La Energía eléctrica (1905-02-10 00:00:00), página 3

En otros términos: el error absoluto es la décima parte de una de las dos determinaciones de la misma cantidad de energía, ó sea que aparece un error del 10 por 100, nada menos. Esto creemos que es bastante elocuente.

Resulta, por lo tanto, que mientras en el Hispania 50 grados de variación en el electrolito pueden producir un error de 0,85 por 100, en los de tipo motor otra de 25 grados, origina un error inadmisible de 10 por 100, y que la misma variación de temperatura en ambos aparatos causa errores veintitantas veces mayores, por lo menos, en los últimos que en los primeros de esos contadores.

Dado nuestro sistema de no poner de relieve los defectos de los contadores de tipo motor, mientras las circunstancias no nos fuercen á ello, mejor creemos que hubiera sido que las hojas escritas en alabanza del Hispania se hubieran abstenido de sacar á relucir los insignificantes efectos sobre éste de los cambios de temperatura, porque entonces tampoco habríamos tenido necesidad de examinar los muy importantes que ejercen sobre los del tipo de motor.

El evaporímetro empleado en el contador Hispania, muy bien entendido (es una flor que agradeceríamos, si no tuviera las punzantes espinas que siguen) existen dos causas suficientes para que no pueda considerarse que ha resuelto el problema: 1.º, la dificultad de obtener los tubos de que se compone de iguales dimensiones, y 2.º, la diferencia de temperatura del electrolito que lo rodea, menor á medida que se aproxima al centro, como cualquiera podrá comprobarlo con sólo poner al baño de maría un vaso lleno de agua en cuyo centro se colocará otro vaso de la mitad ó menos de capacidad con agua y á igual altura; una vez evaporada el agua del vaso exterior, se verá que queda el otro vaso próximamente con un tercio de su altura, debiendo haberse evaporado simultáneamente.

Nada hemos dicho, ni diremos por hoy, del estilo literario de ese documento; pero permitásemos que por esta vez le imitemos afirmando que ese experimento está muy bien entendido; pero nada tiene que ver con cuanto en el Hispania sucede.

Se confunde en él de un modo lastimoso, la evaporación con la ebullición. La primera, que ha de corregir el evaporímetro del Hispania, es superficial y depende de la temperatura, de la proporción de vapor de agua contenida en la atmósfera, de la ventilación á que esté sujeto aquél y de la extensión de la superficie de evaporación, mientras que en la segunda el vapor se produce rápida y abundantemente, no ya en la superficie, ni proporcionalmente á la extensión de ella, sino en la masa del líquido y, principalmente en las superficies de caldeo.

En los climas muy cálidos, en meses de mayor calor, cuando el electrolito del Hispania tiene su máxima resistencia y por él se hace pasar la corriente de plena carga, no llega á alcanzar más que una temperatura de unos 50°, superior sólo á la ambiente en 10 ó 12°. Está, por lo tanto, muy distante de llegar á los 100° del baño de maría y á la tranquila ebullición, pero ebullición al fin, que en éste se produce. ¿Qué tiene que ver el evaporímetro del Hispania con el novísimo experimento de física recreativa ideado contra él?

Sin duda alguna, lo mismo que la dificultad de obtener los tubos de los contadores perfectamente iguales, tiene con la evaporación, ya que ésta es proporcional á la sección de aquéllos, y no cabe confundir la cantidad con la altura de agua evaporada. Si un tubo de diámetro grande, tiene, por ejemplo, un radio cuatro veces mayor que otro y en ambos se evapora el mismo líquido y en iguales condiciones, claro es que siendo la superficie del primero 16 veces la del segundo, se evaporará en él 16 veces más líquido; pero las alturas en que bajará el líquido en ambos serán iguales, y de medir estos descensos trata el evaporímetro.