La Energía eléctrica (1909-08-25 00:00:00), página 8

cialmente no es otra cosa que dos contadores monofásicos, que trabajan simultáneamente sobre un mismo numerador y que están entre sí conectados según el método de los dos vatímetros.

Desearía detallar los más importantes esquemas de montaje en uso para contadores de corriente alterna trifásica, pero tal exposición me obligaría á ser demasiado extenso y me limitaré, para no cansar vuestra atención, á recordar que la mayor parte de los contadores trifásicos están basados en el principio de la perfecta igualdad en las tres fases. Sabido es cómo esto se obtiene en la práctica. Otros sistemas que existen basados en el cálculo de las variaciones de tensión y de intensidad en las tres fases, son de construcción complicadísima y su verificación resulta difícil.

El contador de la Isaria-Zahler-Werke es por el contrario sencillísimo y de fácil graduación. Su mérito principal está constituido por dos sistemas distintos, que son entre sí perfectamente análogos.—Su graduación es, como he dicho, sencillísima. Después de estar graduado aisladamente cada sistema para una diferencia de fase exacta de 90°, bastará montar en oposición las dos bobinas en serie manteniendo el montaje normal de las bobinas en derivación; en estas condiciones, claro es que el contador no deberá girar.

Su construcción es tal, que basta quitar un par de tornillos para poder separar por completo el sistema del arrollamiento en derivación. Con esta sencilla maniobra es posible conseguir que la acción de los dos sistemas sobre la parte giratoria va perfectamente igual, y obtener, por consiguiente, aun con cargas muy equilibradas y diferencia de tensión entre las tres fases, resultados absolutamente precisos. El contador tiene además una ventaja que poquísimos contadores pueden presentar, la de que un sistema no es influenciado por el otro. Para el montaje, además, resulta muy práctico el poder hacer las conexiones del contador en el orden que sea más conveniente sin necesidad de seguir una disposición previamente establecida.

Sabido es que en estos últimos tiempos, el interés de los técnicos se ha fijado en los CONTADORES DE DOBLE TARIFA. Creo inútil decirlos, ni recordar cuál es el objeto de la doble tarifa; interesará sólo saber que ahora estos contadores se pueden introducir con ventaja aun en las centrales eléctricas más pequeñas, precisamente para aquellos abonados que tengan instalado un motor de potencia de consideración y que por consiguiente se desee que en las horas de mayor demanda de energía se mantenga cerrado.

Según afirmación de diferentes propietarios de centrales, para distribución de energía eléctrica, este método ha dado resultados muy satisfactorios y hasta ha sido acogido muy favorablemente por los abonados mismos, que en general lo prefieren á los interruptores automáticos que á una hora dada interrumpen la corriente.

El contador de doble tarifa no es otra cosa que un contador ordinario convenientemente combinado con un reloj. En la mayor parte de los casos son dos aparatos perfectamente distintos y por consiguiente requieren ciertas conexiones y contactos en número apreciable.

El contador de doble tarifa Isaria, por el contrario, es sencillísimo y está accionado por completo