La Energía eléctrica (1904-12-10 00:00:00), página 18

600 voltios y más, mediante un ingenioso acoplamiento de las bobinas de su secundario; o bien, un transformador especial elevador de 120 a 600 voltios permite las experiencias á esta tensión ordinariamente empleada en los motores.

Por último, todas las experiencias de materiales á tensiones elevadas, transformadores, cables, aisladores diversos, material de lima, etc., se hacen con un transformador monofásico de tensión regulable que puede alcanzar 60.000 voltios.

La regulación medida y manipulación de las corrientes engendradas ó utilizadas por el conjunto de generadores ó receptores se hace por medio de un cuadro de distribución dividido en tableros (uno por unidad) con todos los aparatos necesarios. Un cuadro especial se reserva para los ensayos de material corriente, dinamos, alternadores, comutadores, motores continuos y alternativos, transformadores, etc.

Un cuadro de conmutación, una especie de combinador universal, que contiene contactos metálicos de clavijas, unidos los unos á los generadores de energía, y los otros á las líneas de distribución, permite, por medio de clavijas en cables protegidos, conectar uno ó varios generadores á una ó más líneas y toda clase de combinaciones de acoplamiento. De este cuadro parten, además de los conductores de las máquinas generatrices, 24 cables de 50 milímetros cuadrados de sección para la alimentación de las salas del Laboratorio y un número casi igual va al cuadro de acoplamiento de la sala de máquinas del Instituto propiamente dicho. Es posible llevar el material de esta sala á los ensayos, circunstancia que, doblando la capacidad de la instalación, aumenta singularmente la seguridad de su funcionamiento.

Sala de acumuladores.—Esta sala contiene:
- Una batería B₁, de 60 elementos Tudor M₄ de 330 amperios-hora.
- Idem id. B₂, de 60 elementos Payord de igual capacidad.
- Idem id. B'₁ de 12 elementos Tudor de 300 amperios-hora.
- Idem id. B₃ igual que la anterior.
- Idem id. B''₁ de 15 elementos Tudor, de 100 amperios-hora, afecta al alumbrado de las reglas divididas de los galvanómetros de las salas de medida.
- Una batería B''₂ de 12 elementos afecta al servicio de la oficina general y del P. C. N. (Física) del Instituto.
- Un elemento Tudor de grandes dimensiones de 2.500 amperios, afecto á los contrastes que necesiten grandes intensidades.

Diversos elementos sueltos, afectos al servicio de los instrumentos de medida.
- Las baterías B₁, B₂, B'₁, B''₁, B''₂ de cortacircuitos de mercurio que permiten obtener los voltajes siguientes:
  Para B₁ y B₂, 10, 20, 30, 40, 60 y 120 voltios.
  Para B'₁, B''₁ y B''₂, 2, 4, 6, 8, 12 y 24 voltios.
- La batería B''₁ tiene un reductor de carga y de descarga. Todas estas baterías pueden cargarse, bien por las máquinas del Laboratorio ó por las máquinas del Instituto; la carga del elemento de grandes dimensiones se efectúa por medio de la dinamo de electrólisis. Un cuadro especial permite dirigir, desde la sala de los acumuladores, las corrientes á los cuadros de conmutación del Instituto ó del Laboratorio de ensayos.

Sala de verificación.—La sala de verificación contiene:
- Tableros para el ensayo de contadores de corrientes continuas y alternativas, de dos ó más hilos, mono, bi ó trifásicas, hasta muchas centenas de amperios. La instalación permite la verificación simultánea de un gran número de contadores del mismo tipo. Las diversas cargas se obtienen, bien por medio de lámparas de incandescencia (cerca de 1.000 lámparas de 32 bujías), por medio de reóstatos ó por medio de bobinas de autoinducción. La constancia de régimen se asegura por un regulador á mano combinado con reguladores de tensión. De los cuatro cuadros ó tableros dispuestos paralelamente en esta instalación, los dos del centro llevan en sus caras exteriores todos los aparatos de maniobra y regulación, y sobre las caras interiores de los reóstatos de reglaje y autoinducciones. Esta disposición protege á los operadores y á los instrumentos del calor, y la luz que emanan de los reóstatos y otros accesorios. Los contadores de ensayo y los vatímetros de precisión (del tipo Sieuens), están dispuestos en los otros dos cuadros muy distantes de los primeros y á cubierto por consiguiente de las influencias del conjunto de aparatos. Hay también disposiciones particulares que permiten á los contadores trifásicos los agrupamientos usuales, en estrella ó en triángulo, así como la medida de la potencia en los traslados del triángulo ó en las tres ramas de la estrella. Una extensa pizarra cuadriculada en centímetros, permite trazar en el curso de las experiencias los gráficos de los resultados obtenidos. De este modo es posible darse inmediata cuenta de los defectos de los aparatos