema oscilante de corriente continua (tipo K. G. de la A. E. G.), es una excepción de lo dicho. Pero como este modelo constituye por sí propio una clase especial de contadores, no es, por lo tanto, comparable con los demás, con respecto á los citados datos característicos. Difiere de los demás contadores en que no posee este modelo un colector, y su totalizador se acciona por medio de un relevador, ó sea aplicando fuerzas extrañas, suprimiéndose así los roces de colector y totalizador. Resulta que el contador da, á pesar de poseer solamente un reducido momento de rotación, en un servicio de muchos años, los mejores resultados, los que han sido comprobados en varias verificaciones hechas de año en año por el Instituto de Física y Técnica del Imperio alemán (Charlottenburg, Alemania).

Sobre la verificación de la sensibilidad en el arranque del contador con poca carga, ya hemos dicho algo más arriba. Antes se dijo que en estos ensayos se prueba si el aparato arranca con una carga muy reducida, por ejemplo, con una lámpara de filamento metálico de 16 bujías. Sin duda alguna tiene esta prueba cierta importancia, puesto que la fábrica que vende el fluido tiene mucho interés en saber si también se registran ó no los consumos reducidos, como consecuencia de la inercia del contador, sobre todo, desde que las lámparas de filamento metálico les han obligado á pedir una exactitud muy superior para cargas más pequeñas que antes. Las exigencias que hay que formular con respecto á la gran sensibilidad del contador, son: Un elevado momento de rotación y muy pequeño de rozamiento. Disminuyendo la carga de un contador, se disminuye también el momento de rotación, el número de revoluciones, el frenado y el roce; si es la carga igual á cero, también será igual á cero el momento de rotación, el número de revoluciones y el frenado; pero, en cambio, el rozamiento existe en reposo. Para vencer este rozamiento, ó sea para hacer arrancar el contador, se necesita un momento de rotación igual al momento de rozamiento. Siendo por ejemplo, el momento de rozamiento igual á 3 y el momento de rotación á plena carga, tomado en la misma unidad de medida, igual á 100; se necesita