La Energía eléctrica (1908-10-25 00:00:00), página 13

y seguro, sin que resistencias internas puedan de algún modo alterarlo.

El conductor, que se alarga al paso de la corriente es de una aleación de gran sensibilidad eléctrica y su forma es la de un hilo (fig. 3.a), cuyo diámetro es cerca de 2,5 mm.

Su resistencia mecánica es grande en proporción del estrecho de tensión á que está sometido, de manera que no puede encorvarse ó romperse, como ocurre á menudo en los instrumentos térmicos indicadores.

Este exceso de resistencia mecánica en el hilo dilatable asegura un comportamiento más regular uniforme y constante en el mismo material del conductor, que repite siempre el mismo alargamiento según la misma ley, á pesar de las perturbaciones accidentales á las cuales el instrumento puede estar sometido en su práctico funcionamiento.

Este instrumento es particularmente insensible á las sobrecargas y además, á causa de la disposición cinemática que traduce en práctica, no se resiente de las variaciones de temperatura del ambiente y puede considerarse naturalmente compensado.

Otro resultado es consecuencia del diámetro del hilo: la grande aperiodicidad del instrumento. Cada variación de la corriente viene registrada, pero están eliminadas todas aquéllas alteraciones del diagrama debidas á impulsiones repentinas que imprimen usualmente á la punta registradora oscilaciones que no corresponden á la carga.

Por su grande aperiodicidad el instrumento puede aplicarse también á líneas en las que las variaciones de carga son muy grandes y frecuentes, sin que por esto el diagrama pierda su claridad característica.

El diagrama puede obtenerse diario, semanal ó mensual, y en cada uno de los tres casos el instrumento puede quedar cerrado y aplomado durante toda la duración del diagrama, sin necesitar alguna maniobra ni de carga del movimiento de relojería ni de abastecimiento de tinta á la punta registradora.

El diagrama es polar y viene trazado con ordenadas radiales sobre una hoja circular. El diámetro del diagrama es de 240 mm.

Una disposición especial permite con una maniobra fácil la rectificación de la calibración del instrumento todas las veces que, por una causa cualquiera se vieran en ella alteraciones.

Este aparato, como todos los basados sobre la acción térmica de la corriente, sirve para corriente continua y alterna y puede, por medio de transformadores, usarse como amperímetro ó como voltímetro registrador para bajas y altas tensiones.

Sistema de regulación de la tensión para alternadores.—En un artículo publicado por M. Seidner en Elektrotechnische Zeitschrift, después de algunas consideraciones teóricas, recuerda los diversos sistemas empleados hasta el presente.

Los divide en cinco categorías.

En las tres primeras la corriente de excitación para producir el aumento de tensión está tomada del alternador y transformada en corriente continua.

1.a Por un commutador en sincronismo la corriente del inducido refuerza al excitaror (Métodos de Ganz Westinghouse, General Electric Co., Heyland Alexanderson).

2.a La corriente del alternador regula los amperios-vueltas de excitación de una máquina excitatrix que tiene un inducido provisto de un bobinado especial. (Métodos de Hutin y Leblanc, Boncherot, Danielson, Rice Reist, Steinmetz, Arnold.)

3.a La corriente alternativa se transforma en continua con enderezadores especiales. (Métodos de Dobrowolski, Crompton y C.a)

El cuarto grupo comprende los sistemas de Walker y de Heyland, que no han sido aplicados, y para una regulación entre ciertos valores límites del cos, utilizan el efecto mismo de la reacción del inducido.

Por último, el quinto grupo comprende los métodos de regulación, en los cuales se ha recurrido á una disposición mecánica, accionando sobre un recóstato. (Métodos de Blathy, Thury, Dick, Kenney et Whiting, Chapman, Siemens, Schuckert et Tirrill.)

El autor propone un nuevo método basado en una propiedad particular de las resistencias del hierro.

Aplicando á las bornas de una resistencia de hielro una tensión creciente se obtiene entre ciertos límites (8 á 15 voltios) un valor constante de la corriente. Más allá de los 15 voltios la resistencia cesa de aumentar. En esta propiedad de cambio rápido de resistencia está basada la regulación.