La Energía eléctrica (1906-07-25 00:00:00), página 7

son sensibles más que de un día á otro, y cuando existen, no exceden de una décima de grado centígrado.

Un número tal de precauciones para asegurar el buen funcionamiento de los aparatos, hace ya suponer la precisión y extremada delicadeza de estos últimos. Veremos que sobre este punto pueden rivalizar con los instrumentos de física más delicados.

Una instalación magnética completa comprende dos clases de aparatos: aparatos que dan el valor absoluto del campo magnético en intensidad y en dirección y aparatos que indican las variaciones de estos diversos elementos. Los aparatos absolutos estudian la declinación, la intensidad de la componente horizontal y la inclinación. De estos tres valores se deducen fácilmente la componente vertical y la intensidad total.

La componente horizontal y la declinación se observan con frecuencia con el mismo aparato; se ha adoptado para su determinación el magnetómetro unifilar Dover, modelo del Observatorio de Kew.

La declinación necesita dos operaciones: determinar el plano del meridiano geográfico y el del meridiano magnético; el primero se obtiene con el magnetómetro Dover por la observación del azimut del sol, suponiendo perfectamente conocida la hora local y aproximadamente la latitud del lugar; para conocer la segunda, se observa la posición de un imán suspendido de un hilo de seda sin torsión. El círculo horizontal del instrumento, sobre el que se hacen las lecturas, está dividido de veinte en veinte minutos, aproximando el nonius veinte segundos. En Tortosa, la declinación es occidental; el 2 de Febrero de 1906 á las 8 h. 30 m. de la mañana era igual á 13° 48'.

La intensidad del campo magnético está expresada en unidades C. G. S. El procedimiento seguido para determinar la componente horizontal es conocido; una primera operación permite conocer MH ó el producto del momento magnético del imán observado por la componente horizontal del campo; una segunda operación de la relación \( \frac{M}{H} \) de estas dos cantidades; basta dividir después estos dos resultados para obtener H².

Gauss es el inventor de la segunda operación. Antes de él no se conocían más que los valores relativos de la componente horizontal por medio del producto MH.

La fórmula empleada para determinar MH es análoga á la que da el tiempo que invierte un péndulo en oscilar bajo la influencia de la pesantez:

\[
T = \pi \sqrt{\frac{r}{g}}
\]

Aquí la fuerza que actúa en MH y el momento de inercia del imán corresponde á la longitud del péndulo. Las oscilaciones observadas en el imán son las que se utilizan para el conocimiento de la declinación. Finalmente, se tiene

\[
MH = \frac{r^4 K}{T^4}
\]

T es el tiempo de una oscilación sencilla.

Si queremos conocer la relación \( \frac{M}{H} \), substituiremos este imán por otro más pequeño, llamado imán auxiliar. El primero, colocado en ángulo recto y á poca distancia del imán auxiliar, lo desvía, sacándolo del meridiano magnético. El ángulo de desviación, proporcional al momento M del imán desviador é inversamente proporcional á la fuerza magnética horizontal, hace conocer \( \frac{M}{H} \).

La fórmula definitiva, cuya deducción y demostración saldría de los límites de este trabajo, es

\[
\frac{M}{H} = \frac{1}{2} r^2 \sin \mu,
\]