La Energía eléctrica (1907-08-10 00:00:00), página 4

El error absoluto ó de apreciación del amperímetro podemos conceder que sea de media división, ó sea que \( \epsilon < 0,1 \) amperio; el relativo, si son A los amperios marcados, será \( < \frac{0,1}{A} \) y en tanto por 100 \( < \frac{10}{A} \); pues bien, si la corriente que se hace pasar por el amperímetro y el contador es de 0,2 amperios, resultará que sólo el error de lectura del amperímetro podrá dar \( \frac{10}{0,2} = 50 \) por 100, que habría quien lo atribuyera al contador, habiendo medido este último exactamente la verdadera cantidad de electricidad gastada. En ese caso, haciendo \( A = 5 \) amperios, todavía quedaría un error inherente al amperímetro, que puede llegar á ser del 2 por 100, con el que no sería justo se hiciera cargar al contador.

El estudio de los contadores Krumer, tomando como patrones ó tipos de comparación contadores de los sistemas hasta hoy más generalizados, debe evitarse cuanto se pueda, por las muchas causas de error que falscan las indicaciones de los últimos.

En todo caso, el contador que se ponga en serie con el Krumer deberá ser de los llamados patrones, análogos al adoptado por la Brooklyn Edison Company (Yesares. Anuario de Electricidad, 1904, páginas 250 y siguientes), en los que se hacen desaparecer algunas de las causas de error, tales como el rozamiento de los numeradores, de los contadores corrientes, y aun así las diferencias que resulten en las mediciones más bien deberán atribuirse al contador-patrón que, seguramente, es menos preciso que los del sistema Krumer.

Si, en defecto de contadores-patrones, se emplean los usuales, deberán estar verificados recientemente \( d \) diversas cargas, y se pondrán en serie tres, cuatro, cinco ó más contadores Krumer con igual número de los que sirvan de comparación, empleándose no más que las corrientes para los que se verificaron éstos últimos, y en las que se determinaron sus peculiares errores.

Ha de cuidarse, además, de que los voltajes empleados para cada una de esas cargas no varíen en cada una de ellas y sean los mismos que los usados en la verificación.

También ha de recomendarse especial cuidado en que la corriente pase por los contadores del tipo del motor en igual sentido que tuvo en la verificación; que no existan grandes diferencias de temperatura ambiente y que los inducidos hayan tenido tiempo de calentarse antes de comenzar la evaluación de las cantidades de electricidad.

Aun así no hay que confiar demasiado en la precisión de los contadores usuales. En efecto, se establece generalmente para los de tipo de motor la ecuación

\[
\int_{s}^{t} e i dt = kn
\]

siendo \( e \) la diferencia de potenciales, \( i \) la intensidad de la corriente, \( k \) un coeficiente constante y \( n \) el número de revoluciones, ecuación que debe sustituirse por esta otra, designada por \( r \) la resistencia de la derivación y por F un término proporcional al trabajo de rozamiento:

\[
\int_{s}^{t} \frac{e}{r} i dt = kn + F
\]

en la que hay dos variables \( r \) y F, que constantemente intervienen, influyendo considerablemente en las indicaciones del contador.

Si el par de arranque, proporcional á \( \frac{e}{r} i \), es muy pequeño, ó el contador no arranca ó el término F tiene tan grande influencia, que contará muy erróneamente. Además, ese término F puede variar por muchas causas fortuitas.

Por otra parte, los cambios de \( r \) tienen gran importancia, porque por cada grado centígrado de variación de temperatura ocasionan, aproximadamente, un error de 0,4 por 100, si el inducido es de cobre.

Insistimos, por lo tanto, en la conveniencia de evadir cuanto se pueda el estudio de los Krumer por medio de otros sistemas de contadores á causa de los defectos de estos últimos, y en recomendar en su lugar los voltámetros de depósito de plata ó de cobre.

Es práctica muy generalizada la de estudiar los contadores empleando lámparas de incandescencia; pero tal sistema sólo puede dar indicaciones muy groseras.