La Energía eléctrica (1905-01-10 00:00:00), página 4

es que los electrodos haya que reponerlos. Prueba esto el hecho que cualquiera puede apreciar, fijándose en que cada aparato requiere una constante distinta, en la cual influye la mayor ó menor saturación del líquido (electrólito) y las dimensiones variables de los electrodos. Por algo no tuvieron aceptación el Bastian y otros semejantes.

De tal modo dormía la verdad cuando se escribió el precedente párrafo, que para despertarla del todo es preciso negar cuanto en él se afirma y afirmar cuanto se niega.

No requieren ser contrastados y verificados, por lo tanto, oficialmente cada vez que se renueva el electrólito, porque al hacer esto nada se varía en los contadores Hispania (contra los que va la hoja anónima, como más adelante se notará) que altere en lo más mínimo su constante y su modo de funcionar, y el art. 56 del antiguo Reglamento de verificación de los contadores de electricidad, copiado tan literalmente en el nuevo, publicado en la Gaceta de Madrid, de 6 de Octubre, en su art. 63, que en ambos hay la misma errata de poner Veedor por Verificador, dice así:

«Siempre que los suministradores de electricidad necesiten romper los sellos ó precintos puestos en el interior de los aparatos, ó variar la posición de los órganos destinados á la regulación de su marcha, deberán pasar oportuno aviso al Veedor, que necesariamente ha de presenciar la operación y podrá hacer las observaciones que estime oportunas, hasta dar lugar á nueva verificación, que sólo devengará derechos cuando se evidencien perjuicios para el consumidor.

Cuando el Verificador no pudiese asistir podrá delegar en sus Ayudantes.»

Veamos cuáles son esos sellos ó precintos del artículo acabado de copiar. Dice así la Real orden de 6 de Abril de 1904, en la que se aprueba el sistema de contadores Hispania:

«Para precintar el contador, el Verificador sellará los siguientes elementos: el tubo exterior ó del voltámetro, que dejará marcado con su sello; la posición relativa de la tabla en que están apoyadas las escalas graduadas, respecto de la caja del aparato, y además la posición de dichas escalas sobre dicha tabla.»

Resulta, por lo tanto, que como para renovar el agua en el Hispania ni hace falta mover el tubo del voltámetro ni la tabla de las escalas, no sólo es falso que haya de contrastarse los contadores de ese sistema cada vez que se renueva el electrólito, sino que ni siquiera hace falta molestar á los Verificadores para que presencien la operación.

La renovación (del electrólito) no hay que efectuarla como máximum cada tres meses. Sin duda, guiado por un laudable sentimiento de commiseración, creyó oportuno el autor qué nos ocupa no decir que había de renovarse el electrólito de los contadores Hispania varias veces por día, porque ¿quién le impedía hacerlo así, apoyándose en el mismo incógnito razonamiento que le sirvió para fijar ese límite máximo de tres meses?

Ante esa afirmación categórica cabría una negación rotunda; pero preferimos razonar esta última á pretender que se nos crea bajo nuestra palabra, como el anónimo autor.

Para fijar las ideas supongamos que se trata de un contador de cinco amperios de capacidad.

La duración media anual del alumbrado eléctrico, confirma la experiencia que viene á ser, como en la iluminación por medio del gas, á razón de una hora diaria por lámpara instalada (véase, por ejemplo, el Piazcoli, pág. 633), de modo que podemos contar con un consumo medio, señalado por el contador en cuestión, de cinco amperios-horas por día ó sean 150 amperios-hora por mes y término medio.

La constante del contador Hispania, de la que el autor de referencia tiene una idea muy embrollada, según veremos pronto, es el número de amperios-horas que se necesitan