La Energía eléctrica (1909-08-10 00:00:00), página 14

La constante mencionada depende, naturalmente, de la fuerza del imán, más que de la calidad del material y del espesor del disco mismo.

Pasando ahora á considerar los contadores de motor para corriente alterna, me permito ante todo hacer notar que hoy bajo tal nombre se entienden casi exclusivamente los contadores de inducción basados en el principio de Ferraris. Si sobre un disco de aluminio ó de cobre se hacen actuar dos campos magnéticos separados de fase, el disco toma un movimiento giratorio. Si alimentamos después una de las bobinas con la corriente de consumo i, y montamos la otra con la tensión e; é indicamos con \( \dot{N} \) la corriente que se desarrolla en la bobina en dirección (voltmétrica) y designamos por \( \infty \) la separación entre las dos fases, el par motriz del disco D será:

\[
D = \text{constante} \cdot \infty \cdot i \cdot \dot{N} \cdot \text{sen} \infty
\]

Ahora bien, como \( \dot{N} \) es proporcional á e, podríamos escribir también

\[
D = \text{constante} \times \infty \cdot e \cdot i \cdot \text{sen} \infty .
\]

El trabajo desarrollado por un sistema de corriente alterna es, como se sabe, igual á:

\[
e \cdot i \cdot \cos \varphi
\]

donde \( \varphi \) es la diferencia de fase entre e e i.

Si queremos hacer concordar las dos expresiones anteriores, debemos dar á la corriente de la bobina voltimétrica una separación de fase de 90° con respecto á la tensión generatriz, y tendremos

\[
D = \text{constante} \times \infty \times e \times i \times \text{sen}(90 - \varphi)
\]

ó bien

\[
D = \text{constante} \times \infty \times e \times i \times \cos \varphi
\]

es decir, que si la corriente de la bobina voltimétrica tiene una separación de fase de 90° con respecto á la tensión que la induce, el par será proporcional al trabajo efectivo del sistema de corriente alterna, cualquiera que sea la diferencia de fase que se tenga en el circuito de utilización.

De diversos modos puede obtenerse esta separación de fase de 90°. Los esquemas de las conexiones no son en general sencillos, porque con la sola autoinducción de la bobina voltimétrica no es posible obtener una diferencia de fase de 90° por la caída óhmica de tensión que en ella se desarrolla.

Para carga de ordinarias lámparas de incandescencia, bastaría que el contador trabajase con una separación de fase de cerca de 80°, porque aun en el caso más desfavorable que \( \varphi \) fuese igual á 10°, el contador señalaría con un error sólo del 2 por 100.

Esta separación de fase de 80°, se puede fácilmente obtener con el cálculo y con el oportuno cálculo de la bobina voltimétrica, sin necesidad de recurrir á conexiones auxiliares.

Los contadores así construidos están verificados sólo con respecto á su velocidad, sin tener en cuenta su diferencia de fase. De aquí la posibilidad de construir contadores para cargas no inductivas por un precio relativamente bajo; pero esto no obstante, su uso va de día en día disminuyendo, por las siguientes razones:

1.ª La entidad se ve obligada á tener diferentes tipos de contadores, y esto aumenta la posibilidad de que se hagan inadvertidos cambios.

2.ª Una instalación que en un principio tiene únicamente lámparas de incandescencia, puede, con la introducción de ventiladores, lámparas de osmio con bobinas de inducción, lámparas de arco, etc., resultar una instalación de carga inductiva y necesitar, como es consiguiente, cambiar los contadores.

3.ª La diferencia de precio entre el contador para carga inductiva y del de carga no inductiva es tan pequeña, que fácilmente la nueva ley sobre unificación de contadores tomará sólo en consideración los primeros.

El contador que presento, es un contador para carga inductiva construido por la Isaria-Zahler-Werke de Mónaco de Baviera. En este aparato se han eliminado todas las conexiones complicadas, siendo, no ya uno de los más sencillos, sino tal vez el más sencillo de los contadores para carga inductiva entre los que actualmente se encuentran en el comercio.

Antes de pasar á analizar su construcción, me permitiré hacer algunas explicaciones de su diagrama. Supuesto que la tensión E se encuentra á la derecha del origen e y que el motor se mueve en el sentido de la flecha, nuestro arrollamiento voltimétrico fijo esté construido de modo que su campo magnético \( h_1 \) por la inducción que desarrolla en la bobina y en el hierro, se retarda 80° con respecto á la