La Energía eléctrica (1909-07-10 00:00:00), página 8

ensayos é impide toda aproximación involuntaria ó impulsada á los aparatos peligrosos. Para evitar que en un instante de descuido el personal entre en el local de las cubetas ó en el del transformador mientras éste está funcionando, hay en las respectivas puertas un dispositivo unido de tal suerte al disyuntor de máxima que éste se desconecta automáticamente interrumpiendo la corriente primaria del transformador cuando aquéllas se abren; es de notar la particularidad que á consecuencia de un ingenioso dispositivo mecánico-eléctrico, mientras esté alguna puerta abierta no es posible conectar el disyuntor, con lo que se imposibilita que estando algún operador dentro de los locales de peligro, pueda otro que lo ignore enviar allí la alta tensión, pues aun en el caso de que no se fijase en la luz roja que en mitad del cuadro de distribución luce también en este caso, no lograría por más que quisiera conectar el disyuntor y por ende enviar al transformador la corriente primaria de alimentación. Otro dispositivo de seguridad es el aparato de corto-circuito consistente en un tubo de latón con los extremos algo curvados, perfectamente aislado y suspendido por medio de cordones que se deslizan en las gargantas de unas poleas fijadas en el techo que permiten subirlo y bajarlo á voluntad, hasta descansar sobre los conductores de alta tensión, en cuyo caso quedan éstos cerrados en circuito corto; este aparato, mediante un mecanismo especial, está unido á la puerta de la valla del local de ensayos de modo que la puerta no puede abrirse si el aparato no se apoya en los conductores cerrándolos en corto-circuito y no puede tampoco ese mismo aparato levantarse para dar paso libre á la corriente si la puerta no está bien cerrada. Véase, pues, cómo por este lado casi puede decirse que no es posible un accidente más que en el caso de concurrir en él premeditación ó alevosía. Finalmente, para evitar toda posibilidad de peligro por efecto de una descarga, á tierra, el acceso al cuadro de distribución y el frontis de la valla desde donde se observan los fenómenos de ensayo están protegidos por alfombras de caucho de r \( \frac{1}{4} \) centímetros de espesor que aislan al personal colocado sobre las mismas. Es inútil decir que la más primordial de todas las precauciones de seguridad consistente en unir á tierra todos los aparatos no ha sido olvidada; así una red general pone en comunicación con la placa de tierra, el motor, el generador de corriente alterna, el transformador, el cuadro de distribución, el marco donde se apoyan los aisladores de las cubetas de ensayos y el que sostiene los del marco que se halla encima de éste formando el otro polo.

De lo expuesto se deduce cuán grandísima importancia hemos dado á la instalación de aparatos especiales de protección, á fin de garantizar en lo humanamente posible la vida de cuantos debemos diariamente intervenir en esas peligrosas manipulaciones de la alta tensión. Tanto es así que en nuestro afán de no pecar por falta de precaución bajo ningún concepto, queríamos que toda la porcelana que entra ba en el Laboratorio, procediese de alguna fábrica extranjera donde hubiese sido previamente ensayada, para estar de este modo seguros de su bondad, y grande fue nuestra contrariedad cuando por causas que no es del caso detallar aquí, tuvimos que desistir de aquel propósito y decidir fabricárnosla nosotros mismos; no porque desconfiásemos de nuestro propio producto, sino porque por encima de la confianza que en él teníamos colocábamos la garantía del ensayo y nuestra porcelana no podía entonces ser probada. Obligados á ello, hoy no nos pesa haber tenido que fabricárnosla, porque la experiencia ha robustecido aquélla fe que en la misma teníamos, ya que desde su colocación hasta la fecha no ha indicado nunca la menor falta de construcción ni de aislamiento, á pesar de lo difícil que resulta su fabricación á causa de sus extraordinarias dimensiones y de haber soportado tensiones de 150.000 voltios.

Además de estos aparatos para las pruebas eléctricas de los aisladores, dispone el Laboratorio de otros apropiados para efectuar pruebas de resistencia mecánica, especialmente á la tracción y á la compresión.

Entre los aparatos é instrumentos de medida necesarios para los ensayos, figuran: 1.º Un voltímetro electro-estático que sirve para comprobar las relaciones de transformación y asegurarse del buen estado y funcionamiento del transformador, así como para hacer comparaciones directas de aislamiento mientras está en marcha la instalación de alta tensión. 2.º Grupo para mediciones de grandes resistencias compuesto de un galvanómetro de espejo Deprez d'Arsonval con una resistencia interior de 10.000 ohmios, espejo plano de 14 milímetros de diámetro, anteojo de 40 veces de aumento con su escala y dispositivo para subir y bajar ambos en el soporte, shunt para la conexión del galvanómetro con un campo de medida de 0 á 150.000 megohmios, dos cajas de resistencia de 100.000 ohmios cada una para una tensión de 150 voltios, y un manipulador doble para hacer mediciones conjugadas. 3.º Un electro-dinamómetro de espejo con dos bobinas fijas y una móvil de 150 ohmios de resistencia cada una, con disposi-