La Energía eléctrica (1908-02-10 00:00:00), página 7

tencia específica, lo cual permite á la cinta para la misma caída de voltaje ser hecha casi de doble sección que la de platino, que fué el primer metal empleado. La tabla de corriente de seguridad, es la siguiente:

    Carga plena normal.Ampereas.
    Corriente á la cual deben fundirse los fusibles.Ampereas.

    2 1/2
    5

    3
    6

    5
    10

    10
    20

    15
    30

Lentitud en el registro.—Se han dado ya referencias sobre la importancia fundamental de la lentitud en el registro, anulando así el incremento momentáneo de carga y evitando cobrar al consumidor más de lo que corrienteamente constituye su máxima demanda estable.

Para una instalación de lámparas de incandescencia, el instrumento descrito es suficientemente lento en su acción, y la curva de tiempo que demuestra esta propiedad á varias cargas, se ve en la figura 4.a, cuyas accisas son minutos y las ordenadas altura del líquido en centímetros. Para cargas de motores ó lámparas de arco, sin embargo, es muy conveniente á menudo, usar instrumento de más grande lentitud en el registro, y para estos objetos se usan los tipos «absorbedor» y el «cilindro».

El principio de la acción del tipo «absorbedor» es acentuar la lentitud producida por el calor específico de las partes que se calientan con el instrumento corriente. Estos son, á más de la ampolla, el aire en ella contenido y la cinta metálica de resistencia hasta que la corriente ha estado funcionando por un tiempo considerable la final temperatura, y por consecuencia, la lectura final no es conseguida.

En el instrumento cuyas partes de trabajo se encuentran en la figura 5.a, el calor específico se ha incrementado, introduciendo un pedazo de hierro dentro de una bolsa en la ampolla que debe calentarse, y así absorbe una considerable cantidad de calor y necesita más largo tiempo para que el instrumento alcance su calor final, etc.

A fin de conocer los efectos de este gran calor específico agregado, damos una curva de tiempo en la figura 6.a que muestra los valores de las lecturas después que una corriente estable pasa á través del instrumento en varios períodos de tiempo. Hemos mostrado también el efecto de un incremento momentáneo de carga, por el cual se verá que necesita más de diez minutos para registrar un incremento del 50 por 100.

El instrumento antes descrito, aunque indudablemente satisfactorio para varias necesidades del consumidor, no es considerado suficientemente lento por algunos ingenieros, por necesitar una mayor lentitud; esto se consigue con el tipo «cilindro» que se ve en la figura 7.a, en el cual, un cilindro aislador de hierro fundido esta colocado entre el carrete y la ampolla para hacer las funciones del pedazo de hierro metido en la ampolla en el tipo anterior «absorbedor»; variando el grueso de este cilindro el instrumento puede ser hecho para registrar la lectura máxima en una y media, dos ó tres horas, como se desee.

Indicadores de consumo trifilares.—Midiendo la máxima demanda de una instalación de tres conductores, no es correcto el uso de dos indicadores separados y añadir sus lecturas; tal procedimiento es aplicable á los contadores integradores, pero donde el consumo de ambos hilos, positivo y negativo, juntos, tiene que medirse, otros procedimientos,

Fig. 4.a

Fig. 5.a