La Energía eléctrica (1907-04-25 00:00:00), página 10

refractarios; la investigación rectificó el rumbo, y buscando entre los metales que tienen la temperatura de fusión sobre los 2.000° C, el material conveniente para substituir el carbón en los filamentos, apareció en 1901 la lámpara Osram, aunque hasta fines de 1903 no salió del laboratorio. La invención era del doctor Auer von Welsbach, y el filamento, que consiste en osmio metálico, es sumamente quebradizo en frío, y sólo ha sido preparado para voltajes inferiores a los corrientes. El resultado más satisfactorio ha sido obtenido con 50 voltios, alcanzando así las lámparas una vida útil de dos mil horas con un consumo que no excede de 1,6 vatios por bujía en ejemplares de 16 y 25.

En 1905 fué puesta á disposición del público la lámpara Tantal, cuyo filamento es tan fino que no pasa de 0,05 milímetros el diámetro para una lámpara de 25 bujías y 110 voltios; más de 60 centímetros de filamento hay alojados en el interior de la bombilla. No se prestan estas lámparas para la corriente alterna.

Actualmente la lámpara con filamento metálico que mejores resultados ofrece es la Osram, de una mezcla de osmio y de tungsteno, y la cual no consume más que un vatio por bujía, ó sea la cuarta parte que las buenas de filamento de carbón, al mismo tiempo que su existencia útil se coloca entre mil y tres mil horas. El autor de estas líneas tiene en ensayo una partida que acaba de recibir de estas lámparas, con la mira de emplearlas en el alumbrado público de Vitoria.

Como la calidad de las lámparas afecta más ó menos directamente, pero de una manera trascendental en todos los casos á las centrales eléctricas, vamos á poner á continuación un resumen de las precauciones que la comisión técnica inglesa ha recomendado recientemente para la adquisición de lámparas incandescentes de filamento carbonizado.

Define como vida útil de una lámpara el número de horas que su intensidad luminosa horizontal media tarda en perder 20 por 100; y entiende por eficiencia la cantidad de vatios que la lámpara disipa por bujía de intensidad horizontal media.

Recibida una remesa de lámparas, se examina las culatas y filamentos; se prueba el aislamiento y el vacío y se comprueba la intensidad y la eficiencia que han de caer dentro de los siguientes límites:

    Intensidad horizontal media
    ± 12 por 100

    Vatios disipados
    ± 8

    Vatios por bujía
    ± 16

La intensidad horizontal media se mide mientras se hace girar la lámpara á razón de 200 revoluciones por minuto; los vatios disipados no hay necesidad de indicar cómo se miden, y los resultados obtenidos han de caer dentro de marcos semejantes al de la figura 1.a que corresponde á lámparas de 16 bujías, 110 voltios, ochocientas horas de vida útil y 3 1/2 vatios disipados por bujía de intensidad horizontal media. El resultado obtenido en cada lámpara se indica por medio de un punto, y después de haber señalado así los resultados de una partida, el diagrama de la figura 1.a toma el aspecto de un blanco señalado por una porción de balas. De ahí el nombre de target diagrams que esos trazados han recibido en inglés.

Una vez que la intensidad horizontal media es la que ha de servir de base para clasificar las lámparas por intensidades, completaremos el conocimiento de un tipo de lámpara determinado, obteniendo la distribución luminosa en un meridiano completo. Exige el informe inglés, y con este detalle damos fin á su extracto que la relación entre la intensidad esférica media y la intensidad media horizontal no ha de ser inferior al 80 por 100.

En las figuras 2.a y 3.a damos á conocer la distribución luminosa de las dos formas de filamento de carbón más empleadas actualmente en lámparas de incandescencia.

No parecerán superfluas las pruebas indicadas si se tiene en cuenta lo maleado que está el asunto de las lámparas incandescentes.

Confiados muchos traficantes en que el comprador carece de los medios ó de los conocimientos