La Energía eléctrica (1911-12-25 00:00:00), página 3

siones de ruptura con tensión continua son sensiblemente menores que si se emplea tensión alterna. (LA ENERGÍA ELÉCTRICA, año 1911, pág. 29 y 30.)

La frecuencia, dentro de los límites empleados corrientemente, tiene una importancia relativamente pequeña.

La fig. 3.a muestra la curva de los valores de ruptura para tensión alterna entre electrodos de puntas de aguja, los cuales han sido determinados por la American Institution of Electrical Engineers, y que para la medida de altas tensiones son muy recomendables. Las ordenadas indican en este caso el valor eficaz de la tensión. Se utilizaron tensiones sinusoidales, y los electrodos se hallaban á igual tensión pero de signo contrario.

Fig. 3.—Descargas en el aire, entre puntas.

La capacidad del circuito en que se hallan los electrodos, influye especialmente sobre la longitud de las chispas. Grob (E. T. Z., 1904, pág. 951), en sus notables experiencias, estudió dicha influencia. Estableció las curvas de ruptura entre dos esferas, y notó que las curvas en general del mismo desarrollo, presentaban siempre en un punto una deformación muy sensible.

En cierto caso, en que fué preciso interrumpir las experiencias para proceder á una ligera modificación en la canalización, cuando continuó las medidas, observó que con las mismas esferas y á la misma tensión, la distancia á la cual se producían las chispas, había aumentado en un 40 por 100. Restablecido el circuito en sus anteriores condiciones, vió que pequeñas modificaciones en la posición de los cables producían variaciones en las distancias explosivas, de tal suerte, que llegaban á un 50 por 100 de aumento, y que si continuaba desplazando los cables en un mismo sentido, la longitud de las chispas pasaba por un máximo, y después, por un mínimo. Continuando sus experiencias, fijó sobre los soportes de las esferas dos discos circulares de 10 \( \frac{1}{2} \) de diámetro. Desplazando estos discos, pudo modificar la posición de la primitiva deformación sobre la curva, disminuirla, y por último, hacerla desaparecer. El máximo de la parte anormal de la curva, indicaba claramente un fenómeno de resonancia. La influencia de la capacidad del circuito en presencia de la self-inducción del transformador que se emplee en los ensayos, puede llegar á tener una influencia tal, que la forma de los electrodos en dicho caso resulte secundaria.

Lichtenstein (E. T. Z., 1904, pág. 869), estudió también estos fenómenos, utilizando para sus ensayos un transformador cuyo secundario podía dar una tensión de 200,000 voltios. Después de varias deducciones, estableció la hipótesis que el gran número de espiras secundarias constituía una capacidad suficiente para determinar un circuito oscilatorio completo. Así explicaba el gran número de sobretensiones que se observan en los casos de ensayos de aislamiento.

Benischke (E. T. Z., 1905, pág. 8) observó fenómenos análogos en ocasión de verificar medidas de aislamiento. En dichos casos puede decirse que á la capacidad propia del secundario del transformador se adiciona otra capacidad, tal como sucede, en el caso de ensayos de aislamiento de un cuerpo colocado entre dos placas metálicas, ó bien en el caso de ensayo simultáneo de varios aisladores de porcelana de gran capacidad. En apoyo de lo que acabamos de exponer, citamos el caso de que, al ensayar simultáneamente un número algo crecido de aisladores, cuya capacidad era bastante grande, observamos que se producían chispas cuya longitud no estaba en relación con la tensión empleada en los ensayos.

La presión del aire influye también sobre la tensión de ruptura en forma determinada por