La Energía eléctrica (1905-08-10 00:00:00), página 13

canal que rodea la placa de fondo de la armadura, en la cual se dispone un almohadillado para completar el cierre é impedir la entrada de cuerpos extraños, quedando en su interior los tres tornillos con que se fija al tablero. Se asegura el cierre por un gancho (z') fijo á la tapa, que penetra en un taladro abierto en el nervio exterior de la armadura en su parte superior y por la virola (z) provista de un taladro para pasar el hilo del precinto, el cual se pasa también por una orejilla fija á la tapa.

Sería posible que, á pesar de que las ventanas de estación y abonado sólo distan un milímetro del plano del tablero, sobre el que se instala el contador en casa del abonado, se intentase introducir por ellas algún cuerpo extraño, con intención de parar el contador y defraudar á las Empresas; y para evitarlo, se ha dispuesto en la tapa la división (v'). Un cristal frente al totalizador permite hacer las lecturas y ver la marcha del tambor. Sobre este cristal se graba la unidad múltiplo de vatios, cuyo valor se haya dado á las cifras del totalizador que compongan la lectura del consumo.

El sistema de totalizador empleado es el conocido «de salto», que utiliza el vatimetro B Y B perfeccionado y con la lectura horizontal.

El conjunto es de buen aspecto, y su peso total, de 1 kilogramo 600 gramos.

Como se dice en la anterior descripción, en este contador se ha dispuesto, como elementos principales, un par motor, un par resistente y un totalizador.

El par motor comprende: el arrollamiento voltimétrico (e) de hilo fino, que además sirve para anular las pérdidas por los rozamientos, inevitables, aunque muy pequeños, de par motor y del totalizador; el amperimétrico (i), de hilo grueso, para la corriente principal; el tambor (d) y la pantalla (p) para templar el desamarrar del motor y su sensibilidad.

En serie, con el arrollamiento voltimétrico, intercalamos la bobina de autoinducción (r), que, además de absorber la mayor parte del voltaje derivado (para 100 voltios, este circuito sólo gasta 1 vatio) difasía 90° la intensidad de este circuito con relación á la tensión que la produce, difasado necesario para poder medir con este contador la potencia de la corriente alterna.

Calculando convenientemente estos elementos para cada una de las frecuencias y voltajes á que se deseen construir los contadores, y teniendo en cuenta las conocidas propiedades del par resistente, que no creemos necesario describir ni analizar, el contador efectuará exactamente lo que al principio dijimos, integrando por medio del totalizador, la potencia WKN, es decir, que en cada instante la velocidad del sistema es proporcional á la potencia á medir, siendo K la constante del aparato, N el número de vueltas que daría en una hora, y \( W = EI \cos \varphi \); si el decalaje es nulo (lámparas, etc.), el cos \( \varphi = 1 \), y la potencia será EI, como en continua.

Con el contador Bolíver, dispuesto según el esquema, se puede medir además la potencia absorbida en circuitos bifásicos y trifásicos equilibrados, con sólo disponerlo con totalizadores apropiados para que integre \( EI \cos \varphi \sqrt{2} \), ó \( EI \cos \varphi \sqrt{3} \), respectivamente.

Para el caso de circuitos bifásicos y trifásicos desequilibrados se puede adoptar el conocido procedimiento de los dos vatímetros, montando dos pares motores sobre el mismo eje con un solo totalizador.

El máximo de vueltas admitido para el eje motor á plena carga oscila entre 3.500 á 4.500, según la capacidad, límite muy pequeño, teniendo en cuenta el ligero peso de dicho árbol, con lo cual, y con zafiros de primera calidad y los pivotes bien templados, se evitan los desgastes que trae por consecuencia el aumento de rozamientos y la pérdida de sensibilidad.