La Energía eléctrica (1904-02-25 00:00:00), página 6

Contadores de energía eléctrica, sistema "Theiler,".

Contadores para corriente continua.

Un vatímetro rotativo teóricamente perfecto lo constituirá un motor de corriente continua, cuyo campo esté imantado proporcionalmente á la corriente, siendo la imantación de la armadura proporcional á la tensión del circuito.

Exigiendo la disposición del órgano rotativo mucho cuidado, la construcción de un contador de energía fundado en este principio, no es tan fácil y sencillo como parece; porque la sensibilidad y proporcionalidad del contador, así como el gasto de energía en el aparato mismo, dependen de la naturaleza del citado órgano rotativo.

El desiderátum de un buen contador de energía es: que consuma muy poca energía, que dé indicaciones exactas y sea barato.

El contador Theiler que vamos á describir reúne estas condiciones. Está construido con arreglo al principio fundamental que más arriba indicamos; y el trabajo desarrollado por el motor es absorbido por la acción retardatriz de un imán permanente sobre un disco metálico calado en el mismo eje. Es, por consiguiente, el aparato un vatímetro rotativo, toda vez que el número de revoluciones es proporcional á los vatios consumidos; indicación que se señala en un cuadrante.

La armadura del contador Theiler, en vez de ser de tambor, en la cual los arrollamientos de un hilo extremadamente fino se atraviesan y se cubren, haciendo casi imposible una reparación, está formada por cuatro bobinas separadas, colocadas simétricamente alrededor del eje, permitiendo la mejor utilización del cobre inducido y facilitando las reparaciones, pues en caso de fractura, no hay más que reemplazar ó reparar la bobina defectuosa, en lugar de enviar el contador á la fábrica para ponerle una armadura nueva.

El diámetro del colector es sólo de 4 mm. para disminuir el rozamiento de las escobillas, que no puede aumentar después de algún tiempo de funcionamiento del contador, porque merced á la ausencia de chispas, las dos superficies se conservan lisas. Las cuatro delgas del colector están en conexión con los extremos de los enrollamientos de cada dos bobinas contiguas, como en un devanado de anillos, de tal modo, que dos son atraídas y otras dos repelidas por el enrollamiento principal, sumándose las acciones.

La acción auxiliar para anular la resistencia pasiva del órgano rotativo, es independiente de la tensión; por consiguiente, un exceso del potencial normal no producirá nunca una marcha en vacío.

El contador de 10 amperios arranca con una corriente igual á 1 por 100 de la normal, y de 0,5 por 100 en el contador de 100 amperios. El consumo de energía en el circuito derivado no excede de 1,2 vatios.

La curva de exactitud es casi una línea recta para toda la escala, lo que demuestra la casi continua proporcionalidad entre la energía que ha accionado el aparato y el número de vueltas del órgano motor.

El aparato, de construcción sencilla y esmerada, está protegido por una cubierta hermética. El cuadrante es del sistema de agujas, que se ha preferido al de salto por su mayor sensibilidad, aunque la lectura sea menos cómoda. La esfera mayor señala vatios en sus más pequeñas dimensiones, pudiéndose así comprobar inmediatamente la marcha regular.

Las figuras representan un contador de corriente continua Theiler en su disposición interior y aspecto exterior.