La Energía eléctrica (1909-02-10 00:00:00), página 3

puente de Wheatstone ó de Kohlrausch, un galvanómetro á espejo, sensible, (de preferencia un aparato á bobina móvil), una caja de resistencia á clavijas, un galvanómetro balístico, un condensador, termómetros, una serie de resistencias talón de 0,01, 0,1, 1 y 10 ohmios que deben ser con preferencia de manganesa ó platinoide, dos elementos talón Clark, un tacómetro, un contador de vueltas, un cuenta segundos, un voltímetro, una estufa Gay-Lussac y una balanza de precisión, un metro talón y un compás de varas; reóstatos para varios gastos de corriente, una batería de 200 acumuladores de pequeña capacidad. (Sirve la de tensión del cuadro de corrientes continuas), y otra de gran capacidad y poco voltaje. (la del cuadro).

Además, dos llaves Sabine, un dinamómetro Siemens, un alternador á velocidad variable, (el del grupo de trifásicas), un voltímetro electroestático, un transformador elevador de tensión, (hasta 10,000 voltios), y una resistencia sin selfinducción, para la comprobación de voltímetros de alta tensión y corriente alterna.

Los amperímetros, voltímetros y vatímetros de corriente alterna, se comprueban por comparación con otros que sirvan también para corriente continua y previamente comprobados.

Los voltímetros de alta tensión se verifican por comparación con otros de baja tensión, entre cuyos terminales se comprende una fracción de la resistencia no inductiva sobre cuyos extremos está montado el voltímetro de alta.

Comprobación de las constantes de las lámparas incandescentes (Caso 5.).

Las exigencias legales, obligan á que las lámparas eléctricas por incandescencia lleven insertos el consumo en vati s, la intensidad luminosa, en bujías decimales y también el voltaje á que han de funcionar para que los primeros valores sean ciertos. Interesaba á las fábricas de luz eléctrica que vendedores ambulantes no expendieran á los consumidores, lámparas que siendo de más bujías que las indicadas, desde luego agradaban al abonado; pero como consumían más fluido del que correspondía á la intensidad luminosa asignada por el vendedor, encontrábaisen á fin de mes con un aumento de gasto que, claro está, se lo atribuían, no á las lámparas compradas directamente por ellos, sino á la Compañía suministrante, al contador, á la mala fe (?), á la explotación que á ciencia y paciencia de todos se está consintiendo á esas poderosas Empresas (?), de las que el público en España es sistemáticamente enemigo declarado. El público ¡Ah, el público! ese respetable público consumidor no cree en nada. Duda d las Empresas duda de la gestión oficial, duda de todo aquello que pueda serle útil y conveniente por el mero hecho de que es quien paga la luz, quien está expuesto, por satisfacer sus dudas, á pagar derechos oficiales; y explotando esa idiosincrasia nacional, unos cuantos vivos caen sobre las plazas y se deshacen de saldos y venden mercancías que hablan á la vista del abonado consumidor, si, nada más que á la vista, y es que los meridionales somos tan sencillos, tan impresionables que, no lo podemos remediar, nos engaña cualquiera.

El timo del portugués, acostumbrado aquí, explica bien estas cosas. Y luego, si vieran ustedes lo que se le ocurre á ese público consumidor de luz eléctrica para demostrar su competencia (?) en cuestiones de electricidad é invención de mecanismos ingeniosos para probar que conoce la ley de las corrientes derivadas ó para proteger el ingenio de esos desheredados, instaladores sin casa pero con malicia, que se pre-