La Energía eléctrica (1909-05-25 00:00:00), página 22

do por corrientes de Foucault es máximo; cuando se hace girar el imán en un sentido ó en el otro, la fuerza de frenaje disminuye. Lo regulo, pues hasta que, para el ejemplo indicado, obtenga de nuevo

\[
Ck = \frac{3,600,000}{W \cdot t} n = 1,500
\]

suponiendo que \( n \) es el número de vueltas en el tiempo \( t \) para un consumo de \( v \) vatios.

Ahora bien, si el contador gira exactamente á 10 por 100 de la carga, me doy cuenta y compruebo además que el arranque debe comenzar próximamente á 0,8 por 100 de la carga, y como mínimo para 11 vatios en los pequeños contadores. Cuando el contador arranca muy difícilmente, proviene con frecuencia de la fuerte presión de las escobillas, ó del difícil avance del minuterio producido por el mucho rozamiento de los dientes de la rueda motriz calada en el eje. Puede también esto ser producido por la rotura de una piedra que habrá que reemplazar inmediatamente. El reconocimiento de este defecto se hace fácilmente pasando una aguja puntiaguda sobre la cabidad de la piedra. A priori puede reconocerse en los contadores por el ruido especial que hacen durante su funcionamiento.

Fig. 6        Fig. 7        Fig. 8

Para determinar el error cometido por un contador para una carga dada, resto el valor indicado por el número de vueltas por K W del valor obtenido y divido la diferencia por el valor indicado. El resultado multiplicado por 100 me da el error en tanto por 100.

En el ejemplo precedente \( Ck = 1,484 \); el valor exacto es 1500.

El error es por consiguiente:

\[
\frac{1484 - 1,500}{1,500} \cdot 100 = -1,07.
\]

El signo menos, indica que se trata de un error por defecto, es decir, que el contador gira demasiado lentamente.

Para los contadores de amperio-hora que están contrastados para wattio-hora, admitiendo que la tensión permanece constante, sirve la fórmula que da \( Ck \) cuando se trata de contadores que no deben indicar más que amperios-hora, se tiene:

\[
Ck = \frac{3,600 \cdot n}{t \cdot i}
\]

\( n \) = número de vueltas en \( t \) segundos para una corriente \( i \). El contraste de los contadores-ampério-horas no es posible más que cambiando la resistencia del shunt porque una regulación por medio de los imanes varían no solamente la fuerza de freno, sino también la intensidad del campo.

Para contrastar contadores de wattios-hora de tres hilos, se ponen las dos bobinas de hilo grueso en serie y la tensión se conecta á los dos hilos exteriores. Después se comprueba también cada lado separadamente. Por razones de economía se suele emplear en los laboratorios la tensión de una batería especial de 4 ó 10 voltios, y con una capacidad correspondiente á la magnitud del contador que se verifica. Antes de proceder á la verificación, que siempre es preferible hacer mediante un instrumento de bobinas giratorias, se pone el contador bajo tensión próximamente durante media hora á fin de que el contador se caliente; porque en servicio el contador, está, como es sabido, bajo tensión. El contraste suplementario de los contadores de corriente monofásica se hace como el de los contadores de corriente continua, de la manera indicada en la figura 7.

En este caso se tiene:

\[
Ck = \frac{3,600,000 \cdot n}{W \cdot t}
\]

w es el consumo de vatios medido con un watímetro.

La regulación se hace en este caso igualmente á 100 por 100 de la carga con imanes de frenaje, y á 10 por 100 de la carga con las aletas de arranque.