La Energía eléctrica (1912-03-10 00:00:00), página 12

diera dar lugar á entorpecimientos, porque las fuerzas á transmitir son reducidísimas. Hay totalizadores de agujas, de cilindros y de discos; los primeros son molestos para las lecturas; los últimos son caros, y tienen, además, una transmisión de décimas muy complicada y muchos alojamientos de ejes. Hay, además, totalizadores de discos que son transportados por medio de un peso montado por el contador ó por medio de un muelle. Esta construcción no ofrece ventaja alguna, puesto que la energía de la construcción debe ser tan grande que sea capaz de transportar todos los números á la vez, y esta fuerza máxima debe producirla el contador continuamente, y también cuando no se aplica. Resulta que el contador será cargado, por lo menos, durante 99 por 100 de su tiempo de trabajo, en proporción al número de discos, ó sea teniendo seis discos, seis veces más que un totalizador normal; además, el trabajo del totalizador no es constante, á pesar del peso del muelle, puesto que estos órganos están en actividad únicamente durante un medio período de revolución del eje de montaje, girando éste en vacío durante el segundo medio período. El totalizador corriente de cilindros tiene la ventaja de la mayor sencillez; funciona con la mayor seguridad y exactitud, y tiene el menor roce, siendo construido y montado con la mayor escrupulosidad.

Ensayos realizados ha demostrado que un contador, con una carga de un 5 por 100 de su carga máxima, ha sido fluido en sus indicaciones únicamente de un 1,6 por 100 girando los seis cilindros á la vez; teniendo el contador un par de torsión de seis centímetros-gramos, resulta la influencia á 0,005 centímetros gramos, ó sea menos que un 1 por 1000. Esta agravación se presentará una vez en el curso de varios años, siendo la agravación normal seis veces más pequeña. El roce del totalizador resulta así prácticamente igual á cero.

Si se exige de un buen contador que tenga un fácil arranque, debe prestarse aún mayor atención á evitar que no tenga marcha en vacío. Como es sabido, está en los contadores sistema vatios-horas el circuito de derivación constantemente cerrado; esta corriente de tensión aunque muy reducida, puede ser suficiente para poner en movimiento un inducido sensible y adelantar un totalizador. El consumidor tendrá de este modo que pagar algo que no ha gastado, y este defecto, que producirá disgustos constantes, debe evitarse á todo trance; más aún, porque está llamado á aumentar el perjuicio ya existente y completamente injustificado del público contra la veracidad de los aparatos contadores de electricidad.

Para tener la seguridad de que una marcha en vacío no existe nunca, ni tampoco temporalmente, deben cumplirse las siguientes condiciones: Debe tener el aparato una disposición especial que haga completamente imposible el arranque sin carga y que debe ser verificado de tal manera que actúe con toda seguridad, con los más altos aumentos de tensión que pueda sufrir la red. No basta que el contador no tenga marcha en vacío con la tensión normal; como la tendencia de marchar en vacío crece con el aumento de la tensión, podría ocurrir que el inducido girase temporalmente bajo la influencia de aumentos pasajeros de tensión. En general, bastará tomar como límite aumentos de tensión de un 10 por 100, puesto que variaciones más elevadas casi no podrán ocurrir en el servicio arreglado de una moderna central eléctrica. Habrá, pues, en los ensayos que meter al circuito de derivación una tensión aumentada de un 10 por 100 sobre la normal, teniendo el circuito en serie sin carga alguna; pero como en la mayoría de los casos las Centrales no poseen instalaciones que les proporcionen tensiones más elevadas que las normales del ser-