La Energía eléctrica (1904-04-10 00:00:00), página 7

daja de ebonita, colocada en el fondo de este último, en cuyo centro hay un orificio en el que entra el tubo DD, y de unos tapones que se ajustan en la parte superior del depósito AA.

Concéntrico con ese tubo vertical DD hay otro AA (fig. 3.a) provisto de su tubo adicional G y del indicador de nivel B (fig. 1.a), con su escala correspondiente.

En el espacio anular que entre ambos tubos queda se hallan el electrolito y los electrodos cilíndricos que aparecen en corte más altos y cerca del tubo G con sus correspondientes conductores forrados de caucho, que van á morir en los terminales RR (fig. 3.a) puestos en la pared del fondo de la caja del aparato.

Los tubos indicadores del nivel B y C (fig. 1.a) con sus escalas, están montados en una tabla vertical corrediza KK (fig. 3.a) BC (fig. 1.a).

En su parte superior atraviesa el tubo AA otra tabla k (fig. 3.a), en la que, á más del agujero central para dar paso al citado tubo, hay otros dos pequeños orificios, por los que pasan los conductores.

En los costados de la caja II (fig. 2.a) del contador hay los orificios PP, por los que han de entrar los extremos del conductor de la instalación, que han de quedar unidos á los polos RR del contador. Además hay una serie de orificios L (fig. 2.a) á uno y otro lado de la caja ó en su frente, para conseguir la necesaria ventilación del aparato.

La tapa del contador con su asa N, suficientemente grande para dar cabida á la mano y transportar los contadores, lleva una pieza de hierro cuyo extremo inferior se aloja en una escotadura de la portezuela del aparato. Tiene esta última un cristal plano VV (figura 1.a) para que se puedan ver los tubos B y C y sus escalas sin tocarles, y otro en su parte inferior que protege una sencilla instrucción para las lecturas de los contadores, con el número y constante que les corresponden. Se asegura la puerta JJ del aparato por medio de las dos aldabillas indicadas en la fig. 2.a y del precinto colocado en los anillos T.

El contador tiene las piezas NNN (fig. 1.a) para colgarle en las instalaciones.

DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE LOS CONTADORES.—La manera de obtener la constante de estos contadores es sencilla. Se reduce á echar agua en el espacio anular que entre sí dejan los tubos AA y DD, anotando las cantidades de aquel líquido echadas al efecto en una probeta graduada y las correspondientes alturas que toma en la escala B.

Si se representa por g el número de gramos de agua echados en el tubo AA, y por el m el número de milímetros de la escala B correspondientes á aquellos gramos, claro es que como cada amperio-hora descompone 0,3374 gramos de agua, á los g gramos corresponderán:

\[
\frac{g}{0,3374} \text{ amperios-hora;}
\]

y cada milímetro de la escala B

\[
\frac{m}{0,3374} \text{ amperios-hora.}
\]

La cantidad así obtenida representa el coeficiente constante por el que ha de multiplicarse el número de milímetros de agua descompuesta por la electricidad para obtener los amperios-hora consumidos. Este número de milímetros de agua descompuesta por el paso de la corriente eléctrica se obtienen en el contador de la manera que indican las instrucciones que á cada uno de ellos acompañan, y cuyo modelo dice así:

Contador de electricidad «Hispania», fabricado por la S. A. de Lámparas eléctricas «B y C»,
Cardenal Cisneros, 10, Madrid.

INSTRUCCIONES.—Leer la altura del líquido en los tubos B y C al principio y al fin de cada mes, restando entre sí las lecturas de cada tubo; tomar después como minuendo la cifra obtenida al restar las lecturas de B y como substraendo la de C; efectuar la dife-