La Energía eléctrica (1906-07-25 00:00:00), página 9

Los resultados á que se ha llegado por medio de los aparatos absolutos no tienen valor más que en el momento de la observación. Para conocerlos en cada instante, hay que recurrir á los aparatos de variación. La figura 4.a muestra cómo están dispuestos en el Observatorio del Ebro. Comprenden dos series: una de registro fotográfico, la otra de visión directa. El modelo adoptado es el de M. Mascart, que funciona en el Observatorio del Val-Joyeux, habiéndolos construido M. Mailhat.

Cada serie contiene tres aparatos: el declinómetro, imán suspendido de un hilo de seda sin torsión y dirigido según el meridiano magnético. El bifilar, que mide las variaciones de la componente horizontal; en este aparato el imán se mantiene en un plano casi normal al del meridiano magnético por dos hilos de seda separados algunos milímetros; la fuerza horizontal actúa en sentido contrario y tiende á situar el imán en el meridiano; á Gauss se debe el principio de este aparato. Por último, la balanza magnética de Lloyd, que mide las variaciones de la componente vertical; un brazo de balanza, constituido por un imán en forma de rombo truncado, descansa por un cuchillo de ágata sobre un plano también de ágata; el brazo se equilibra casi horizontalmente; las variaciones de la fuerza vertical modifican la inclinación del instrumento.

El método empleado para el registro fotográfico es el método objetivo por reflexión de lord Kelvin, ligeramente modificado; una abertura luminosa vertical, colocada delante de cada instrumento, es reflejada por dos espejos, de los cuales, uno está fijo y el otro se mueve con el imán sobre una ranura horizontal, detrás de la cual se desplaza una hoja de papel sensible que registra la curva gráfica. Los rayos luminosos, reflejados por los tres aparatos, caen normalmente sobre la misma abertura, después de haber sido desviados convenientemente por prismas de reflexión total.

Para graduar los instrumentos se hace girar el declinómetro un ángulo conocido y se provoca por medio de una fuerza determinada una desviación del imán del bifilar y de la balanza. Estas desviaciones, expresadas en milímetros, permiten deducir el valor que corresponde á un milímetro en las ordenadas de cada curva.

Para la iluminación de la ranura, el gas acetileno, substituyendo á la lámpara de petróleo que con frecuencia se emplea, ha dado excelentes resultados. Como su intensidad luminosa permitía aumentar las distancias, haciendo así más sensibles los resultados, ha permitido al propio tiempo adoptar un papel fotográfico menos rápido y, por consiguiente, menos costoso.

Para obtener con más exactitud el momento preciso de los fenómenos magnéticos, la velocidad de desplazamiento del papel registrador se ha aumentado, desarrollando un poco más de dos centímetros por hora. Se ha imaginado, por último, colocar delante de la hendidura horizontal una pequeña lámpara eléctrica, en relación con un regulador de tiempo medio. Cada hora, se ilumina durante algunos segundos, é imprime una ligera línea negra sobre el papel sensible.

Los aparatos de lectura directa se observan por el método subjetivo por reflexión, lla-

Fig. 4.a

A, anteojos.—B, bifilar.—D, declinómetro.—E, escalas.—V, balanza (1) lámpara y papel sensible