La Energía eléctrica (1907-07-25 00:00:00), página 1

La Energía Eléctrica

REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES

PUBLICACIÓN QUINCENAL ILUSTRADA

SUMARIO
Contador de electricidad Krumer, para corriente continua, por Víctor Mauri.—Modernas lámparas eléctricas de incandescencia, por Sancho López López.—Estudio y cálculo de una máquina eléctrica de corriente continua, por Francisco Morales Fernández.—Crónica e información: Nuevas centrales.—Nuevas sociedades.—Disolución de sociedades.—Verificadores de contadores.—Sociedad de construcciones mecánicas y eléctricas (antes Planas y Flaquer).—El sistema de las primas en la Central eléctrica de Sheboygan.—El convenio de las Compañías de electricidad.—Los tranvías de Barcelona.—El tranvía de la Loma.—Hidráulica Santillana.—El impuesto de transportes.—El Telégrafo.—Pirelli y C.ª, Fábrica de Hilos y Cables eléctricos.—Ofertas y demandas.

Contador de electricidad Krumer, para corriente continua.

Descripción del contador.

El contador de electricidad Krumer pertenece al género de los electrolíticos y aprecia las cantidades de electricidad que por él pasan, por el volumen de agua que la electrolisis descompone. En su fundamento es, por lo tanto, un verdadero voltímetro de agua, que, con los de cobre y plata, sirve en los laboratorios como más seguro tipo para contrastar los contadores de otros sistemas y para graduar y comprobar los amperímetros y otros instrumentos industriales. Por tal motivo, es de notoria importancia convertir esos voltímetros de agua de laboratorio, verdaderos patrones de los sistemas de contadores más en uso, en aparatos industriales, que sirvan directamente para apreciar cantidades de electricidad, problema que después de varios años de estudios y de práctica, que datan desde el 1901, tanto en laboratorios como en fábricas de electricidad, se ha resuelto con el contador Krumer, de una manera sencilla y eficaz.

La figura 1 (*) representa lo más esencial del contador, fuera de su caja, y la 2 las diversas partes que le constituyen. En ambas, se señalan con las mismas letras:
A. El voltímetro, de hierro esmaltado, ensanchado por su boca ó extremo superior, y del que lateralmente sale un tubo adicional en el que va colocada
B. escala de cristal, que va indicando el nivel del electrolito en el interior del voltímetro, y en cuya parte superior obra la presión de los gases del interior del voltímetro, merced á
C. (fig. 1), horquilla ó tubo doblemente acodado, de ebenita, que penetra dentro de la boca del voltímetro.
D. Tapón grueso, de caucho, que obtura la boca del voltímetro, provisto de cuatro orificios, uno central, de mayor diámetro que los otros, en el que se aloja
E. Cierre hidráulico, dibujado, en mayor escala, en la figura 3, cuyo modo de funcionar se explicará luego, y otros dos orificios iguales, para dar paso á
F y G Electrodo del voltímetro, formados por alambre grueso de hierro, arrollado en hélice, con distintos diámetros, de modo que el F entre dentro del G, dejando entre ambos un espacio anular.
En la izquierda de la figura 2 y debajo de E, se representan dos piezas de ebenita, que luego se

(*) La premura con que hemos de publicar este trabajo, nos obliga á utilizar unas fotografías obtenidas por el Sr. Irigoyen, que dejan mucho que deseas, como el lector podrá ver; entre otras cosas, el voltímetro A de la figura 1 es, en realidad, cilíndrico, como indica la a, que es otra fotografía precisamente del mismo voltímetro.