La Energía eléctrica (1909-01-25 00:00:00), página 7

Los talones obtenidos serán de esta forma:

Amperímetro ó voltímetro n.º ______ corriente continua, hasta

    Observación Núm.
    Valor de la abscisa. R, E ó n.
    Indicación del aparato a prueba.
    Indicación del aparato tipo.
    GRÁFICO

    1 ó E
    1 ó E
    Valor de K para el tipo
    Idem id. id. el aparato a prueba

Fecha ____________________________

El Operador,

La comprobación de vatímetros se deduce fácilmente de los anteriores, y basta hacer variar la intensidad sin variar el voltaje ó viceversa para obtener la comprobación á voltaje constante y á intensidad constante; y tomando como coordenadas los voltios ó los amperios (la cantidad variable) indicados por los aparatos de precisión, colocados en el tablero, y los vatios correspondientes, obtendremos la curva de exactitud, que compararemos con la que corresponda á los valores dados por el vatímetro que se verifica. Se deduce la constante si la ley es la misma para ambas curvas.

Es de observar que para todos estos casos gráficos las líneas obtenidas deben ser rectas, pasando por el origen, cuyas ecuaciones se deducen de la ley de Ohm y de la expresión fundamental del trabajo eléctrico.

Comprobación de contadores para corriente trifásica. (Caso 2.º).

La comprobación de los contadores para corrientes trifásicas exige un tablero algo más complicado.

Los contadores usados para esta clase de corrientes son generalmente los fundados en el campo Ferraris ó giratorio, que es producido por dos electroimanes en discordancia de fase y excitados, uno por la corriente de cantidad y otro por la de tensión; actúan sobre un platillo, en el que desarrollan corrientes inducidas que lo ponen en movimiento.

Estos contadores pueden ser sencillos, para una sola fase ó hilo, ó dobles para dos fases. Los primeros se emplean generalmente para circuitos simples entre dos fases ó entre fase y neutro, y como monofásicos también para circuitos equilibrados, especialmente en instalaciones de motores; pero esto no es regla, y se ven en la práctica instalados contadores de esta clase, dobles, en instalaciones de motores, cuando su uso está especialmente indicado para circuitos desequilibrados en los que intervienen las tres fases ó hilos de la canalización.

De todas maneras, el tablero para la comprobación de contadores dobles sirve, como se comprenderá, para los sencillos, y por esto nos referimos á un tablero dispuesto de modo que se puedan probar en él contadores dobles, vatímetros ó de campo rotatorio para corrientes trifásicas con corrientes desde cero á 100 amperios y voltajes de 115-220-500 voltios entre dos fases.

Para esto es preciso disponer de corrientes trifásicas de amperaje y voltaje, producidas por un grupo transformador especial, con frecuencia de 40 á 100 períodos; resistencias Siemens en las tres fases para regular el valor de la corriente en cada una, resistencias sin inducción en los hilos de voltaje una en cada fase, amperímetros en las tres fases, uno de cero á 10 amperios y otro de cero á 100, pudiendo usar unos ó otros, según sea el valor de la carga; voltímetro de precisión con dos sensibilidades, una de cero á 300 y otra de cero á 600; llave de acoplamiento en estrella ó triángulo para los hilos de la cantidad, y llave especial para el neutro. Terminales de amperaje y voltaje (tres fases y neutro), terminales para intercalar los vatímetros y una disposición especial del generador de las corrientes de voltaje para decalar las corrientes obtenidas con respecto á las de amperaje; y he aquí en esencia todo lo referente al cuadro para corrientes trifásicas.