La Energía eléctrica (1907-07-25 00:00:00), página 4

hallan y en libre comunicación con la atmósfera. En este último tubo circulan burbujas de hidrógeno y el nivel obedece á las fluctuaciones de la presión atmosférica y á los bruscos cambios de las tensiones de los gases del voltámetro, pudiendo, por lo tanto, servir para cerciorarse de si el contador funciona ó no.

Cuando cesa el desprendimiento de gases, por haberse cortado la corriente eléctrica, los que contiene el voltámetro y que se hallan á algunos grados más, aunque muy pocos, que la temperatura exterior, se enfrían paulatinamente, se contraen en consecuencia de esto, y el líquido del tubo M-N vuelve á tomar, poco más ó menos, la posición inicial.

Claro es que mientras esté en reposo el contador, los cambios de nivel en el cierre hidráulico siguen los de la presión atmosférica, y que en algún caso, poco frecuente, saldrá alguna burbuja de gases ó podrá entrar alguna de aire; pero siempre se opondrá á la evaporación del electrolito la existencia de aquel cierre, y el poquisimo aire que puede llegar á penetrar en el voltámetro, como antes se lava en el líquido alcalinizado del cierre, va desprovisto de ácido carbónico.

Llena, por lo tanto, ese cierre el doble objeto de impedir la evaporación y la carbonatación del electrolito.

Los largos y múltiples estudios efectuados por el inventor, han evidenciado que de todas las causas que en la evaporación influyen es, con gran diferencia, la ventilación la más importante de todas, y los que realizó con los voltámetros demostraron que convenía establecer cambios bruscos de sección y de sentido en la corriente gaseosa para que esta abandonara las partículas de electrolito que mecánicamente arrastraba. El resultado final de esos estudios y de numerosos experimentos es la disposición, ya descrita, dada al contador.

El líquido del cierre, aunque sea evaporable, como es en cantidad relativamente grande para la pequeña superficie de evaporación que tiene en contacto con la atmósfera, y como además la renovación del aire está muy dificultada, dura muchísimo más tiempo que una carga del contador; y además, como la ventilación del voltámetro está enormemente contrariada, aunque se ponga un cierre hidráulico sin líquido alguno, no llegan á hacerse sensibles los efectos de la evaporación del electrolito.

La corriente gaseosa ascendente del voltámetro choca contra el tapón D, tiene que retroceder en su marcha y sufrir una contracción al entrar por los estrechos orificios P y Q (fig. 3), experimenta después una expansión y un nuevo cambio de dirección, para llegar al extremo N del tubo M-N y burbujea y se lava en el líquido de este último, antes de abandonar definitivamente el voltámetro. Se comprende fácilmente que con tal tratamiento, á que automáticamente se halla sometida la corriente gaseosa, salga, como sale del voltámetro, en tales condiciones que puede tomarse en él como equivalente electroquímico el teórico, sin preocuparse de la cantidad de vapor de agua y de electrolito arrastrados por aquella, que en los antiguos contadores del sistema Hispania, del que es última modificación el de Krumer, tenía importancia suficiente para hacer adoptar otro equivalente mayor. En los contadores Hispania, en