La Energía eléctrica (1905-01-25 00:00:00), página 2

que le favorece). En cambio, estos contadores vatímetros cuentan la energía y las irregularidades en el voltaje, bien por pérdidas en la red ó por variaciones en las máquinas, y, por último, la pérdida de voltaje es sólo de medio voltio, cosa inapreciable en las lámparas, en donde una baja de dos á tres voltios es bastante sensible á los efectos de su intensidad luminosa.

Si hubiera semejante sensibilidad, ¡pobres fábricas de electricidad!, en todas las cuales el voltaje experimenta cambios mucho mayores, porque sus abonados no las dejarían vivir á fuerza de reclamaciones, y ¡pobres, también, de los fabricantes de lámparas de incandescencia!, porque como es imposible hacerlas, á los precios corrientes, con el voltaje exacto, si una variación de dos ó tres voltios tuviese la supuesta influencia en la iluminación, las desecharía el público casi todas.

Por otra parte, no deja de tener gracia que los nunca bien ponderados 2,38 voltios que pierde el Hispania entre sus terminales, los paguen á un mismo tiempo la Compañía de electricidad y los abonados, como se desprende del párrafo que examinamos.

Si la Compañía es quien paga esa tremenda pérdida de 11,9 w. h. por día, claro es que será porque haga llegar al domicilio del abonado, que entonces nada pierde, el voltaje preciso, y si no la paga, claro es también que en las lámparas de la instalación habrá esos 2,38 voltios de menos; pero difícil parece que á un tiempo mismo ocurran ambas cosas.

Esos 2,38 voltios del Hispania se hallan en el mismo caso que ese otro medio voltio que se dice pierde el vatímetro en su alambre grueso, sin expresar á qué corriente por cierto. A los que no les sucede lo propio es á los otros 35 voltios (¡nada más!) que se dice pierde diariamente el vatímetro, porque con ellos no hay recurso y la fábrica ha de pagarlos integros.

La verdad es, que si para partir esa pérdida tan terrible de los 2,38 voltios, eleva la Compañía su voltaje nada menos que un voltio, seguramente se producirá su ruina, y con mayor seguridad aún los filamentos de las luces de las instalaciones, apenas si se pondrán rojos al llegar á ellos justamente 1,38 voltios menos de lo debido. ¡Mentira parece que explícita ó implícitamente se hable de tales asuntos!

Pero pongámonos en el peor terreno: admitamos como exactos los datos que acerca del vatímetro se indican y que en el Hispania se pierda por las centrales los consabidos 11,9 w. h. diarios.

Por el alambre grueso del vatímetro se pierde medio voltio, que originará 2,5 w. h. diarios, los cuales, unidos á los 35 del alambre fino, que irremisiblemente han de perderse, funcione ó no el contador, dan un total de 37,5 w. h. contra los 11,9 del Hispania, ó sean 13.687 w. h. anuales de pérdida para el uno y 4.343 w. h. para el otro. Véase á lo que resulta reducida la igualdad de las pérdidas en ambos contadores.

Y lo peor del caso es que á esas cifras se les puede hacer variar: los 4.343 w. h. del Hispania puede reducirlos y anularlos la fábrica sin perjuicio notorio del abonado, y los 13.687 w. h. supuestos del vatímetro no es posible disminuirlos más que en los 912,5 correspondientes al alambre grueso, y, en cambio, vendrán aumentados por las inevitables faltas de arranque á cargas muy débiles, inherentes al pequeño motor par motor originado por la débil corriente del inducido; como que esta corriente, en una distribución de 115 voltios, sería por junto \( \frac{35\text{ w. h.}}{24\text{ h.} \times 115\text{ v.}} = 0,0127 \) amperios. Fácil es, por lo tanto, que esas irremediables pérdidas lleguen á las calculadas por el Syndicat des Usines d'Electricité, que las estima en 36.792 w. h. por año y contador Thomson (Eclairage Électrique, tomo XXXIII, núm. 43, pág. 140), porque en ese género de contadores de tipo de motor, lo que suele ganarse por un lado, dejando pasar menores corrientes por el inducido, se pierde por el otro, exponiéndose á que no arranquen con cargas pequeñas.