La Energía eléctrica (1906-01-01 00:00:00), página 8

que, por la destilación ha perdido cierta cantidad de gases combustibles y productos útiles, que realmente es lástima desperdiciar. Para evitarlo, se ha ideado el sistema de destilar la madera en vasos cerrados y recoger los productos útiles de la destilación. Así se ha hecho, al parecer con escaso éxito industrial, en los gasógenos Riché.

(Continuará.)

Mariano Rubió y Bellvé.

Vóltmetro electrostático para 200.000 voltios.

La importante revista L'Industrie Électrique, de que es redactor jefe el eminente E. Hospitalier, ha publicado en uno de sus números del pasado Septiembre, una descripción y acabado estudio del tipo de vóltmetro electrostático para altas tensiones, que dió á conocer el 5 de Julio último el ingeniero de la casa Pirelli, Mr. Jona, en una comunicación presentada ante la Asociación Electrotécnica Italiana.

Por la excepcional importancia que en electricidad tienen siempre los aparatos de medida, y sobre todo cuando se trata de altísimas tensiones, y por la originalidad del aparato, que ha sido el fruto del continuado trabajo de quince años de investigaciones y estudios del Sr. Jona, nos permitimos extractar de la revista indicada al principio, la descripción de los dos tipos que ha contruido el ingeniero italiano para 100.000 y 200.000 voltios.

El instrumento está fundado en la atracción que ejerce un disco fijo Q (fig. 1.a) sobre otro móvil P, estando unidos cada uno respectivamente á uno de los polos del aparato cuya tensión se trata de medir.

Oscilando entre dos puntas de ágata, va montado sobre una cruz un pequeño eje horizontal de acero, suspendiéndose de un largo y delgado hilo un platillo móvil P. En el otro extremo del eje hay un contrapeso que puede regularse por medio de un tornillo. En la parte superior del brazo vertical de la cruz hay otro contrapeso de tornillo para equilibrar el conjunto, y en la extremidad inferior otro pequeño peso p (fig. 1. b) constituye la fuerza antagonista del sistema, que se fija en el extremo superior de una columnita metálica G (fig. 1.º) ó de ebonita (fig. 2.º)

El disco fijo Q del vóltmetro para 100.000 voltios lo sostiene una pequeña columna de ebonita que atraviesa el fondo de un vaso V, que contiene aceite de parafina; y para equilibrar los potenciales del aparato está dispuesto concéntricamente con este vaso un cilindro de metal C, unido eléctricamente al disco móvil.

La tensión se lee en una escala graduada en kilovoltios, mediante un índice fijo al eje horizontal de la suspensión.

Cuando el sistema móvil está en equilibrio, el valor de las divisiones de la escala no depende más que del peso variable p, que permite, dentro de ciertos límites, y según las necesidades, arreglar la graduación.

El aparato es aperiódico y pone en juego grandes fuerzas de atracción. Otra de las ventajas es la de tener dos polos opuestos muy separados, disminuyéndose, por consiguiente, el peligro de las chispas y siendo también menos pronunciados los efluvios.

Aunque el aparato que nos ocupa resulta superior á un Kelvin de aire, el que sabido es poco seguro para altas tensiones, por la pequeña distancia entre sus discos, y porque con corrientes alternativas no sinusoidales, se producen con facilidad chispas que hacen