La Energía eléctrica (1904-06-10 00:00:00), página 5

que en el caso actual, toda vez que la intensidad media viene á ser 2 amperios, daría aproximadamente 1,25 por 100.

Hay, por lo tanto, razón sobrada para afirmar que los tres contadores estudiados pueden sostener sin desventaja la comparación con un excelente amperímetro de precisión, y en nuevo testimonio de ello hemos redactado el siguiente cuadro numérico, en el que se ha tomado sucesivamente como tipo cada uno de los tres contadores para comparar con él los otros dos.

Comparación de los contadores HISPANIA A, B y C.

    Lecturas.
    AMPERIOS-HORA DADOS POR EL CONTADOR
    ERRORES (\( \frac{1}{10} \)) DE LOS CONTADORES TOMANDO COMO TIPO EL

    A
    B
    C
    Contador A
    Contador B
    Contador C
    Contador A
    Contador B
    Contador C

    C = 2,633
    C = 2,822
    C = 2,947

    2
    100,05
    100,18
    100,20
    + 0,1
    + 0,1
    - 0,1
    + 0,02
    - 0,1
    - 0,02

    3
    139,55
    139,69
    138,51
    + 0,1
    - 0,9
    - 0,1
    + 0,9
    + 0,9
    + 0,9

    4
    231,70
    235,64
    237,23
    + 1,7
    + 2,3
    - 1,7
    + 0,7
    - 2,3
    - 0,7

    5
    287,00
    287,84
    283,33
    + 0,3
    - 1,3
    - 0,3
    + 1,6
    + 1,6
    + 1,6

    6
    337,02
    337,83
    334,39
    + 0,7
    - 0,8
    - 0,7
    + 0,8
    + 0,8
    + 0,8

    7
    387,05
    385,79
    386,06
    - 0,9
    - 0,3
    + 0,9
    + 0,6
    + 0,3
    - 0,6

    8
    435,76
    434,59
    434,68
    - 0,3
    - 0,2
    + 0,3
    + 0,2
    + 0,2
    - 0,2

    9
    481,84
    478,38
    480,36
    - 0,3
    - 0,3
    + 0,7
    + 0,4
    + 0,3
    - 0,4

    10
    531,87
    529,12
    531,93
    - 0,5
    + 0,1
    + 0,5
    + 0,5
    + 0,5
    + 0,5

    11
    551,61
    551,70
    551,09
    + 0,01
    - 0,09
    - 0,01
    + 0,09
    + 0,1
    + 0,1

El contador A, que, comparado con el amperímetro, daba errores que oscilaban entre -2,4 y +0,9, da desde -1,7 á +0,9 contrastado con el B, y -2,3 y +1,3 tomando el C como tipo. De análogo modo el B, que con el amperímetro acusaba errores de -2,3 á +0,9, contrastado con el C hubiese indicado errores de -0,7 á +1,6. Más ventajoso hubiera sido, por lo tanto, desde el punto de vista de la precisión de las medidas, comparar dos cualesquiera de los contadores con el tercero, tomado como patrón, que usar, en lugar de este último, un amperímetro de precisión, y no parece falto de lógica atribuir á los contadores Hispania estudiados menos fe que al amperímetro Hartmann y Braun, utilizado en los experimentos de que hemos dado cuenta.

VÍCTOR MAURI

DIRECCIÓN DE CENTRALES ELECTRICAS

OCURRE en las empresas explotadoras de instalaciones eléctricas de importancia media, que el encargado de su dirección reúne las condiciones de técnico y gerente de la Sociedad. Siendo el objeto primordial para el propietario aislado ó Sociedad explotadora, el lucro ó beneficio que la empresa ha de reportar, es evidente que se atienda más bien á la contabilidad ó gerencia de la explotación, que no á su fin técnico. Ahora bien, las dos cualidades en la dirección deben estar intimamente unidas para el buen resultado de la explotación. Es, pues, el objeto principal en estas instalaciones, que son las que en general se encuentran en mayor escala, el establecimiento de las tarifas para no resultar