La Energía eléctrica (1910-08-10 00:00:00), página 12

dor, tanto como sea preciso hasta obtener el efecto que se desee; por lo general, en este tratamiento el espacio que se emplea varía de 1 á 2 centímetros. Si con un espacio dado se desea aumentar la frecuencia de vibración y obtener mayor volumen de corriente sin aumentar la sensibilidad de la chispa, esto puede obtenerse aumentando la presión entre los puntos de interrupción por medio del tornillo regulador de corriente.

Cauterio.—Para esta operación, lo primero es separar la pieza de conmutación que une las bornas que lleva el aparato en el ángulo inferior de la mano derecha; después se conectan los dos terminales del cordón del cauterio á las bornas correspondientes, y antes de poner el conmutador en contacto con c, procúrese que el tornillo regulador no toque el punto de interrupción que lleva el vibrador.

El tiempo que requiere el cauterio para elevarse á la incandescencia, depende de la cantidad de corriente que toma el aparato, y como esta cantidad es proporcional á la presión entre los puntos de interrupción, el tornillo regulador sirve vara variar la corriente, ó en este caso, para regular la temperatura del cauterio.

Rayos X.—El soporte para el tubo de rayos X que se usa en esta máquina, tiene una construcción especial, y se coloca en el agujero que lleva el aparato en el ángulo inferior del lado izquierdo; el ánodo del tubo se conecta al terminal esférico, y el cátodo se une por medio de un cordón especial á la boquilla donde se coloca el terminal de descarga; después, se cierra el conmutador de corriente y por medio del regulador se aumenta la intensidad hasta conseguir que el tubo se ilumine propiamente.

Una de las ventajas más importantes de este aparato para trabajos de Rayos X, es la facilidad con que ilumina cualquier tubo radiógeno con una corriente unipolar, es decir, con un solo conductor que se conecta del terminal esférico al ánodo del tubo; con este nuevo procedimiento se obtienen los mismos resultados y se evita el peligro de destruir el tubo.

Ozono.—El aparato de rayos X Sánchez es también un gran productor de ozono, y este producto puede obtenerse, permitiendo descargar la corriente al aire libre por medio del terminal esférico y estando situados alrededor de la máquina, ó puede aspirarse con un inhalador, que es el procedimiento más usual que se emplea en medicina. En el primer caso, se separa el terminal de descarga dejando que la chispa se produzca sólo en el terminal esférico y radie en todas direcciones; y en el último caso, se emplea el terminal de descarga, teniéndolo separado unos tres centímetros del terminal esférico, y á éste se conecta un cordón flexible que procede del inhalador de ozono.

Además de las citadas aplicaciones, el aparato que acabamos de describir á la ligera, y que, dicho sea de paso, ha sido la admiración de gran número de médicos y de cuantos curiosos profanos le hemos visto funcionar, se presta á un sinnúmero de demostraciones electrofísicas; y á la ventaja de su sencilla manipulación exenta en absoluto de peligro y que no requiere conocimiento alguno de electricidad, tiene la inmensa de orden económico, su reducido coste, que permitirá á muchos médicos que no pueden costearse y montar el gabinete en su casa, llevar á la cabecera del enfermo en un maletín de 8 kilos de peso, los inmensos beneficios de la electricidad aplicada á la Medicina.

SANCHO LÓPEZ LÓPEZ.