La Energía eléctrica (1904-07-10 00:00:00), página 19

han aprobado los contadores de inducción de energía eléctrica para corrientes alternas, tipo F. E. G. y modelo C. R., que se construyen en la fábrica alemana Luxsche Industrie Werke A. G., y cuyo uso público en España solicitó D. Juan Wenzel, como representante de la Sociedad en comandita «Juan Wenzel y Compañía», domiciliada en esta corte en la Carrera de San Jerónimo, número 28.

Comprobación del contador F. E. G.
En los Laboratorios donde se ha de verificar este tipo de contador es preciso que haya: un amperímetro hasta 5 amperios, con error máximo de \( \frac{1}{4} \) por 100 para dicha lectura; un voltímetro hasta 115 voltios, con las mismas condiciones, y un buen cuentasegundos. Los dos primeros aparatos podrán ser substituidos por un vatímetro que alcance hasta 600 vatios y cuyo error límite sea inferior á 1 por 100.

La verificación en los Laboratorios se hará de idéntica manera que se hace actualmente la de los contadores motores; es decir, se intercalarán en el circuito del contador las lámparas, el amperímetro y el voltímetro (ó el vatímetro, si se emplea este último aparato), y se compararán las indicaciones de éstos con las del contador, en la forma detallada en el art. 49 del actual Reglamento.

Si se colocaran varios en serie, será preciso que sean de igual capacidad y se cuidará de que las bobinas principales estén en serie en el mismo circuito, derivando sobre otro circuito diferentes las bobinas de hilo fino, de manera que la diferencia de potencial sea la misma en todos los contadores de la serie, eliminando así el error que proviene de la caída de tensión en cada aparato. Finalmente, se cerciorará de que las indicaciones de las revoluciones del disco corresponden con las de los kilovatios anotados.

De idéntica manera se realizará la verificación en los domicilios particulares.

La comprobación se ejecutará cerciorándose de la buena colocación del contador en su tablero, fijándose muy especialmente en el buen estado del precinto colocado en la verificación en el Laboratorio (cuya disposición se detallará en seguida). Terminará la operación viendo el tiempo que tarda el disco en dar 50 revoluciones completas, y comparando la media de la lectura de los aparatos antes y después de la operación con la que acuse el contador, que será:

\[
\frac{18,000}{T} \quad C \text{ vatios}
\]

siendo \( T \) el tiempo acusado por el cuentasegundos y \( C \) la constante en vatios. Dicha constante es igual al número de vueltas por hora, dividido por el número de vatios equivalente, y cuya equivalencia está anotada en la placa indicadora del contador.

Si el verificador lo juzga conveniente, hará pruebas á distintas cargas y para deducir el consumo señalado por el contador en vatios \( W \), del tiempo \( T' \) en segundos empleados en dar \( N' \) vueltas, aplicará la fórmula general

\[
3,600 \frac{N'}{T'} \times C = W.
\]

Para precintar el contador, el verificador sellará los tornillos que sujetan el conjunto de las bobinas ó rotor del motor al resto del aparato y fijará la posición relativa del imán permanente respecto del disco Foucault.

Si el verificador lo juzga oportuno, podrá precintar el contador exteriormente por medio de un alambre ó hilo fuerte, que atravesando los orificios que presentan los seis tornillos de sujeción de la tapa, impida que ésta pueda ser levantada por los empleados de la Empresa, que solamente precintarán la tapa que defiende los cuatro terminales. En este caso no será preciso sellar interiormente el contador.

Finalmente, el verificador deberá colocar en lugar bien visible de la envuelta una etiqueta en que conste el número del aparato y fecha de la verificación, cuyos datos anotará al efectuar dicha operación; al realizar la comprobación en domicilio, anotará en la misma etiqueta la fecha de la comprobación y las señas del domicilio en que se ha montado el contador, así como el nombre del abonado.

Comprobación del contador modelo C. R.
En los Laboratorios donde se ha de verificar este tipo de contadores es preciso que haya un amperímetro hasta 10 amperios, con error máximo de 1 por 100, y un buen cuentasegundos. Si se emplease el contador como vatímetro, será preciso que en el Laboratorio se disponga también de un voltímetro para cerciorarse de que el voltaje normal de la instalación es el indicado por el fabricante en la envuelta del contador.

La verificación en los Laboratorios se hará intercalando en el circuito del contador las lámparas y aparatos de medida, comparando las indicaciones de éstos con las que señale el contador, en la forma detallada en el art. 49 del Reglamento, al tratar de la verificación de los contadores tipo motor.