La Energía eléctrica (1904-01-25 00:00:00), página 9

El flujo pasa de una de las piezas polares superiores á la otra, cortando dos veces el disco (fig. 5.ª).

Como consecuencia de la gran inducción propia ó del débil factor de potencia de la bobina shunt, la corriente shunt retrasa casi 90° respecto al voltaje de la línea; es decir, cuando la corriente está en su máximo en la bobina en serie, la corriente en la bobina shunt se halla en su mínimo. A no ser por las pérdidas en el hierro y la pequeña pérdida ocasionada por el circuito shunt, el ángulo de retraso tendría exactamente 90°. Durante una parte de cada alternación, la bobina serie funciona en el mismo sentido que el flujo de la bobina shunt C, y en sentido contrario al flujo de la bobina shunt A. Durante otra parte de la alternación el efecto producido es á la inversa: la bobina shunt A tiene su flujo reforzado y la bobina C disminuido. El resultado de estas reacciones es el de orientar las líneas de fuerza en una sola dirección.

Despreciamos por un instante las pérdidas en el hierro y las pérdidas ocasionadas por la resistencia del circuito, y supongamos que la inducción propia del shunt produce un retraso en la corriente de 90° con respecto á la tensión de la línea en carga no inductiva (con lámparas incandescentes, por ejemplo).

La corriente en la bobina en serie se hallará en fase con la tensión, y la corriente de la bobina shunt se retrasará 90°, la cual conduce á imprimir al disco la impulsión máxima. Si, por el contrario, nos encontramos con una carga únicamente inductiva, con un factor de potencia igual á cero, la corriente de la bobina en serie producirá un retraso de 90° con referencia á la tensión, y se hallará en fase con la corriente shunt. En este caso no habrá variación de campo magnético; el disco permanece quieto y las agujas no se mueven. Cuando el flujo shunt produce un retraso de 90° con respecto al voltaje de la línea, el aparato registra exactamente la energía suministrada, sea cual fuere la carga, ya inductiva ó no inductiva.

A causa de las pérdidas en el hierro y las del cobre en el shunt, el ángulo de retraso, entre el flujo shunt y el flujo serie, es menor de 90°, y el aparato no sería exacto para un factor débil de potencia si no se recurriese á cierto dispositivo de conexión.

Este consiste en un enrollamiento secundario encima de la bobina en serie, formado por unas cuantas vueltas de hilo, repartidas igualmente en las dos partes del shunt, de modo que no debilite un lado más que el otro. Se ha puesto en corto circuito esta bobina secundaria, valiéndose de un trozo de alambre de cierta aleación de cobre, cinc y níquel; de este modo se forma un circuito no inductivo.

Variando la resistencia de este alambre se puede corregir el flujo, y se llega á hacer un aparato exacto, sea cual fuere el factor de potencia.

L. Oliva,
ingeniero.

ACUMULADORES ELECTRICOS

VARIOS é importantes son los problemas que con frecuencia tiene que resolver una central eléctrica si ha de obtener los resultados económicos que se propone.

El consumo de fluido no es constante. Unas veces es mayor, otras menor, pero la central tiene necesidad de responder con sus generatrices al máximo de consumo probable.

Llegado este caso, apela ordinariamente al funcionamiento de generatrices de reserva, lo cual implica un capital empleado en las mismas y su instalación, amortizado; pues el