La Energía eléctrica (1904-12-10 00:00:00), página 19

ensayados y verificar que las anomalías observadas no son imputables á errores de experimentación.

La sala de verificación contiene, además, dos cuadros murales simétricamente dispuestos á ambos lados de la mesa central de medida, que lleva un potenciómetro Carpentier con un galvanómetro, patrones y otros accesorios. El cuadro de la izquierda es para los ensayos de tensión, voltímetros, etc. Puede recibir y someter los aparatos al ensayo de una tensión cualquiera que provenga de uno ó muchos generadores; permite también la aplicación á estos aparatos de tensiones más elevadas, del orden de 2.000 voltios en corriente continua y muchos millares de voltios en corriente alterna tiva, tensiones realizadas en el primer caso por medio de pequeñas dinamos de excitación independiente, accionadas por un motor único y múltiples de dar cada una 500 voltios, haciendo el reglaje de tensión este conjunto (4 veces 500), operando sobre las velocidades ó sobre las excitaciones; en el segundo, como las tensiones se obtienen por medio de un transformador elevador apropiado á tensiones variables y regulables por la acción sobre el primario. Una serie de electrómetros patrones comple tan la instalación.

El cuadro de la derecha está afecto á los rayos de intensidad, amperímetros, fusibles, etc. Está unido á la red general, y de este modo pueden admitir los aparatos corrientes, variables en intensidad, forma y naturaleza. Los ensayos con fuertes intensidades, continuas ó alternativas, se hacen por medio del elemento de 2.500 amperios ó de un transformador susceptible de igual amperaje. Estos dos generadores pueden trabajar sobre barras de gran sección, con cortaduras, en las que se intercalan resistencias conocidas y verificadas de diversos calibres, reóstatos de hilo ó tela metálica al aire libre ó de refrigeración por circulación de agua, según la importancia de las intensidades.

Potentes mordazas sirven para asegurar la conexión de los shunts ó bornas de los aparatos con las barras que constituyen el circuito.

Combinando el empleo de los cuadros descritos arriba y los efectos de sus generadores de energía, es posible efectuar verificaciones de instrumentos de medida, voltímetros, amperímetros, vatímetros hasta muchos millares de amperios á muchos millares de voltios y para formas y frecuencias de corrientes á voluntad.

El potenciómetro colocado en el centro de estos dos cuadros permite la verificación rigurosa de todos los instrumentos de medida empleados por el Laboratorio, tanto en el interior como en el exterior. Los aparatos en estación están sometidos á verificaciones periódicas. En cuanto á los aparatos que se destinan á las experiencias del exterior, son verificados antes y después de su campana de ensayo. El empleo de este potenciómetro es, pues, la base de todo este sistema de ensayo, y sus indicaciones son á su vez comprobadas por métodos indirectos, por medio de un instrumento de gran precisión, el electrodinamómetro amperio patrón de Pellat.

Sala de medidas de precisión.—La sala de medidas de precisión que sigue á la sala de verificación comprende, entre otras, las instalaciones necesarias para la medida de resistencias de todas las magnitudes, así como los aparatos útiles para las pruebas magnéticas de los materiales que entran en la construcción de dinamos, alternadores, transformadores, etc. Para todas estas medidas delicadas, esta sala contiene un puente de Weastone, un puente de Duenas, un puente de Thomson, patrones del ohmio, patrones de la capacidad, un permeámetro, un histerisímetro, galvanómetros Despretz d'Arzonal, simples, diferenciales ó balísticos, un galvanómetro Thomson, etc.

Sala de fotometría.—Después de la sala de medidas de precisión se encuentra la sala de fotometría, que contiene, entre otros aparatos, un barco fotométrico de 3 metros de longitud, con accesorios convenientes para que sobre él se pueda mover un fotómetro universal de visión binocular de Blondel y Broca, que permite la medida con mucha seguridad de todas las magnitudes fotométricas.

Las disposiciones habitualmente usadas permiten la determinación de intensidades luminosas con diversas direcciones y la determinación de las intensidades esféricas medias, tanto para las lámparas de incandescencia como para las lámparas de arco, para las cuales se puede también recurrir al lumen metro de M. Blondel, del que hay un ejemplar en el Laboratorio.

Además del material ya enumerado, el Laboratorio posee series completas de vatímetros de precisión, de amperímetros hasta de 11.000 amperios, de voltímetros ó electrómetros hasta de 15.000 voltios, de taquímetros, cinecrómetros, contadores de vueltas, cronómetros, etc. Por último, una serie de frenos de distintas dimensiones permite el ensayo de motores de todas las potencias.

Oficinas.—La instalación está completada por oficinas para el director, el jefe del Laboratorio, los inspectores encargados de la verificación y com-