La Energía eléctrica (1911-12-25 00:00:00), página 9

A cada instante, con una cinta watimétrica á la vista y habiendo un solo tren en línea, puede saberse á punto fijo el lugar que ocupa el tren en la vía.

Todo wattímetro es de sencilla construcción; reducece á una bobina fija que hace de amperímetro y una bobina móvil en derivación ó voltimétrica. La mayor parte de los empleados, son electrodinámicos que sirven para corriente continua y alterna, excepto la de inducción ó de campo giratorio. Los más extendidos para la verificación de contadores y en las centrales de generación, son los de Richard, Hartman y Braun, A. E. G., Siemens-Halske y Ferraris, electrodinámicos y de inducción.

El registrador de Richard lleva dos bobinas fijas en serie con la línea para los amperios, y una bobina voltimétrica sobre la que se fija el estilete ó aguja inscriptora. Bajo la influencia de los campos que producen las bobinas fija y móvil cuando el instrumento está puesto en circuito, la bobina móvil se inclina proporcionalmente á la potencia. El par resistente se ejerce por un contrapeso, y la amortización por una bombita de glicerina.

El electrodinámico de precisión de Hartman y Braun, destinado á la verificación de contadores, lleva una bobina de hilo grueso en serie, y dos bobinas móviles en derivación, una de las cuales es atraida por la bobina fija, y la otra repelida, sumándose sus efectos.

Empléase frecuentemente para medir el consumo de energía en las instalaciones que funcionan á potencial constante, el sólido amperímetro registrador de la casa Hartman y Braun, montado con un transformador de intensidad en los casos de corrientes monofásicas y trifásicas, figura a. Este da en sus diagramas amperimétricos indicaciones exactas de la cantidad de corriente consumida, y, por consiguiente, de la potencia gastada en la fábrica, siendo la diferencia de potencial constante. Los diagramas se calculan después con una escala de cristal que se remite con cada aparato. Este amperímetro registrador lleva una bobina solenoide fija por la que pasa la corriente, en la cual se introduce un núcleo de hierro móvil, penetrando más ó menos, según la intensidad de dicha corriente; á este núcleo móvil va fija la pluma que inscribe sus oscilaciones sobre la banda de papel. La amortización se produce por un resorte graduado con un tornillo.

El wattímetro de precisión de la A. E. G., lleva dos bobinas fijas arrolladas con cinta de cobre aislado de sección apropiada. Estas bobinas pueden acoplarse entre ellas en serie y en derivación, ó ponerse en corto circuito por medio de una ficha metálica. La bobina móvil se coloca de lado en derivación con uno de los bornes de entrada de la corriente á las bobinas fijas por medio de una arquilla metálica, y de otra parte á otro de los bornes laterales de la derivación, según se le quiera dar mayor ó menor sensibilidad, pues uno de estos dos bornes está en comunicación con una resistencia. Se hace uso de uno de los bornes de la derivación para tensiones inferiores á 125 voltios, y del otro borne, para tensiones hasta 250 voltios.

Para tensiones superiores, se emplea una caja de resistencias adicionales. La bobina móvil de este wattímetro de precisión tiene una resistencia de 130 ohmios, y la resistencia adicional es de 2.000 homios. El wattímetro registrador de la misma casa A. E. G. es de construcción idéntica; el par motor del mismo es más considerable, lo cual se consigue aumentando un poco la intensidad en el circuito derivado. La A. E. G. emplea frenos electromagnéticos para la amortización.

El wattímetro de precisión de Siemens y Halske es electrodinámico como el de la A. E. G.,

Fig. a.