La Energía eléctrica (1905-01-25 00:00:00), página 3

De intento rehuimos tratar á fondo los defectos de los llamados vatímetros y no hemos de calcular lo que esas pérdidas representan, teniendo en cuenta lo que cuesta á las fábricas, incluyendo todo género de gastos y amortizaciones, cada kilovatio.

Creamos que estaríamos en nuestro perfecto derecho al enumerar los defectos de los contadores de tipo de motor, que son muchos é importantes, aunque no fuera más que en justa correspondencia de lo hecho con el Hispania; pero somos poco aficionados á ejercer de censores, y preferimos seguir otros derroteros, aun sin ignorar cuán difícil es hacer y cuán fácil criticar.

Limitado, por lo tanto, este trabajo á rechazar infundados ataques, agregaremos que acerca de las ventajas é inconvenientes que ofrecen los contadores de amperios-horas y los de energía, puede consultarse el artículo publicado en esta Revista por el señor Cabañas en el número de 10 de Febrero de 1904, y el del Syndicat des Usines Electriques, de L’Eclairage Électrique, en los cuales quedan patentes las ventajas de los coulombímetros.

4.º No sirven para corriente continua y alterna indistintamente.

Esto es verdad. Los Hispania no sirven más que para corriente continua; pero todo se andará, y en cartera tenemos, pendiente de ensayos, un género de contadores, fundados en un principio que creemos nuevo, que servirá indistintamente para todo género de corrientes y que esperamos reunirá suficientes condiciones de baratura y precisión.

5.º Si bien su coste puede ser y es muy bajo, hay que tener en cuenta las pérdidas que puede originar en el transcurso de dos ó tres años que puede durar, sin necesidad de reponer los electrodos, el número de verificaciones oficiales que puede obligar á efectuar y la reposición del líquido (en muchos casos mensualmente), el valor de él y el del personal necesario para su conservación y entretenimiento.

Se vuelve á repetir, en este 5.º considerando de la sentencia de muerte del Hispania, mucho de lo que antes se dijo, y á tiempo se refutó, acerca de duración de electrodos, número de verificaciones y duración del electrolito, que ahora se antoja reducir á un mes.

En cuanto al valor del líquido, con decir que ha de reponerse sólo el agua gastada, ya es bastante. A no ser que se quiera que por haber de emplearse agua clara en el Hispania, deba alcanzar ese abundante líquido, precio tan elevado como la esencia de rosas.

Y respecto del valor del personal, será el que sea, porque no hemos de aquilatar sus condiciones bélicas; pero si lo que trata de decirse es que ha de ser numeroso, inteligente y mejor pagado, lo negamos en redondo; porque no hay más que considerar la sencillez de unos aparatos y la complicación de los otros; tan grande ésta última, que son muy contadas las personas que sepan bien cuanto se refiere á los contadores de tipo de motor.

Por razones fáciles de comprender nos abstenemos de expresar á cuánto podría ascender la gran economía que en sí lleva el uso de los Hispanias, teniendo en cuenta los gastos de adquisición y todos los de un buen entretenimiento; fácilmente puede evaluarlos el que quiera, po: lo que ya hemos expuesto.

6.º El funcionamiento de estos aparatos deja bastante que desear. Si el líquido está más saturado (se repite lo de la mayor ó menor saturación), en el momento que se sobrecarga ¿quién? y ¿con qué?) forma una espuma densa, que se precipita fuera del tubo que lo contiene, quemando el aparato y cualquier otro objeto inmediato al contador (no le faltaba al pobre Hispania más que eso: ser acusado de incendiario). Esta misma espuma impide que se puedan hacer las lecturas sobre la escala con exactitud, cometiendo errores importantes dado lo fácil que es tomar una división de la escala por otra y exponiéndose á frecuentes y fundadas quejas de los consumidores, que, por otra parte, se les hace un poco difícil comprobar aquéllas, así como la marcha del aparato.