La Energía eléctrica (1908-06-25 00:00:00), página 13

mente y las pocas acciones de la Sociedad se pondrán por las nubes. — E. G.

Nuevos instrumentos de medidas eléctricas por dilatación.—El Electrical Engineering del 6 de Junio del año pasado describió una nueva disposición de los hilos de dilatación para instrumentos de medidas eléctricas, presentada por Mr. Irwin a la Institution of Electrical Engineers.

En estos aparatos, el hilo es doble y sus dos ramas son recorridas paralelamente por una corriente continua constante y, en serie, por la corriente que se trata de medir. De esta disposición resulta que las dos mitades del hilo se calientan designadamente y que su diferencia de temperatura es proporcional á la intensidad de la corriente en serie, cuando la corriente auxiliar es constante.

Montando los dos hilos de manera que un muelle tienda constantemente á moverlos en el mismo sentido, perpendicularmente al plano en que se encuentran, un espejo dispuesto entre los hilos se inclina lateralmente bajo la acción de la corriente que se desea medir, y sus indicaciones son proporcionales á la intensidad de esta corriente.

El autor describe también cómo se construye prácticamente el aparato para medir las diferencias de potencial y las intensidades de las corrientes continuas, y cómo asimismo puede ser igualmente empleado para determinar los valores instantáneos de las diferencias de potencial y de las intensidades de las corrientes variables.

El aparato se utiliza también como oscilógrafo, para determinar las variaciones de la diferencia de potencial é intensidad de las corrientes alternativas, y puede disponerse para medir las potencias instantáneas acoplando dos hilos, uno atravesado por una corriente proporcional al voltaje en el momento que se considere y otro por una corriente proporcional á la intensidad en el mismo momento.

Contadores de electricidad á partir de un límite.—El sistema de abono á fluido eléctrico, que consiste en el pago de una suma convenida que da derecho á un máximo instantáneo determinado, se completa con el empleo de contadores que sólo registran las cantidades de electricidad consumidas á partir de esa potencia máxima, descartando el abonado de toda precaución respecto al modo de utilizar la energía eléctrica mediante el pago, á una tarifa generalmente más elevada, de los kilovatios-hora consumidos más allá del máximo previsto.

En el Elektrotechnische Zeitschrift de 8 de Agosto último, M. Ernst Wagmuller describe un contador de esta clase (de dépassement), compuesto de un motor eléctrico, que montado en derivación en el circuito, gira á velocidad constante. El inductor de este motor es un imán permanente y la intensidad absorbida por el inducido es de 9 miliamperes. El motor acciona por engranajes un disco de aluminio que gira á razón de media vuelta por minuto, y delante de este disco se mueve, bajo la acción de un amperímetro, una rodaja cuyo número de vueltas se registra por un índice. En la posición de reposo, la rodaja está en el centro del disco, pero el amperímetro lo separa tanto más cuanto se ha pasado del límite máximo, estando provisto el aparato de un dispositivo para eliminar el rozamiento del disco al moverse.

Compensadoras de las distribuciones en tres hilos.—En la Electrical Review de 10 de Mayo, Mr. Taylor se ocupa de las compensadoras empleadas en las estaciones eléctricas para mantener el equilibrio entre las cargas de los dos puntos de las distribuciones en tres hilos.

El autor expone que la disposición ordinaria de estas compensadoras, con un grupo inductor en derivación y un inducido en cada punto, no puede permitir en ningún caso una regulación automática del voltaje. En efecto, el motor del grupo compensador se retrasa, porque aumentando el voltaje de este lado, su campo se refuerza, y en cambio en el lado del generador del mismo grupo, decae el voltaje, porque al disminuir éste se reduce también el campo inductor. Ahora bien; para que la regulación pueda efectuarse de un modo automático, sería cabalmente preciso que ocurriese lo contrario. Para obtener este resultado, bastaría cruzar los inductores de las dos máquinas del grupo con respecto á los dos puntos de la distribución; pero el efecto obtenido sería exagerado en las máquinas con derivación.

El autor indica como la única solución práctica, emplear para constituir los grupos compensadores máquinas compound, en las que los hilos de los carretes inductores, así los en serie como los en derivación, estén cruzados con respecto á los dos puntos de la distribución. Este procedimiento, según Mr. Taylor, permitirá obtener una compensación automática de un funcionamiento seguro en todos los casos y que no diese lugar á diferencias de voltaje, entre los dos puntos, superiores al 1 por 100 del voltaje normal.

Blanqueo eléctrico del papel.—Según nuestro estimado colega el Boletín de la industria y comercio del papel, en la asamblea de los papeleros suecos, el ingeniero Sr. Randel se ocupó extensamente del blanqueo electroliítico. Los gastos del blanqueo con los aparatos e instalaciones sistema Schukert serían los siguientes, según se deduce de lo expuesto por dicho Sr. Randel.

Sirve de base para el cálculo, una fábrica de bisulfito con una producción de 6 á 10.000 toneladas anuales y que consume 1.000 toneladas de cloruro de cal. El cloro activo en las soluciones de cloruro de cal obtenidas, se calcula en 320 T, ó sea

\[
\frac{320.000}{100} = 1.070 \text{ kilos de cloro útil}
\]

que se deben producir diariamente.

Ahora bien; para producir dicha cantidad de cloro por electrolisis se debe tener en cuenta lo siguiente:

Se considera como conveniente que un litro tenga 18 á 20 gramos de cloro útil.

Por consiguiente, se deben producir diariamente desde

\[
\frac{1.070.000}{18} = 59.445 \text{ á } \frac{1.070.000}{20} = 53.500 \text{ litros}
\]

de disolución de cloro.