La Energía eléctrica (1906-06-25 00:00:00), página 22

talación por cuenta propia de estos Laboratorios, que estarán á disposición de la verificación para el servicio oficial.

Art. 85. Remitida la instancia al verificador, visitará detenidamente los locales destinados á la comprobación de contadores y estudiará con todo esmero los aparatos de medida y los instrumentos necesarios para su previa comprobación.

Si se trata de un sistema de contadores no aprobado, redactará, como resultado de su inspección, un minucioso informe, haciendo constar el número y clase de instrumentos destinados á las mediciones y de los aparatos indispensables para comprobarlos, sus errores de apreciación, nombre de los constructores y juicio categórico y fundamental acerca de si es posible ó no efectuar de satisfactorio modo el estudio y verificación de los contadores; si el sistema de contadores para cuyo estudio ó verificación en el Laboratorio se solicite licencia es uno de los ya aprobados, se cerciorará de que los aparatos de medida é instrumentos de comprobación existentes son los exigidos en el informe de aprobación del sistema.

Art. 91. Cuando se establezcan los Laboratorios oficiales del Estado, las Empresas, establecimientos y particulares verificarán precisamente en éstos todos los contadores.

Estos Laboratorios estarán á cargo de los verificadores.

Art. 92. Todo sistema de contadores para gas que se ofrezca al público habrá de sujetarse á la previa aprobación del Gobierno, para lo cual se precisa que los contadores sean provistos de caja de agua en el sifón que evite la salida de fluido por el extremo inferior del aparato, á fin de evitar desgracias posibles y siniestros.

Los interesados acompañarán á su instancia las Memorias y planos necesarios para su estudio, expresando el Laboratorio donde hayan de realizarse las experiencias y facilitando los contadores que sean necesarios.

La instancia, dirigida al ministro de Fomento, será presentada con los expresados documentos en el Gobierno civil de la provincia respectiva.

El verificador ó verificadores informarán también sobre las tarifas por gastos de ensayo. En virtud de estos informes, el gobernador civil de la provincia autorizará ó no á las Empresas ó establecimientos para efectuar en sus Laboratorios la verificación de contadores que aquéllas vendan, y aprobará ó no las tarifas que deban cobrar por gastos de ensayo.

Art. 98. La marca puesta por el verificador garantiza:
1.º Que el contador pertenece á un sistema aprobado.
2.º Que funciona con regularidad.

Se considera que funciona con regularidad un contador cuando su error de aproximación en más ó en menos no excede del 1 por 100 de la total cantidad por él evaluada, á la temperatura ordinaria de 15 grados y á la presión atmosférica de 0,760 milímetros, siendo los límites de la presión absorbida al paso del gas por cada contador la siguiente:

    Contadores de
    3 y 5 mecheros
    3 á 4 milímetros.

    Idem
    10 y 20 idem
    4 á 5 idem.

    Idem
    30 y 50 idem
    5 á 6 idem.

    Idem
    80 idem
    6 á 8 idem.

    Idem
    100 y más idem
    8 á 10 idem.

Las capacidades mínimas que deberán tener los contadores con relación á los mecheros, para que deban ser aplicados, serán las siguientes:

    3 mecheros

    3,57 litros.

    5 idem

    7,14 idem.

    10 idem

    14,28 idem.

    20 idem

    28,57 idem.

    30 idem

    41,67 idem.

    50 idem

    55,56 idem.

    60 idem

    83,33 idem.

    80 idem

    111,11 idem.

    100 idem

    142,85 idem.

    150 idem

    210,15 idem.

Art. 103. En todo contador cuyo error por exceso pase del límite legal, que es el 1 por 100, ó que deje paso á la corriente sin marcar, se procederá por la Compañía á su reparación ó rectificación en el