La Energía eléctrica (1908-05-25 00:00:00), página 19

pués á disposición de la verificación oficial, lo que viene á parecerse á aquel refrán tras de... adornado, apaleado.

La «The Malaga Electricity Company Limited» toca ahora de cerca este abuso oficial; el Ingeniero verificador la comunicó iba á efectuar la verificación de tres contadores de propiedad particular, y la Compañía respondió exigiría por tal operación, toda vez que dichos contadores no eran propiedad de la misma, una cierta suma. El ingeniero verificador protestó y trasladó la queja, y la Dirección de Agricultura ordena al verificador dé cuenta al gobernador civil, para que obigue á la Empresa á cumplimentar dicho artículo, que se limita á indicar que los referidos laboratorios «estarán á disposición de la verificación oficial», lo que no quiere decir que estén á disposición gratuita. Pero el bendito Reglamento que no tiene el diablo por donde cogerle, todo lo deja en el aire y... mientras tanto la estaca siempre descargando sobre las poderosas Compañías de electricidad, lo que no deja de ser un estimulo para los capitalistas que sientan alguna inclinación para colocar sus capitales en empresas eléctricas...

E. G.

Dice así la parte dispositiva del Real decreto de modificación aludido:

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL DECRETO

A propuesta del ministro de Fomento, y de acuerdo con la Comisión permanente del Consejo de Estado vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Quedan modificados los artículos 4.º, 38, 39, 104 y 105, de los Reales decretos de 7 de Octubre de 1904 y 8 de Junio de 1906, en la forma siguiente:

Art. 4.º El cargo de verificador de contadores de electricidad se proveerá por concurso, ateniéndose á las siguientes condiciones de preferencia:
1.º Ingenieros Industriales, comprendidos en la Real orden de 27 de Diciembre de 1906.
2.º Ingenieros de todas clases, doctores y licenciados en Ciencias físicas, peritos mecánicos electricistas, con título español, y oficiales de Marina, con título de torpedista, indistintamente.
3.º Individuos del Cuerpo de Telégrafos.

Será mérito más preferente estar desempeñando el cargo de verificador de gas ó de electricidad en la misma provincia.

Art. 38 Las Compañías suministrantes de fluido reintegrarán á sus abonados las cantidades cobradas de más por adelanto de los contadores, mayor del 6 por 100.

Para efectuar la liquidación, se sumará al consumo calculado en la libreta del último mes el error deducido del isocronismo correspondiente á treinta días, para el reintegro mediante el examen de los diferentes consumos mensuales del abonado, y con la intervención de la Verificación oficial.

Los conductores de tipo motor que resulten marcados cuando no pase por ellos corriente, serán retirados y substituidos por otros en buen estado de funcionamiento, y el pago de las cantidades pendientes de cobro se efectuará á prorrateo según las indicaciones de éste.

En los tipos de péndulo, que marquen cuando no pase corriente, por error de isocronismo, se efectuará por el verificador la liquidación del adelanto mensual correspondiente, que será reintegrado por las Empresas suministrantes de fluido, si sólo ó sumado con el error del contador en su prueba eléctrica de apreciación de la corriente que por el circulo excede del 6 por 100 del consumo, efectuándose el reintegro de las cantidades percibidas de más por las Compañías, tomando como base, para la liquidación, el plazo máximo de un año, desde la colocación del contador ó desde que se haya hecho la última verificación ó comprobación oficial del aparato en el domicilio del abonado.

No se hará liquidación ni reintegro cuando el error ó suma de errores sea menor de 6 por 100, admitido como límite legal, salvo el derecho de las reclamaciones civiles que por tal causa puedan entabllarse ante las Autoridades judiciales.

Art. 39. De todo contador que en la verificación ó comprobación á domicilio resulte con un error en perjuicio del abonado mayor del límite legal, se pasará aviso al interesado y á la Compañía por el verificador, con expresión de dicho error y de la obligación de la Compañía de reintegrar al abonado el importe del mismo, correspondiente al plazo máximo de un año desde la colocación del contador ó desde que se haya hecho la última verificación ó comprobación oficial del aparato en el domicilio del abonado.

En los contadores de tipo motor que marchen cuando no pase la corriente, y en todos los casos en que por rotura ó imperfección de los contadores no sea posible hacer la verificación, indicará el Verificador en sus papeletas la obligación de la Empresa de retirarle y substituirle por otro, y la de prorrotear las cantidades que haya pendientes de pago, con arreglo á las indicaciones del nuevo contador.

En los contadores de tipo péndulo, cuyo error de isocronismo exceda al 6 por 100 del consumo, sólo ó sumado error de apreciación al pasar por el corriente, determinará el verificador en sus papeletas el adelanto mensual que por el citado error de isocronismo deba ser reintegrado y que corresponda al plazo máximo de un año, desde la colocación del contador ó desde que se haya hecho la última verificación ó comprobación oficial del aparato en el domicilio del abonado.

Art. 104. Las Compañías suministrantes de fluido reintegrarán á sus abonados las cantidades cobradas de más por adelanto de los contadores mayores del límite legal. Para efectuar la liquidación se sumará