La Energía eléctrica (1905-02-10 00:00:00), página 4

Se le antoja al autor del experimento citado que esos evaporímetros del Hispania bajan de nivel menos de lo que debieran, haciendo, por lo tanto, que el contador perjudique á los abonados; no ha faltado algún otro entusiasta de ese aparato á quien se le ha ocurrido decir todo lo contrario, esto es, que cuenta á favor de los abonados, por marcar el evaporímetro más de lo que debiera; pero tampoco ha faltado quien, sin prejuicio alguno, estudie eso de la evaporación en el Hispania. Nos referimos al ilustrado ingeniero de caminos D. Baldomero Aracil, tan práctico en cuestiones de electricidad, que dice, con referencia á ese contador, al examinar la igualdad de evaporación en ambos tubos: «la he probado durante veintidós días y siempre las lecturas han sido iguales, á pesar de que si el defecto existiera, en estos días hubiera acusado el máximo error, pues además de ser los más calurosos del año, lo tenía colocado cerca de una máquina de vapor, donde hace un calor que no se puede resistir más que quince ó veinte minutos».

Sobre todo, hay un medio sencillísimo y barato de que cesen esas meticulosidades acerca de la igualdad de evaporación, que el panegírico en que nos ocupamos muestra; basta echar un poco de aceite de parafina ó de vaselina en el voltámetro y en el evaporímetro para que se disminuya en ambos la evaporación en tales términos, que desaparezca todo género de sospechas acerca de sus perjudiciales efectos.

Vea, pues, nuestro estimado amigo cuán sencillamente podría hacerse desaparecer el defecto de que habla, caso de que existiera.

7.º La verificación de estos contadores por necesidad tiene que ser muy pesada (ó muy rápida, según el método que se siga); no puede efectuarse como en los tipos motor en uno ó varios minutos y con cualquiera carga.

A plena carga toda verificación que se efectúe en menos de una hora no puede considerarse exacta, de donde se puede deducir el tiempo que será necesario para efectuar la comprobación á media carga y con el minimum, cuyas tres observaciones son necesarias para certificar sobre el estado de cualquier contador. Claro es que la corriente empleada en estas pruebas, así como el tiempo y el personal correspondiente, no debemos considerarlo importante, ante lo que supone el engorro y trastornos consiguientes en una seria explotación.

Ingenuosamente confesamos nuestro asombro al ver que haya quien se atreva á decir que un contador electrolítico necesite probarse indefectiblemente con el mínimo y el máximo de carga y con carga media, y que para uno de tipo de motor baste usar una tan solo, cualquiera que ella sea. Llegaba nuestra ignorancia en este asunto á tal extremo, que creíamos todo lo contrario, fundados en la invariabilidad práctica de los equivalentes electroquímicos y en la gran variabilidad de las circunstancias en que trabaja un electromotor á diversas cargas, y si algo nos consuela, es tener la seguridad de que, hasta la aparición del compendioso tratado de contadores que examinamos, cuantos sabían ó creían saber rudimentos de electricidad industrial, nos acompañaban en nuestro error.

Hay muchísimo que hablar acerca del tiempo que debe invertirse en estudiar bien los contadores, y como ya hemos abusado bastante de la paciencia de nuestros lectores, á aquellos á quienes este asunto interese les rogamos vean la nota publicada por nosotros, tratando esta misma cuestión, en los Anales de la Sociedad Española de Física y Química, de Junio de 1904, mucho antes de que conocieramos la loa al Hispania, que ahora examinamos.

Pero, sin tratar á fondo esa cuestión, cabe analizarla á la ligera.

En primer término, el estudio de un contador electrolítico del tipo que nos ocupa, puede hacerse de dos modos: eléctricamente, ó determinando con una probeta los milímetros de la escala que corresponden á un número dado de gramos de agua. El método