La Energía eléctrica (1909-02-10 00:00:00), página 6

Estos dos últimos diagramas darán curvas que se pueden confundir con líneas rectas. En efecto: la intensidad I puede expresarse en función de los amperios A y de los voltios V por las fórmulas.

\[
I = P \cdot A \Omega \\
I = P' \cdot V \Omega'
\]

siendo P, P', Q, Q' constantes.

Aplicando los logaritmos á estas fórmulas, se obtiene

\[
\log I = \log P + Q \log A \\
\log I = \log P' + Q' \log V
\]

Se pueden obtener así las ecuaciones que dan la intensidad luminosa en función de los voltios y de los amperios. Se comparan los resultados de A, V e I, obtenidos en dos experiencias, para determinar los valores de P, P', Q, Q' y pueden trazarse desde luego los gráficos.

Este procedimiento, expuesto por Fleming, es muy elegante y cómodo para el estudio completo de un sistema de lámparas de fabricación determinada.

Laboratorio para fábricas y oficinas de verificación. Modelo económico.—Este modelo, del que damos una vista, sirve lo mismo para corrientes continuas que para corrientes alternas monofásicas ó trifásicas; para lo cual, está provisto de todo el material necesario al efecto. El tipo adoptado para el tablero es el de la A. E. G. con sus soportes para dos contadores, terminales de amperaje y voltaje; comutador de voltímetro, inversor, llaves comutadores, resistencias, etc., etc.

Una de las particularidades de este modelo consiste en que los aparatos de precisión que forman parte de él, son precisamente los que luego deben usarse como portátiles (fig. 13) para las operaciones fuera del laboratorio, con lo cual se consigue una notable economía.

Tratándose de fábricas de poca importancia ó que tengan pocos contadores, especialmente de corriente continua ó alterna, monofásica y aun en trifásica para alumbrado (\( \cos \varphi = 1 \)) con transformadores simples, no hay necesidad de usar grupo transformador y pueden funcionar á conexión directa con la canalización, lo cual da lugar á que su coste sea reducidísimo. Pero si se trata de laboratorios para las oficinas de verificación oficial ó de fábricas que tengan gran número de contadores, conviene economizar energía y entonces forma parte del laboratorio un grupo transformador compuesto de tres máquinas cuyo objeto es el que sigue, refiriéndonos á la figura 14.

De izquierda á derecha, 1) dinamo comutatrix de bajo voltaje y gran gasto para dar la corriente de amperaje al cuadro, ya sea continua ó trifásica; 2) motor de corriente continua á 110 ó 220 voltios; 3) dinamo de alto voltaje y poca intensidad para dar la corriente de tensión al cuadro, ya sea continua ó trifásica con estator giratorio para obtener el decalaje entre la cantidad y la tensión.

Con este grupo, van los resistentes de excitación que permiten en el motor graduar la velocidad y, por tanto, la frecuencia, y en las dinamos el valor más aproximado de la cantidad y tensión necesarios para la operación. Estos útiles datos se acaban de ajustar, con las resistencias del cuadro, al valor deseado.

Este grupo está contratado con la casa Oerlikon para el laboratorio á mi cargo, en Sevilla.

Contiene, además, este modelo de laboratorio, un fotómetro montado detrás del cuadro y con el anteojos saliente en la cara anterior, permitiendo la disposición especial de los soportes de las lámparas, colocados en los lados del tablero, dar á éstas todas las posiciones que se quiera, pudiendo girar alrededor