La Energía eléctrica (1904-11-25 00:00:00), página 29

Los citados representantes sólo tendrán obligación de contrastar sus aparatos cuando vendan al público en general; pero sus almacenes podrán ser visitados e inspeccionados por los Verificadores para comprobar la exactitud de los datos facilitados.

Art. 111. Los Verificadores llevarán un registro en que anotarán los contadores que examinen, establecimiento ó domicilio en que practicaron la operación, fecha de ésta, sistema á que pertenece el contador, número de fábrica, número de mecheros y cuantos más datos estimen pertinentes á las consultas que puedan recibir de la Dirección general de Agricultura ó otras Autoridades.

Art. 112. Las reclamaciones y solicitudes de contraste, tanto del público como de las Compañías, se dirigirán al domicilio del Verificador, á cuyo fin lo pondrán de oficio en conocimiento del Gobernador civil de la provincia, para que se publique en el Boletín oficial de la misma, repitiéndose esto cuantas veces varie de domicilio.

Cuando hubiere varios Verificadores establecerán éstos, á sus expensas, oficinas para el servicio del público y de las Compañías ó establecimientos, pudiendo ser el domicilio de uno de ellos.

Verificación de los Laboratorios.

Art. 113. Los contadores nuevos, antes de ponerse á la venta ó alquiler, y los que por cualquier causa sean transportados á los almacenes de las Compañías ó establecimientos, se verificarán, antes de ser nuevamente utilizados, en los Laboratorios aprobados para tal servicio.

Art. 114. Todo contador verificado en los Laboratorios será rectificado después de colocado en el domicilio del abonado.

Si al efectuar esta rectificación se hallaran variaciones de importancia, deberá procederse á nueva y detenida comprobación, que no devengará honorarios.

Art. 115. La verificación de los contadores será dirigida siempre por el Verificador, á quien podrá la Empresa hacer cuantas indicaciones estime oportunas, y aun solicitar que entre el gasómetro y el regulador se intercalen aparatos de medida ya contrastados, además de los usuales.

Art. 116. Siempre que la organización de los contadores lo permita, el Verificador, después de terminada la verificación, marcará ó precintará con sello de lacre, ó de manera análoga, los órganos que por sus movimientos puedan ser utilizados para la corrección de los contadores, atrasando ó acelerando su marcha.

En los tipos ó sistemas en que ésto sea imposible, tomará todas las medidas, referencias y datos que crea necesarios para comprobar su fijeza.

Art. 117. Si por deficiencias de los Laboratorios ó dificultades creadas por las Empresas quedasen éstas sin ningún contador verificado, les estará terminantemente prohibida la colocación de los que tuvieran retirados del alquiler ó venta ó de cualquier otro que no hubiese sufrido la verificación; pero, si á pesar de haber avisado con cuarenta y ocho horas de anticipación, no hubiese corrido el Verificados á efectuar la operación, se colocarán desde luego y se hará aquélla en el domicilio del consumidor.

Art. 118. Para la comprobación de los contadores ya verificados en los Laboratorios, al ser colocados en las instalaciones particulares, el Verificador avisará con veinticuatro horas de anticipación, tanto á la Empresa como al consumidor, citando día y hora para el acto, y de no concurrir á él alguna de las partes interesadas, se entenderá que de hecho están conformes con el resultado de la operación.

La comprobación se efectuará cerciorándose el Verificador de que el contador se encuentra bien instalado, sin alteración de la posición de los órganos de regulación y en forma que quede garantizado su funcionamiento en iguales condiciones que cuando fué verificado en el Laboratorio.

VERIFICACIÓN EN LOS DOMICILIOS PARTICULARES

Art. 119. Cuando las Empresas ó los consumidores deseen la comprobación de un aparato colocado en instalación particular, lo notificarán por escrito á la oficina de Verificación, la que fijará día y hora para llevarla á cabo, previo aviso á las partes interesadas.

Art. 120. La verificación en los domicilios particulares se ejecutará en forma análoga á la empleada en los Laboratorios y de acuerdo con lo que se determina en la Real orden de aprobación del sistema. Si dificultades del local ó de otro orden impidiesen la verificación, se transportará aquél al Laboratorio.