La Energía eléctrica (1909-01-10 00:00:00), página 7

vicio de contadores; y he aquí, en resumen, lo que se necesita para las operaciones industriales de verificación de contadores.

Si el laboratorio es de alguna importancia, tiene además una serie de aparatos de electrometría de alta precisión que permite comprobar las aparatos de indicación, tales como amperímetros y voltímetros; y otros que permitan efectuar operaciones de medición, de resistencias, aislamientos, rendimientos y medidas fotométricas. Sin embargo, pensando industrialmente, es preciso reconocer que en este terreno se debe medir por metros, como dice muy bien un distinguido ingeniero alemán, y no andarse con apreciaciones infinitesimales, que son más propias de los laboratorios de casas constructoras y de los que se dedican á investigaciones científicas. Véanse si no, los límites de los errores legales concedidos para las indicaciones de contadores y lámparas, y se comprenderá que para no discrepar, en conciencia, de estos valores, bastará una comprobación sencilla de los aparatos de medición, efectuada de tiempo en tiempo, comparándolos con otros tipos que se tienen reservados, sin que haya necesidad de tener un arsenal de aparatos muy costosos y un ingeniero dedicado exclusivamente á su conservación y uso.

El espíritu de exhibirse emitiendo mucha ciencia en operaciones industriales y una escrupulosidad exagerada, no están justificadas y resultan perjudiciales á todos por el tiempo que se pierde, si la importancia del contrato intervenido no lo exige. Una fábrica que regula sus contadores antes de instalarlos á un 2 ó 3 por 100, demás, puede cometer en sus comprobaciones, debido á lecturas poco exactas, ó á otras causas, un error de 3 por 100 sin que se salga de los límites legales concedidos y este error es muy difícil cometerlo por poco buenos que sean los aparatos y por poca práctica que tenga el operador, y comproba mi opinión el hecho de que, en general, no se obtiene exactamente el mismo resultado en operaciones sucesivas, hechas con el mismo contador, aunque no cambien los aparatos de medida ni el operador.

Refiriéndome á los laboratorios oficiales á cargo de los Verificadores, ya mi criterio es otro. En estos centros, donde hay generalmente un ingeniero dedicado oficialmente á servir al público y vigilar á las Empresas, para que, ni por ignorancia, ni por mala fe, cometan abusos en el suministro de fluido; en estos centros, repito, es donde deben encontrarse cuantos aparatos y medios sean necesarios para comprobar toda clase de aparatos de medición, así como para efectuar todas las operaciones de electrometría, sea cualquiera su importancia y quien las pida, pues los mismos fabricantes no rehusan de acudir á los Verificadores, cuando tienen fe en su competencia y saben que disponen de buenos aparatos, en cuanto litigios ó dudas se presenten en sus liquidaciones con los abonados.

Veamos ahora cuáles son las operaciones que se pueden presentar en una fábrica de electricidad, para lo cual la supondremos de relativa importancia y con un crecido número de contadores en servicio y consideremos que tiene producción de energía á corriente continua con distribución trifilar á 2 × 110 voltios, tranvías eléctricos con corriente continua á 550 voltios, en el hilo de trabajo, con relación al potencial de la tierra, ó sean los carriles, y que en esta línea tienen instalados motores para industrias; y además, que tiene un uso, corrientes trifásicas á 6.000 voltios con reducción á 115-220 y 500 voltios para los pueblos próximos y para las fábricas situadas en las afueras de la capital en que está emplazada la central.

Los contadores empleados, supondremos que son de varios tipos y sistemas; habiéndolos de tipo motor y péndulo amperohímetros, electromagnéticos, electrolíticos y vatímetros; y en todos estos casos, bi y trifilares para la corriente continua, así como de campo giratorio simples y dobles para la trifásica. La capacidad de estos aparatos la supondremos comprendida entre los límites de 5 á 200 amperios dentro de los voltajes antes indicados.

En los aparatos de medición, admitiremos que tienen amperímetros y voltímetros para corriente continua y alterna, vatímetros sin inducción para corrientes continuas ó alternas, aparatos registradores de energía, contadores horarios y cajas portátiles de verificación. La capacidad de estos aparatos puede variar entre los límites de cero á 1.000 amperios y de cero á 500 voltios en corriente continua y de cero á 100 amperios y de cero á 6.000 voltios en corrientes alternas.

No se vaya á creer que estos datos han sido puestos arbitrariamente como para plantear el problema en los términos más generales y extensos, nada de eso; se trata de un caso práctico existente en nuestro país.

Un puente de Weadstone, un fotómetro, un buen Ohmímetro, resistencias tipo, un voltímetro, balanza