La Energía eléctrica (1912-04-25 00:00:00), página 13

fluencia de la forma de la curva de la corriente, y demuestran, que en general, todos los métodos dan la magnitud y la fase de la armónica fundamental y que, en el caso de medida de potencia, los resultados son exactos cuando la tensión del circuito es prácticamente sinusoidal. Hay que notar que con el electrodinámico las medidas de potencia son siempre exactas, con la condición que la corriente de excitación tenga la misma forma que la tensión.

b) Elección entre los diferentes métodos.—MM. Barbagelata y Emanueli, llegan á la conclusión que para las frecuencias, superiores á 500 períodos por segundo, la disposición con inducción mutua del teléfono es siempre preferible, mientras que con las frecuencias industriales el transformador de fases de inducción y el electrodinámometro nos dan los mejores resultados.

c) Por último, dan una descripción de la disposición con inducción mutua que ellos han empleado para investigaciones en cables telefónicos; del potenciómetro Drysdale-Tinsley de la instalación del Laboratorio electrotécnico del Polytechnicum de Milán; de la determinación genérica de la amplitud y de la fase de varias magnitudes alternativas, del contraste de voltímetros y vatímetros y del ensayo directo e indirecto de los transformadores de medida.

El profesor Dina expuso á continuación su estudio sobre La medida de las resistencias de aislamiento de las instalaciones de corriente alternativa, que no dan lugar á ninguna observación.

El profesor Arno habló después de sus Watt-vol-amperímetros electrodinámicos y de inducción.

Los nuevos métodos y los nuevos aparatos de medida industriales tienen por objeto indicar la potencia aparente, es decir, el producto de la diferencia de potencial U por la intensidad de corriente I de una instalación de corriente alternativa.

Para efectuar esta medida, hay que distinguir dos clases diferentes de instalaciones:

1.º Instalaciones de alumbrado, para las cuales el factor de potencia varía entre 1 y 0,85.
2.º Instalaciones para fuerza motriz en las que el factor de potencia varía entre 0,90 y 0,50.

Principiando á considerar las instalaciones de corriente alternativa simple, M. Arno ha encontrado que la medida de la potencia aparente UI, puede hacerse con una aproximación prácticamente suficiente por medio de un watímetro ordinario, electrodinámico ó de inducción, teniendo cuidado solamente de modificar el ángulo \( \varphi \) de desplazamiento de fase entre el flujo voltimétrico y la diferencia de potencial aplicada al circuito voltimétrico.

En particular, para los dos casos, los valores de \( \varphi \) son los siguientes:

    Alumbrado...
    Aparatos electrodinámicos
    \( \varphi = 12^\circ \)

    id. de inducción
    \( \varphi = 120^\circ \)

    Fuerza motriz.
    id. de electrodinámicos
    \( \varphi = 42^\circ \)

    id. de inducción
    \( \varphi = 132^\circ \)

En el caso de instalaciones trifásicas para fuerza motriz, cargadas disimétricamente, M. Arno ha encontrado que la medida de la potencia aparente puede efectuarse con una aproximación suficiente para la práctica, empleando dos watímetros ordinarios, electrodinámicos ó de inducción, en las condiciones siguientes:

1.º Que la separación de las fases sea de 12 grados, para los dos aparatos si se trata de aparatos electrodinámicos, y sea de 102 grados si se trata de aparatos de inducción.
2.º Que los dos aparatos, sean electrodinámicos ó de inducción, estén montados de la misma manera en el sistema trifásico, utilizando para cada uno de ellos una diferencia de potencial en retardo de 30 grados.

Los aparatos construidos y montados según los principios y métodos expuestos, pueden obtenerse fácilmente transformando, por medio de operaciones muy sencillas y con un gasto mínimo, los instrumentos de medida empleados hoy en la práctica industrial. Estos aparatos (voltamperímetros) pueden emplearse, bien como aparatos de cuadro, como aparatos registradores.