La Energía eléctrica (1906-01-01 00:00:00), página 10

En el tipo de la fig. 1.a, uno de los polos A se encuentra en la extremidad de un largo soporte de ebonita AM, y la distancia explosiva exterior viene dada por la longitud de este soporte, más la altura del vaso de cristal V antes de llegar á la base de la columna vertical G en comunicación con la borna B.

En el tipo de la figura 2 el polo A está en contacto metálicamente con la hoja exterior de estaño del fondo del vaso V, quedando disminuida por esto la distancia explosiva, que en este caso es la longitud de la columna AM (fig. 1.a). En compensación, la columna G de la figura 2 es de ebonita y según su eje, lleva en su interior un tubo metálico que en su parte superior tiene el sistema de suspensión é inferiormente el cilindro metálico C, reducido á un diámetro muy pequeño para evitar la producción de una chispa lateral entre la pared cilíndrica del vaso V y él. El tubo metálico da paso al hilo metálico de suspensión del platillo P.

A pesar de las pequeñas dimensiones del aparato, las proporciones relativas de los brazos de palanca que constituyen la parte móvil y las masas puestas en juego, pueden obtenerse fuerzas considerables. Las piezas y pesos que se emplean deben barnizarse ó dorarse, para evitar la acción oxidante del ozono que se produce á estas tensiones. El aparato descansa en una mesilla de madera muy impregnada de parafina para asegurar un excelente aislamiento.

La verificación de estos aparatos, suponiendo que disponemos de un generador de fuerza electromotriz suficiente, pero de ningún voltmetro patrón para estas tensiones, puede hacerse por los medios indicados anteriormente; esto es, empleando varios condensadores en serie, en uno de los cuales unimos en derivación el voltmetro electrostático, midiendo la capacidad individual de los condensadores y la del voltmetro en cuestión. Ésta sabemos que varía según la posición del platillo móvil y con la fuerza electromotriz aplicada al aparato. Bastaría, en general, comprobar que esta capacidad es despreciable con relación á la del condensador á que se ha conectado el voltmetro.

Fig. 3.a

La capacidad puede medirse también con tensiones diferentes. Sea, por ejemplo, un voltmetro multiclular Kelvin para 200 voltios. Intercalado en el circuito de un generador de corriente alternativa y un electrodinamómetro sensible, sea \( C_1 \) la capacidad del instrumento á una tensión \( U_1 \); \( I_1 \) la intensidad de la corriente de carga y \( \frac{I}{T} \) la frecuencia.

\[
I_1 = \frac{2\pi}{T} C_1 U_1 = \omega C_1 U_1
\]

Directamente se puede medir \( I_1 \) con ayuda de un electrodinamómetro de espejo, y deducir \( C_1 \) correspondiente á la tensión \( U_1 \) que soporta el voltmetro electrostático. También se puede poner en circuito con el generador de fuerza electromotriz una resistencia no inductiva elevada, de valor conocido R y el voltmetro (fig. 3). La tensión total U se reparte: en \( U_1 \), en las extremidades de R, y en \( U_2 \) en el voltmetro. En las extremidades de la resistencia R se tiene una diferencia de potencial

\[
U_1 = IR
\]

en la que I es la corriente del circuito. Una diferencia de potencial

\[
U_2 = \frac{I}{\omega C_2}
\]