La Energía eléctrica (1909-01-25 00:00:00), página 10

Segundo tablero.—(Fig. 6.) Provisto de mesa. Es el tablero de trabajo. Consta en la parte superior de terminales para las tres fases y neutro, unos para la cantidad y otros para la tensión. Un voltímetro de precisión á dos sensibilidades comutables por medio de una clavija. Del mismo circuito del voltímetro, derivan dos ramificaciones para la tensión en los vatímetros. Terminales para intercalar en el circuito de cantidad dos vatímetros en dos de las fases. Comutador de voltímetro, inversor y una llave de dos direcciones para dar neutro al voltímetro y á los vatímetros. Un comprobador de fases formado por dos lámparas en serie y comunicando con dos terminales. Dos soportes articulados con lámparas para alumbrar el cuadro y dos soportes de contador adoptables para cualquier modelo.

En la parte inferior, hay: tres resistencias de 4.000 Ohmios para la tensión y tres llaves bipolares dobles que sirven para intercalar ó suprimir los vatímetros en una u otra fase.

Sobre la mesa, pueden colocarse aparatos y en el cajón se guardan las llaves, puentes y demás accesorios del tablero.

Tercer tablero.—(Fig. 7.) Comprende en la parte superior tres resistencias Siemens, de los circuitos de cantidad para regular la corriente de cada fase. Tres amperímetros hasta 10 amperios y tres hasta 100 amperios. Tres puentes para poder poner en corto circuito los amperímetros, si es necesario trabajar sin ellos.

En la parte inferior, tres llaves bipolares dobles para que funcionen unos ó otros amperímetros, según sea el valor de la corriente. Una llave tripolar doble para poner en estrella ó en triángulo las resistencias. Una llave de neutro.

Este modelo de laboratorio es de un aspecto y dimensiones tan simpáticos, á la vez que práctico que para proyectar el modelo económico, que luego presentaré, no he vacilado en adoptar sus principales detalles.

Los vatímetros de precisión empleados, pueden ser Siemens ó Hartman, con transformador para cuatro sensibilidades en el amperaje y resistencias sin inducción para cuatro sensibilidades en el voltaje.

Operaciones y boletines de laboratorio.—Colocados uno ó dos contadores dobles en sus soportes y los vatímetros en sus terminales; pero fuera de circuito por medio de las llaves ad hoc, quitadas las clavijas y contactos de las resistencias, se pone en marcha la comutatría graduando su velocidad según la frecuencia deseada y, una vez obtenida y puestos en circuito los amperímetros convenientes, se gradúa la corriente en las tres fases (montadas en triángulo ó en estrella) por medio de las resistencias descritas y según se quiera probar el contador á circuitos equilibrados ó no.

Hecho ésto, se actúa sobre el inductor móvil del generador ó transformador del voltaje, á fin de colocarse en el caso de \( \cos \varphi = 1 \), lo cual se consigue cuando uno de los vatímetros señale cero, mientras que el otro acusa un valor mayor que cero, teniendo ambos el voltaje común y se efectúa la prueba rápida fundada en las vueltas que da el disco inducido en función de la carga. Se repite la prueba para \( \cos \varphi = 0,87 \), lo cual se consigue cuando un vatímetro señala la mitad de la energía que el otro, cada uno en su voltaje. Luego \( \cos \varphi = 0,5 \) para cuyo valor se verifica que uno de los vatímetros está en cero mientras el otro acusa carga, cada uno con su voltaje.

Finalmente, \( \cos \varphi < 0,5 \) en cuyo caso uno de los vatímetros marca al revés, ó lo que es lo mismo hay que invertir la corriente de voltaje por medio del comutador inversor, á fin de poder hacer la lectura.

La suma algebraica de las lecturas de ambos vatímetros representan la energía real de la corriente trifásica en cada caso, y las vueltas del disco deben estar en relación con ella, según la constante de fábrica correspondiente á cada contador.

En caso contrario conviene actuar, según sea el sistema del aparato, ya sea sobre la armadura de los electroimanes para modificar la intensidad del campo giratorio inductor, ya sea sobre el imán regulador que actúa sobre el mismo disco por inducción á flujo invariable, variando la distancia del campo al eje del platillo.

Los contadores monofásicos se prueban ya sea entre dos fases ya entre fase y neutro, y con un solo vatímetro. En este caso, cuando \( \cos \varphi = 0,5 \) el contador se queda parado y para \( \cos \varphi < 0,5 \) marcha en sentido inverso. Para los motores en vacío corresponde á \( \cos \varphi \), generalmente, un valor próximo á 0,5; pero no inferior, mientras que á toda carga llega \( \cos \varphi \) á valer 0,9 próximamente.

Tal vez los anteriores datos dan una explicación de por qué siendo el circuito de un motor perfecta-