La Energía eléctrica (1904-10-25 00:00:00), página 12

La resistencia interior del aparato en el modelo de 1 a 1,7 amperios es, próximamente, de 1,5 ohmios; las dos cubetas y el depósito del termómetro están recubiertas de negro de humo y emiten radiaciones en el interior de un recinto ennegrecido por su cara interna y rodeado de hielo fundido, á la vez que desecado con auxilio de algunos granos de cloruro de calcio.

Un sencillo mecanismo permite rectificar la posición del amperímetro, para que se halle siempre en igual situación con respecto á las paredes del recinto.

Para poner el aparato en o sin perder mucho tiempo, se introduce en un baño de mercurio, contenido en la parte inferior del recipiente, una masa de hierro, y el mercurio ocasiona con su contacto el enfriamiento del depósito termométrico, que obliga á bajar el aparato á o. Antes de hacer una medida, se levanta el trozo de hierro y la estufa recobra su configuración primitiva.

La corriente que se quiere conocer pasa durante un minuto por el aparato, y las elevaciones de temperatura se leen con una lente provista de retícula.

Para graduar el aparato se construye una curva tomando por abscisas las intensidades de corriente determinadas por un electrodinamómetro-balanza Pellat, y por ordenadas las elevaciones de temperatura.

Esta curva tiene la forma aproximada de una parábola, con tal que la elevación de temperatura del termómetro no exceda de algunos grados centígrados, condición fácil de cumplir.

Para dar idea de la precisión conseguida, se cita uno de los modelos ensayados, en el que un aumento de la intensidad de corriente de una centésima de amperio produce una oscilación en la columna termométrica de dos divisiones.

Si la corriente que se observa es constante, en lugar de hacerla pasar durante un minuto, se puede esperar que la columna haya llegado á una posición fija; pero este sistema tiene el grave inconveniente de exigir largo tiempo para cada medida, unos veinte minutos por los ensayos hechos, por lo cual no conviene sino por excepción.

Tranvía eléctrico.—D. José Xinox ha solicitado la concesión de un tranvía eléctrico de Gracia á San Juan de Horta (Barcelona).

Fusión de Sociedades.—Las importantes Sociedades «Ibérica de Electricidad Thomson-Houston» y la «Española de Electricidad A. E. G.», están en negociaciones para llegar á una inteligencia y fusionarse.

Dada la afinidad de sus negocios y la importancia de ambas Sociedades, creemos que, de realizarse esa fusión, redundará en beneficio de los accionistas de las mismas.

Telegrafía sin hilos entre los Estados Unidos y el Japón.—Dice nuestro estimado colega Industria e Invenciones que, según noticias procedentes de Washington, se ha firmado un contrato entre el Gobierno de los Estados Unidos y la Sociedad de Forest Wireless Telegraph C., mediante el cual será posible en adelante enviar despachos aerográficos entre Nueva York y el Japón.

El Gobierno sufragará los gastos de las varias instalaciones, tendrá el derecho de utilizarlas para los servicios marítimos y otros, y la Compañía se obliga, por su parte, á mantenerlas en buen estado, con derecho á la transmisión de despachos comerciales.

Alemania.—Ensayos de alumbrado de las vías públicas por lámparas de arco.—El Ayuntamiento de Charlottenburg, cerca de Berlín, ha hecho experiencias de alumbrado público por medio de lámparas de arco de diversos sistemas.

Según la Memoria, se ha comprobado que el empleo de la luz amarilla y el de la azulada no son recomendables para el alumbrado eléctrico público; la primera da tonos rojos desagradables; la luz azul es pálida y fría. El precio de la lámpara-hora, incluyendo el entretenimiento, reposición de carbones, etc., asciende á 13,125 céntimos, y el de la energía eléctrica á 12,5 céntimos por kilovatio-hora.

Amperio-hora-metro para la carga y descarga de los acumuladores.—El aparato de M. Job Thomas Niblett está constituido por dos tubos dispuestos como los de un termómetro diferencial; en la parte inferior va una llave de cristal que permite ponerlos en comunicación, y en la parte superior comunican con un tubo abierto.

Se vierte en los tubos cierta cantidad de mercurio y, estando la llave abierta, quedará el líquido á igual nivel en ambos; por encima del mercurio se vierte una solución de sulfato ó de nitrato de mercurio.

En la parte inferior de cada uno de los tubos, un hilo de platino atraviesa la pared y está en comunicación eléctrica con el mercurio.

Cuando la llave inferior está cerrada, las dos columnas de mercurio están aisladas y, aplicando una diferencia de potencial dada entre los dos hilos, circula una corriente en las columnas de mercurio y el eléctrico colocado encima; se verifica una elec