La Energía eléctrica (1905-02-10 00:00:00), página 5

eléctrico es pesado, lo confesamos sin ambages, si ha de seguirse bien; pero basta con hacer el contraste á plena carga; el otro método, preferible á juicio nuestro, es más rápido, barato y seguro: como que se reduce á usar una probeta u otro recipiente de capacidad conocida, para echar el agua que contenga dentro del voltámetro y á leer la altura que en éste tenía el líquido antes y después de esa operación. Por este sistema queda perfectamente determinada la constante de un contador Hispania en menos de un minuto.

Para estudiar un contador de tipo de motor no puede seguirse más método que el eléctrico, que exige mayores gastos en aparatos de medir, y si el estudio ha de estar hecho á conciencia, precisa observar sucesivamente, por lo menos, los efectos de una carga fuerte y de otra á \( \frac{1}{10} \) de la capacidad máxima del contador.

Mejor que demostrar esto, siquiera por la brevedad, será que citemos en su apoyo que así se dice en el Anuario de Electricidad de 1904, del Sr. Yesares, en su página 252, y de este modo ya no pasará la afirmación como de cosecha propia.

Además, no es cierto que baste un minuto para contrastar un contador del género Thomson, y menos aún si con bastante anticipación no se tiene montado en la corriente.

Por lo que ya antes hemos indicado de la gran influencia que tiene la temperatura del inducido en los errores de los contadores de tipo de motor, es preciso que aquél se caliente suficientemente (Anuario citado de Yesares, pág. 250, en la que puede verse, leyendo entre líneas con cuidado, que no extremamos, ni mucho menos, nuestros argumentos en contra de esa clase de contadores) y para que se caliente bien por el paso de la corriente (Yesares, pág. 252) ó ya por efecto del calor radiado por el inductor, hace falta que transcurra un cuarto de hora por lo menos antes de comenzar la observación.

Por otra parte, y esto es lo peor, si bien basta en un Hispania la determinación de su constante hecha en la fábrica, y ésta jamás se altera de modo que importe, no sucede lo propio en las de tipo de motor, que por efecto de cualquier choque en el transporte, dado su delicado mecanismo, ó por otras causas, pueden variar mucho y esto hace que los estudios realizados en los laboratorios, en rigor, sirvan de muy poco y que sea indispensable contrastar nuevamente los contadores cuando se hallen ya instalados.

Entre otros motivos que imponen ese estudio en casa de los abonados, se halla la facilidad con que pueden instalarse de modo que la corriente del alambre grueso no siga la misma dirección que la empleada al determinar la constante. Es tan importante esa equivocación, que en los estudios realizados en la fábrica de electricidad de Amiens, con contadores Thomson, la inversión del sentido de la corriente en su devanado inductor llegó á producir errores na la menos que del 53,5 por 100 (L'Eclairage Électrique, 25 Octubre, 1902, pág. 139).

Tan imprescindible es ese contraste de los contadores de tipo de motor en las instalaciones, y tal necesidad hay de repetirlo con frecuencia, que el Sr. Mowbray, jefe de la sección de contadores de la Brooklyn Edison Company, considera que ha hecho un gran servicio ideando un contador-patrón, para aquel fin, que puede verse descrito en Electrical World, del 21 de Marzo de 1903 ó en el Anuario, ya citado, de Yesares, páginas 250 y siguientes, y con el cual se consigue aumentar en un 65 por 100 el número de ensayos á domicilio.

Un contador Hispania queda despachado con una sola verificación; uno del tipo de motor, aparte de que nadie puede responder de que su constante no haya variado al día siguiente de haberlo contrastado, exige para instalarle un contraste en la fábrica y otro en casa del abonado, indispensadamente, aparte de los otros que anualmente ha de sufrir si se quiere tener una mediana confianza en sus indicaciones. Dejamos á la consi-