La Energía eléctrica (1909-05-25 00:00:00), página 21

El arrollamiento de hilo grueso de un contador de esta clase está intercalado en uno de los tres conductores, la derivación está establecida en este y en los otros dos con lo que el conductor gira más rápidamente.

En lo que respecta al manejo de los contadores, tengo que hacer notar lo siguiente:

Los contadores tienen que estar montados en locales lo más secos posible que no contengan ni gases ni vapores perjudiciales y adosados á un muro macizo que tenga el espesor de pie y medio. Además es necesario que en la proximidad no haya contadores de campos magnéticos internos ó conductores por los que circulen corrientes de gran intensidad. Los contadores deben estar suspendidos verticalmente y las conexiones hechas con cuidado. En los locales en que se produzca mucho polvo se cubrirán convenientemente los contadores con una caja de protección.

De tiempo en tiempo (cada dos años próximamente) se comprobará la marcha de los contadores para proceder, en caso necesario, á una nueva verificación si se registran errores por defectos importantes, se principiará por limpiar los dos cognetes, principalmente el de rubics, para desembarrarlos del aceite solidificado que pudiera contener. Al mismo tiempo se pulimentará el rótulo con ayuda de un pequeño vástago de madera rodeada de tela embebida en bencina.

En los contadores de corriente continua, se limpian el colector y las escobillas con una pequeña cinta de seda. Una marcha brusca é irregular puede producirse por la presión de unas agujas sobre otras producida por defecto de colocación ó interposición de cuerpos extraños, ó por cortos-circuitos entre dos segmentos consecutivos del colector.

Puede hacerse el examen de las aguas limpiándolas y ajustándolas de nuevo hacerlas marchar suavemente. Con una lente, se puede examinar los segmentos del colector y quitar con un pequeño vástago puntiagudo de madera los cuerpos extraños que pudieran contener las ranuras.

Igualmente se comprobará que el disco de freno no roza contra los imanes y que entre imán y disco no hay ningún cuerpo extraño (limadura de hierro, etc.).

El engranaje de la rueda motriz calada sobre el eje con la primera rueda dentada del minutero, debe ser el conveniente, de modo que los dientes no penetren ni poco ni mucho.

El contraste de los contadores de watios-hora de corriente continua, se hace de la manera siguiente:

Se envía primeramente al contador el 10 por 100 de la corriente máxima para que esté calculado. Durante este tiempo se mantiene la tensión constante, por ejemplo á 110 ó 220 voltios (según la tensión de la red).

El número de vueltas que dé entonces el contador por kilovatio-hora (ó por hectovatio-hora) debe ser igual al que está marcado en la caja del contador.

Carguemos, por ejemplo un contador de 110 amperios, 220 voltios, con 10 amperios, y observemos con un cronómetro el tiempo en que el contador efectúa, por ejemplo, 60 rotaciones. Supongamos que para esto invierte 66,2 segundos. Se puede calcular que el contador hace las 60 revoluciones en 10 amperios × 220 voltios × 66,2 segundos, y por consiguiente en un vatio-segundo.

\[
\frac{60}{10 \cdot 220 \cdot 66,2}
\]

Vuelta y en un K W-hora que es igual á 3600000 vatios-segundos.

\[
C_k = \frac{3\,600\,000}{10 \cdot 220 \cdot 66,2} = 1484
\]

El valor impreso en la caja del número de vueltas por K W-hora es, sin embargo, 1500; el contador gira, por consiguiente, demasiado lentamente, porque si disminuye el numerador, es decir, el tiempo (en el supuesto que los vatios permanezcan constantes) en que el contador hace 60 revoluciones, el valor en la fracción aumenta. Ahora bien, en la bobina auxiliar tengo un medio de variar el número de vueltas del contador para una carga de 10 por 100. Si aproximo la bobina del inducido, el contador gira más de prisa, si por el contrario la alejo, más lentamente. Por consecuencia se puede reglar el contador hasta el número de vueltas por KW-hora que corresponde exactamente al valor indicado.

El efecto de la bobina auxiliar no tiene ninguna influencia en la marcha del contador á cargas elevadas.

Estando reglado el contador exactamente para una carga de 10 por 100 lo contrasto de nuevo para la carga de 100 por 100, es decir, para la carga máxima á que el contador esté construido.

La regulación á 100 por 100 se hace mediante el emplazamiento del imán de freno. Si el borde externo del imán corresponde exactamente con el borde del disco de freno (Fig. 6) el efecto obteni-