La Energía eléctrica (1909-08-25 00:00:00), página 7

El tornillo sin fin que ordinariamente está montado en el eje del inducido, tiene en el contador que describo su apoyo en el primer tambor del numerador; por consiguiente, el camino que el tornillo sin fin debe recorrer es sensiblemente inferior al de todos los demás contadores que se encuentran actualmente en el comercio.

El CONTADOR PARA CORRIENTE ALTERNA de la Isaria-Zahler-Werke, es bastante reciente, datando su construcción de fines del año 1906.

Para explicar con más claridad la diferencia de los resultados que pueden obtenerse variando de construcción del contador, nos servirá el examen de los diversos diagramas (véase el diagrama).

Un contador no debe sólo estar contrastado para funcionar en condiciones normales, sino que es necesario también probarlo bajo una tensión y á una frecuencia inferiores á la normal, con una gran diferencia de fase, con sobrecargas y en corto circuito.

Del examen de estas curvas se puede, ante todo fácilmente, comprobar que á cada tipo de contador corresponde una curva especial que conserve todas sus características, aunque el contador esté construido para tensiones é intensidades de corriente mayores ó menores. En segundo lugar, puede observarse que para cualquier tipo son notables los errores registrados con cargas reducidas; por ejemplo: un contador con una carga del 4 por 100 marca + 22 por 100; otros, por el contrario, que señalan exactamente en condiciones normales, resultan malos si la tensión y la frecuencia varían; casi todos, además, marcan muy mal si se les obliga á funcionar con sobrecargas; circunstancias que fácilmente se pueden comprobar en el diagrama por la brusca desviación de la curva.

El contador Isaria, por el contrario, arranca con el 0,41 por 100 de la carga normal; con el 1 por 100 de la potencia nominal; registra con un pequeño error en más, entre 2 por 100 y 100 por 100 el error no es nunca superior á + 1 por 100. De la marcha de la curva de verificación, que es casi una recta, podemos con seguridad afirmar que el contador dará indicaciones exactas, aun con sobrecargas. Aumentando ó disminuyendo la frecuencia y con una carga de 2 á 100 por 100 el error se mantiene inferior á ± 1 por 100. Bajo una tensión superior á la normal y en carga reducida la curva experimenta una pequeña subida y desciende en cambio un poco si la tensión se mantiene por debajo de la normal.

En nuestras últimas experiencias, no obstante, hemos conseguido, mediante una pequeña prolongación del stator, que el contador, aun en las condiciones expuestas anteriormente y sólo con una carga del 2 por 100, indique casi sin error. Este contador tiene además, en proporción al pequeño peso de la parte giratoria (que sólo es de 17 gramos), un par muy elevado, y está además libre en absoluto del llamado auto-amortiguamiento.

A propósito de este fenómeno, creo oportuno hacer algunas consideraciones aclaratorias.

En los contadores de inducción, el campo en derivación actúa sobre las corrientes vertiginosas engendradas por el arrollamiento en serie en el sentido de aumentar el efecto y análogo efecto produce el campo en serie con respecto á las corrientes vertiginosas engendradas por el arrollamiento en derivación. Por el contrario, cada campo actúa en el sentido de disminuir el efecto de las corrientes vertiginosas por el campo mismo engendradas, y esta acción retardatriz crece con el cuadrado de la corriente en serie.

Por consiguiente, un contador que no tenga una adecuada construcción, indicará á plena y media carga siempre con un error por defecto.

Si pasamos á considerar el CONTADOR PARA CORRIENTE TRIFÁSICA, notemos ante todo que éste, esen