La Energía eléctrica (1908-02-10 00:00:00), página 5

mente ha obtenido un favor considerable, es el basado en la tarifa «de verano é invierno». Bajo este sistema el pago por unidades de valor alto se hace cargándolas sobre más grande número de horas de consumo por día en el invierno que en el verano; el valor de estas unidades es deducido tomando en cuenta el mayor uso de la luz en el invierno. Así, en caso de cargarse un valor alto por el uso de una hora al día de la máxima demanda durante el año entero, una buena subdivisión práctica es la relación de tres á una, ó sea una y media horas en el invierno y media hora en el verano. Esto no introduce complicaciones, puesto que la escala de cada instrumento está grabada con la escala de verano á la derecha y la escala de invierno á la izquierda; cada una se usa en su estación correspondiente. La lectura en amperios se conserva para los ensayos del aparato.

Otros métodos de escala, en actualidad en uso, son: amperios y kilovatios, valor de la demanda máxima, en libras, chelines, peniques y amperios; amperios y en lámparas de 8 y 16 bujías, amperios y caballos de vapor, etc., etc.

Descripción del instrumento térmico.—En principio, el instrumento es prácticamente un termómetro de indicación diferencial, que mide el calor producido por una corriente eléctrica. Consiste en dos ampollas, aproximadamente del mismo tamaño, conectadas por un tubo en forma de V LL (fig. 1.a), lleno de un líquido especial, y próximo á un tercer tubo cerrado, muy cerca de donde está fijada la escala. Este líquido especial es elegido á fin de que el aire en ambas ampollas pueda siempre ser mantenido libre del vapor de agua.

La corriente tomada por la instalación es llevada á través del carrete de calor HC, el cual está arrollado á la ampolla del lado izquierdo. El calor producido gradualmente causa la expansión del aire y comprime la columna líquida en el lado izquierdo del brazo del tubo en V.

En el otro brazo, y lentamente, se derrama dentro del tubo de lectura R. La altura alcanzada, es una indicación del máximo valor de la corriente que ha pasado á través del carrete.

A causa del empleo del principio térmico, las indicaciones son exactas para corrientes continua y alterna de cualquier periodicidad, independientes del modo que el instrumento ha sido calibrado.

Cada escala está hecha por pruebas sobre el mismo instrumento, de suerte que las pequeñas diferencias de construcción en el tamaño de los tubos son eliminadas.

Precauciones para asegurar la permanencia.—Es necesario, lo mismo que en la fabricación del termómetro, frotar con aceite el tubo para evitar los defectos sensibles de la calibración.

Los tubos se construyen con un número de oriñíos en cada brazo para prevenir el paso del aire de una ampolla á otra durante el transporte por ferrocarril ó por mar.

Este procedimiento asegura que ninguna transferencia de aire tiene lugar, aun cuando los instrumentos se calienten varias veces para volverlos al cero mientras una corriente pasa á través de ellos. Después de un largo viaje ó sacudida, ó cuando las cajas de envase son manejadas con poco cuidado, la distribución de aire puede ser alterada en algunos casos; pero los instrumentos pueden ser fácilmente arreglados de nuevo por instrucciones especiales. Es, por consiguiente, siempre recomendable, después de la entrega, pasar una corriente á través de ellos, próximamente á media carga, para demostrar que están bien.

Exactitud y sensibilidad.—La mayor atención se ha prestado á la exactitud en la calibración de los instrumentos. La escala es muy extensa, y da toda la extensión del trabajo desde la pleña carga hasta \( \frac{1}{5} \); en el tipo de 10 amperios, por ejemplo, la extensión es de 10 á 20 amperios. La calibración no es llevada más allá de este valor, porque la escala se contrae algo con su correspondiente disminución en la sensibilidad; ésta se ve en la curva adjunta (fig. 2.a), en la cual se nota también la gran sensibilidad en las lecturas ordinarias. La curva es prácticamente rígida, y como no hay ninguna descontinuidad en el