La Energía eléctrica (1905-10-10 00:00:00), página 11

Se ve así que el desplazamiento efectuado con ayuda del mango hace resbalar el tubo exterior del condensador sobre el tubo interior y reduce en consecuencia su capacidad en una cantidad casi exactamente proporcional al desplazamiento en cuestión; lo que confirmó la línea sensiblemente recta obtenida, cuando se traza la curva de las capacidades obtenidas en función de dicho desplazamiento. El mismo movimiento del mango, reduce, por otra parte, la autoinducción del circuito cerrado, á causa de que la autoinducción de la porción de hélice situada ante el collar extremo b y el estribo K es casi exactamente proporcional á la longitud de hélice así limitada. Por consiguiente, la constante de oscilación del circuito \( \sqrt{LC} \) correspondiente á las diversas posiciones del mango, es proporcional á su desplazamiento, lo que permite graduar la escala.

Para determinar la frecuencia de las oscilaciones en un circuito cualquiera, se monta el aparato de manera que la barra de cobre \( 4_2 4_3 \) sea paralela al circuito en cuestión y próxima á una porción recta de este circuito y se maniobra el mango del aparato hasta que se obtenga el brillo máximo del tubo vacío. La lectura de la escala da entonces la constante de oscilación del circuito del cimómetro en esta posición. Ahora bien, la frecuencia correspondiente á esta lectura siendo, con relación á la constante, como son entre sí las coordenadas de una hipérbola rectangular, se puede graduar igualmente la escala del cimómetro de modo que dé directamente las frecuencias. De la misma manera, si el circuito estudiado es un circuito abierto que irradié ondas eléctricas, existe entre la longitud de las ondas emitidas y su frecuencia una relación definida que tiene por expresión \( v = \frac{\lambda}{T} \), si \( v \) es la velocidad de la radiación electromagnética. Por consiguiente la escala del cimómetro puede también estar graduada de manera que indique directamente las longitudes de onda, lo que hace de éste, un aparato de lectura directa que permite la medida de las longitudes de onda aplicable á la telegrafía sin hilos. La frecuencia de las oscilaciones está unida á la constante de oscilación por la relación 5,033 millones divididos por esta constante; de modo que el producto \( \sqrt{LC} \) (constante dada por la escala) y el número de oscilaciones por millonésima de segundo es casi exactamente igual á 5.

Entre las muchas aplicaciones que el inventor da á su aparato, citaremos nosotros solamente la de la telegrafía sin hilos, por la importancia que la sintonización ó acuerdo entre dos extensiones, tiene en la transmisión radiográfica, con la que sabemos que el acuerdo se produce cuando los periodos de oscilación de los dos circuitos son iguales, teniendo en cuenta además, que el período de vibración depende de la capacidad y de la autoinducción de los circuitos, pudiendo hacerle variar con la capacidad, con la autoinducción ó con las dos simultáneamente.

Recordando los diversos aparatos empleados en telegrafía sin hilos para el acuerdo de sus estaciones, como la bobina de sintonización del conde Arco, el manipulador sintónico de Mr. Fessenden (1) y el ondámetro de Mr. Doenitz, veremos que, como al principio se indica, en el cimómetro se varían simultáneamente la capacidad y la autoinducción, presentando además de las ventajas de la exactitud y facilidad de su manejo, como también la de las otras muchas aplicaciones de que es susceptible el aparato, la de poderse medir, no sólo la longitud deseada de la estación transmisora, sino también la longitud de una onda recibida.

Para determinar la longitud de las ondas emitidas por una antena Marconi, se monta el cimómetro con la barra de cobre paralela á la parte más baja de la antena y á algunos centímetros de distancia; se pone en acción la bobina de transmisión y se maniobra el

(1) Véase Ondas hertzianas y Telégrafos sin hilos de Murani, traducción de Sancho López.—Edición de los Manuales Rome, publicada e Madrid el año actual.