La Energía eléctrica (1910-09-25 00:00:00), página 11

Entre las diversas fábricas que construyen estos privilegiados y excelentes motores, cuyo empleo como máquina de reserva, en las centrales hidroeléctricas, no tienen rival, podemos citar los acreditados talleres Carels Frères de Gante, Bélgica, y Burmeister & Wain S. A. de Copenhague.

IBER JACK.

EL DINAMOMETRO

Aparato para medir el par de torsión de los contadores eléctricos.

La mayoría de los contadores hoy en uso son del tipo motor y consisten, como ya indica la palabra, en pequeños electromotores que mueven un totalizador y, en algunos casos, aparatos auxiliares como en contadores de doble tarifa y automáticos. Estos pequeños motores desarrollan, desde luego, una fuerza mensurable como cualquiera otro motor (con la única diferencia de que se trata siempre de fuerzas muy reducidas), y el producto de la fuerza por el radio de la parte móvil, tiene la misma importancia para la apreciación de un contador, que la indicación de la potencia en caballos para un motor industrial.

A continuación describimos y damos las instrucciones para el uso de un aparato nuevo, por medio del cual se determina de la manera más sencilla, el par de rotación en contadores eléctricos de cualquier construcción.

Este aparato está construido por la A. E. G. Thomson, según el principio de los dinamómetros de torsión, usados para medir intensidades, tensiones y capacidades. Con los dinamómetros, no se obtiene el valor del esfuerzo de rotación directamente por la desviación de la aguja, sino indirectamente por una segunda aguja, impulsada por la fuerza de torsión de un muelle.

Esta segunda aguja gira sobre un disco dividido en grados y está sujeta, por medio de una palanca colocada debajo del mismo, á un resorte espiral.

Este último está fijado á un eje cuidadosamente centrado que lleva una palanca de largo brazo contra cuyo extremo actúa la fuerza que se quiere medir. A la palanca está fijada la aguja que se desvía por efecto del par de rotación y se encuentra en la posición de reposo exactamente frente á la aguja, unida al muelle de torsión.

El aparato permite la medición de fuerzas hasta 3,5 gramos y puede desmontarse y transportarse fácilmente en un pequeño estuche (fig. 1.a). La figura 2.a enseña las piezas del aparato y la figura 3.a lo representa con el disco desmontado.

Para hacer uso de él hay que euroscar los tres pies de sustentación en la columna, montar el limbo graduado y el botón de torsión y colocar la aguja en su ranura á tope. Esta debe encontrarse frente á la aguja fija al botón del muelle de torsión.

Para determinar el par de torsión de un contador se fija sobre el disco de freno ó el inducido del contador un pequeño montante que posee cada aparato, de manera que su tope se encuentre exactamente al borde del disco. El aparato, marcando cero, se coloca de tal manera enfrente del contador suspendido, que la aguja más larga del instrumento, con su marca al final, se apoye contra el tope del montante, debiendo estar el centro del disco, el tope del montante la aguja y el botón de torsión en línea recta como indica la figura 4.a Después de haber colocado el dinamómetro de esta manera, se carga el contador con corriente máxima y se pone la aguja al mismo lado del tope que el sentido en que se mueve el disco. La fuerza actuando en la periferia del mismo tiende á desviar la aguja del punto cero y para mantenerla en esa posición hay que variar la posición de la más pequeña cierto número de grados, lo que se consigue haciendo girar el botón de torsión al cual está fijada.