La Energía eléctrica (1907-05-10 00:00:00), página 4

valor; la necesidad de emplear mucho tiempo y obtener un peso grande de metal depositado para reducir el error en la determinación, y el tener que regular la corriente de un modo constante.

Los partidarios de que se adopte, de preferencia, la unidad práctica de fuerza electromotriz, principalmente los americanos, dan como ventajas, la facilidad de medirla con el potenciómetro, la seguridad en esta medida, la facilidad de reproducción de los tipos ó patrones, y la de poder medir, también, con aquel mismo aparato, la intensidad de la corriente.

Todavía surgió una diferencia respecto al tipo ó patrón que se había de adoptar para la fuerza electro motriz, pues reconociendo el gran valor del elemento Latimer Clark, presentáronse las ventajas que sobre él ofrece el patrón Weston, que difiere en su modo de preparación de aquél en que el metal atacable es el cadmio. La fuerza electromotriz del primero se aproxima á 1,434 voltios, á 15°, aunque determinaciones posteriores á las que dieron este valor permiten afirmar que es un tanto elevado, y las medidas citadas en el Congreso de San Luis por Mr. Glazebroock dan un valor próximo al adoptado en Alemania, 1,4529 voltios (1). Presenta el elemento Latimer Clark alguna ventaja sobre el Weston en el sentido de que la fuerza electromotriz varía menos de un elemento á otro del mismo tipo, que en el Weston (esta variación alcanza á lo sumo 0,0002 voltios). En cambio este elemento Clark tiene un coeficiente de variación con la temperatura, mayor que el Weston, es mayor su histéresis en relación con la misma temperatura, menor su duración, y da origen á gases que se desprenden en la superficie de la amalgama, inconvenientes que no tiene el tipo Weston.

Serán, pues, probablemente, todos estos puntos objeto de las deliberaciones del próximo Congreso de Londres, las cuales serán ilustradas, sin duda, por la aportación de nuevos e importantes elementos de determinación que actualmente parece que se están reuniendo. Tampoco se tomó acuerdo en el Congreso de San Luis sobre la nomenclatura de las unidades magnéticas, aunque se acordó recomendar la creación de una Comisión internacional que estudiasé y propusiese sobre todas estas cuestiones.

Decía antes que se pretendió, también, racionalizar el sistema de unidades de medida, y esta expresión exige explicación de mi parte.

Dedúcese del teorema de Gauss para el valor del flujo que atraviesa una superficie que dentro de sí encierra alguna ó algunas masas magnéticas ó eléctricas, un coeficiente \( 4 \pi \) que trasciende al valor de la fuerza magnetomotriz. El célebre físico inglés Oliver Heaviside razona del siguiente modo para encontrar el valor de la intensidad del campo magnético, ó sea del flujo por unidad de superficie equipotencial. Dice él: el flujo de fuerza que emerge de una masa magnética representa en definitiva á esta misma masa, y por consiguiente, si por \( m \) designamos á ésta, tal deberá ser el valor del flujo, y por lo tanto, á una distancia \( l \) de \( m \) la intensidad del campo deberá ser

\[
\frac{m}{4 \pi l^2}
\]

La acción del campo correspondiente á la masa \( m \) ejercida sobre otra masa \( m' \), se hallará multiplicando aquélla por \( m' \); luego la ley de Coulomb deberá expresarse, en este orden de ideas, por la fórmula

\[
\frac{mm'}{4 \pi l^2}
\]

De donde se deduce que el coeficiente K de la ley de Coulomb, cuando esta acción se ejerce en el aire, es

\[
K = \frac{1}{4 \pi}
\]

Con esto desaparece de la fórmula de la fuerza magnetomotriz el factor incommensurable \( 4 \pi \), lo cual es sin duda ventajoso, aunque la modificación que la introducción de estas ideas significa, produciría perturbaciones demasiado grandes en la determinación de las magnitudes eléctricas y magnéticas expresadas en las unidades ya de bastante tiempo á esta parte empleadas, sin contar con que la desaparición de este factor incommensurable en los valores de la fuerza magnetomotriz produciría su introducción en la relación entre las nuevas unidades y las antiguas.

Otras modificaciones se han propuesto para hacer desaparecer este factor molesto y poder llegar directamente á las unidades prácticas.

(1) La fuerza electromotriz de la pila Weston es 1,028 v.