La Energía eléctrica (1910-08-25 00:00:00), página 12

aérea, fenómenos tan variables y cuya duración es del orden de las milésimas de segundo, resulta casi siempre imposible de efectuar, porque las influencias de otros hilos falsean las indicaciones del galvanómetro sensible, que necesariamente ha de tomarse como guía para establecer tan delicada compensación. Afortunadamente, un equilibrio riguroso no es indispensable para el buen funcionamiento del duplex, aunque sí es conveniente para evitar que esa imperfección pueda sumarse á otras deficiencias.

No terminaremos lo referente á la compensación de la capacidad de la línea, sin añadir que, si se hace con condensadores y resistencias retardatorias, como es lo clásico, la adopción de una resistencia en A, doble que en B, traería para la del reóstato C, según ya hemos dicho, un valor igual á la mitad de la línea; pero los condensadores necesitarían una capacidad doble; y tal vez por esta exigencia, dada la carestía de los condensadores, no se ha intentado desigualar los brazos A y B, como conviene á la disminución de los desequilibrios de suspensión antes considerados. Los modernos condensadores electrolíticos son económicos, pero parece que su capacidad no es muy estable.

Aplicación al aparato Hughes.—Tras de lo expuesto, no parece necesaria una explicación de la marcha de las corrientes y del arreglo de nuestro sistema. Digamos, sin embargo, que el equilibrio de la resistencia ha de preceder siempre al de la compensación de la capacidad, y que, mientras se efectúan, ha de colocarse un galvanómetro en substitución del receptor R, ó en serie con él, para que actúe como fiel de la balanza eléctrica. Las desviaciones del galvanómetro, que duren tanto como las emisiones de corriente, indicarán que ha de aumentarse ó disminuirse, según el sentido de la desviación, la resistencia del reóstato C, y las desviaciones momentáneas, cuando ya no las haya duraderas, dirán que hay que meter ó sacar más los núcleos del electro B. En menos de un minuto puede conseguirse que el galvanómetro quede inactivo, y regulado, por lo tanto, el sistema.

Su aplicación al Hughes, con cuya mira fue combinado, puede hacerse, bien directamente, ó sea colocando el electroimán del aparato receptor entre los puntos a y b del puente ó balanza, ó bien indirectamente, disponiendo un relevador entre a y b, y haciendo que este relevador, en circuito local, traslade al Hughes receptor las señales procedentes de la estación correspondiente.

La aplicación directa, que nosotros pudimos ensayar con aceptables resultados hace ya diez y seis años entre Madrid y Córdoba, presenta entre otros, el serio inconveniente de que el electroimán del Hughes tiene un coeficiente de selfinducción enorme (180 henrios en las condiciones de funcionamiento, ó sea cuando se desprende la armadura), y con tan elevada self ha de trabajar perezosamente cuando, como en el caso que nos ocupa, se encuentra obligadamente en derivación con resistencias que dejan fácil paso á las extraorcurrentes.

Ligeras experiencias de gabinete, efectuadas después en la Escuela y los Talleres de la Dirección general de Telégrafos, y otras más detenidas que pudimos realizar á fines del pasado año en el Laboratorio de Mecánica aplicada, dirigido por el insigne Torres Quevedo, nos hicieron ver que, con la aplicación indirecta, mediante relevadores sensibles, de poca self y escasa resistencia, como los de Baudot, se recaba para el sistema una gran elasticidad de funcionamiento.

Los modernos relevadores de cuadro móvil de Ducretet, aunque más sensibles y con menos self, no nos dieron tan buenos resultados, sin duda por la inseguridad de sus contactos.

Entre otros muchos experimentos, hicimos en el citado Laboratorio el siguiente: simulada una línea aérea de hilo de hierro de 5 milímetros de diámetro y 800 kilómetros de longitud, con 5,200 ohmios, 8 microfaradios en cuatro distintos condensadores, 5 henrios (constante de tiempo \( \sqrt{d} = 0,0063^{\frac{1}{2}} \)), y con una derivación en medio de 8.000 ohmios, se pudo funcionar en Duplex-Hughes por esa línea, sin interrupción, y sin rectificar el equilibrio ni tocar á los relevadores, aunque la derivación se bajase á 4.000 ohmios ó se elevara al infinito.

Por otra parte, los relevadores permiten emplear pilas de reposo, ó sea en cada estación una pila aproximadamente igual y de polaridad contraria á la de trabajo, colocada entre el tope de descanso del manipulador y la tierra (en p del esquema). De este modo los relevadores nunca necesitan ser regulados, puesto que, arreglados á la indiferencia al montarlos ese arreglo es el que necesitan siempre, toda vez que las variaciones de la línea han de influir lo mismo sobre las corrientes de reposo que sobre las de trabajo. El Hughes directo no admite pila de reposo.

Instalado nuestro sistema en Madrid y en Sevilla á fines de Enero último con el programa de funcionar en simultaneidad con el teléfono por los hilos de bronce durante la jornada regia en Sevilla (para esa