La Energía eléctrica (1910-03-25 00:00:00), página 24

BOLETIN DE LA Unión Eléctrica Española.

Año VII. Madrid 25 de Marzo de 1910 Núm. 8

LA ECONOMÍA EN LAS CENTRALES Y LOS CONTADORES ELÉCTRICOS

Altamente injusta es la vigente ley sobre contadores de electricidad. No es la ley del embudo; pero es la ley de las balanzas del cortador que cuida de pegar un trozo de grasa debajo del platillo, para que caiga bien ante el comprador.

La vigente ley es una ley especial de protección al abonado, no una ley de equidad y justicia, como la que pintan con las balanzas en la mano. Que el contador marca de menos, lo pierde la central. Que marca de más, hay que reintegrar al abonado.

Se verifica un contador por un empleado del Gobierno, ajeno por completo á los intereses del productor de fluido, y si bien la marca puesta por el verificador garantiza, según la ley, que funciona con regularidad, el día que marca de más, la central debe reintegrar el exceso desde la última verificación como admitiendo que siempre ha marcado de más, que á renglón seguido de la verificación y comprobación se descompuso.

Tamaño absurdo podrá ser legal porque la ley lo dicta; pero en determinadas ocasiones resulta un gran perjuicio á las centrales, manifiesto y declarado. ¿En dónde vivimos? ¿Es acaso en la España que se regenera? No lo creemos.

«La marca puesta por el verificador garantiza—dice la ley—que el contador pertenece á un sistema aprobado por el Gobierno y que funciona con regularidad.»

El que sea aprobado por el Gobierno dista prácticamente muchísimo de garantizar sus buenas cualidades. Entre los números que moran en nuestros almacenes varía respetable número de contadores de los aprobados por el Gobierno que sólo para darnos disgustos han servido; pero que no para registrar el consumo de corriente eléctrica.

La economía en la central, por lo que á contadores atañe, estriba en el uso de contadores buenos, no precisamente baratos, pues la economía de compra consiste en comprar bueno. Para cerciorarse de que un sistema de contadores es bueno, no importa disponer de aparatos de laboratorio rumbosos: basta un buen voltímetro y amperímetro de precisión y un reloj prácticamente exacto.

El mejor procedimiento que creemos de aplicación práctica para el propietario de una central que carece de conocimientos técnicos profundos, es el de adquirir media docena de contadores del sistema que desea experimentar, todos de igual capacidad, y colocarlos en serie en un circuito con una ó varias lámparas de consumo constante. (Las de filamento de carbón que consumen unos cuatro vatios por bujía van bien.)

Una vez apreciado con exactitud el consumo (al voltaje que sea el indicado para el contador) se dejan los contadores durante un número de horas, digamos diez, y se anota el consumo que acusa cada contador. Se repite el ensayo, sin tocar nada, durante otras diez horas, y se anotan los resultados, y si hay duda se repite tercera vez. Practicando tales pruebas, unas á plena carga, otras á media, otras á \( \frac{1}{4} \) y otras á \( \frac{1}{9} \), se convencerá uno de lo que vale el contador que se ensaya; pues muchas veces, si el contador es malo, le resultará que los distintos contadores en serie marcarán cada uno á su capricho, y que mientras unas diez horas acusan un consumo determinado, en otras diez lo acusarán distinto, no obstante trabajar con la misma carga é iguales condiciones.

No fiarse de las indicaciones que los contadores suelen llevar sobre la tapa, por ejemplo: «una revolución, igual 0,017 vatios-hora», ó «con 100 vatios el inducido debe dar tantas revoluciones por minutos; pues un error en las revoluciones multiplicado por miles y miles de ellas, da resultados disparatados

Tampoco puede uno fiarse, y sensible es tenerlo que indicar, de los consejos que se obtengan de otras