La Energía eléctrica (1907-08-10 00:00:00), página 2

de motor han de gastarse las Compañías (L'Eclairage Electrique, tomo XXXV, núm. 17, 25 Abril 1903 pág. 152: Informe del Syndicat professionnel des Mines d'Electricité) para tenerle bien entretenido, si es que indirectamente no quieren pagar 15, 20 ó más por las pérdidas que el mal funcionamiento de esos contadores, abandonados á sí mismos, producen.

Caso de no quererse emplear el método que hemos indicado para las cargas periódicas, bien por no mover el contador de su puesto, ó ya por no gastar carga nueva de álcali, se puede seguir otro sistema.

Si únicamente lo que se desea evitar es mover el voltámetro, puede vaciarse éste y lavarse sin moverlo empleando un sifón, que se introduce por el orificio central del tapón y, pasando por dentro del electrodo más pequeño, llega al fondo del voltámetro.

Si se desea evitar el pequeño gasto de la nueva carga de álcali, bastará reemplazar el agua perdida echando este líquido por el orificio del voltámetro hasta que el nivel esté, próximamente, en cero; pero después hay que soplar varias veces por la escala, desempalmada al efecto de la horquilla y provista de un trozo de tubo de caucho, haciendo que el aire salga por el voltámetro, reponiendo el agua necesaria para que el nivel vuelva al cero e imprimiendo, finalmente, al líquido de la escala rápidas bajadas y subidas, que no excedan de la longitud de ella, para completar bien la mezcla y hacer desaparecer las burbujas de aire que pudieran haber quedado. Para seguir este sistema de recargar los contadores, conviene usar como electrolito la disolución de potasa con preferencia á la de soda.

Claro está que al recargar los contadores se deberá echar unas gotas de agua en el cierre hidráulico, si la variación de nivel que hubiese experimentado así lo exigiera, ó lavarle y reponer su líquido.

Instalación de los contadores.

Como todos los contadores de amperios-horas, los Krumer se intercalan en uno de los conductores de la instalación, antes de los aparatos en que se utilice la energía eléctrica, cortando el conductor y haciendo desaparecer esa solución de continuidad por medio del contador.

Aunque sea el que quiera el sentido de la corriente eléctrica, los contadores funcionan y evalúan el consumo; es preferible instalarlos uniendo el electrodo mayor con el — del alambre en el que se intercalan. Los electrodos llevan los signos + y — para indicar que deben unirse con los extremos del alambre del mismo nombre.

De ninguna manera debe instalarse el contador, como hemos visto hacer, con gran asombro, á algunos llamados electricistas, uniendo su polo + con el alambre del mismo nombre de la instalación y el — con el conductor —; esto es lo mismo que producir un circuito corto, y claro es que resulta difícil averiguar qué trataría de contarse de semejante modo.

Debe procurarse que el tapón del voltámetro quede bien ajustado, que suceda lo propio con el tapón del cierre hidráulico, con la horquilla de la escala, y con esta última y su tapón.

El cierre hidráulico se saca fácilmente haciendo girar algo á su tapón al mismo tiempo que se tira de él hacia arriba.

Claro es que, como en todos los aparatos eléctricos, se debe tener especial esmero en que las superficies metálicas en contacto estén bien limpias, lijando, en caso de necesidad, los extremos de los alambres de los electrodos, los tornillos y bornes y los conductores con los que se empalma el contador.

Modo de estudiar los contadores Krumer.

La única manera de hacer un estudio verdadero de los contadores Krumer es comparándolos con voltámetros de depósito de plata ó de cobre.

Si se sigue este método, dada la precisión del contador á todas las cargas, es indiferente que se adopte esta ó la otra intensidad de corriente, para que sucesivamente pase por el Krumer y el voltámetro elegido como tipo de comparación; solamente, en obsequio de la menor duración del ensayo, conviene efectuarlo á una carga relativamente grande: de 2, 3, 4 ó 5 amperios, si se trata de un contador de esta última capacidad, por ejemplo.

Tampoco es preciso usar corriente de acumuladores, ni conservar el valor de ésta próximamente constante, ni hacer más que anotar las lecturas del contador y los pesos de las catodos iniciales y finales.

El cociente del aumento de peso del catodo del voltámetro por 4,0248 gramos ó 1,180 gramos, según