La Energía eléctrica (1902-07-25 00:00:00), página 6

ción del método de M. Joubert, de puntos sucesivos, de un método stroboscópico y de una serie de aparatos registradores eléctricos.

Su composición es la siguiente:

1.º Un motor sincrónico de corriente alterna, movido directamente, después de la consiguiente transformación, por el manantial eléctrico, cuyas variaciones periódicas se desea registrar.

2.º De un arranque de garruchas que comunican á un conmutador giratorio y una velocidad angular igual á aquél; en tanto que el motor efectúa un cierto número de revoluciones, el conmutador efectúa un número igual (ó un múltiplo), aumentando ó disminuyendo en una unidad. Es preferible que el conmutador gire menos rápidamente que el motor, para que el recorrido de la curva pueda ser trazado en idéntica forma que las ordenadas del tiempo transcurrido. Este retraso ó avance, esencial al sistema, evita la necesidad de comunicar una rotación á las escobillas del motor.

3.º De un conmutador automático, formado de un corazón cilíndrico de materia aisladora, y que transporta un tubo de latón, dividido conforme la posición de tres escobillas que en él se apoyan. Este arranque establece la comunicación sucesiva con dos puntos del circuito, cuyos fenómenos de variación periódica se presentan para ser registrados en un aparato de medida. En la primera operación el condensador es cargado, y descarga él mismo el aparato de medida en la segunda operación. Para el trazado de la curva de fuerza el conmutador se reduce á una simple barra conductora, que cierra periódicamente el circuito de una bobina de hilo fino del aparato registrador, una vez en cada revolución, por el intermedio de dos escobillas. La figura 1.ª demuestra las conexiones del aparato cuando se usa un condensador.

4.º De un condensador cuya capacidad puede ser variada á voluntad, con el fin de regular la sensibilidad del aparato.

5.º De un aparato de medida, según el fenómeno que va á ser registrado.

Para diferencias de potencial y corrientes, el aparato registrador lleva una bobina móvil, colocada ya horizontal ó verticalmente.

Fig. 1

Para fuerza, el aparato registrador es un vatímetro ordinario. La corriente alternativa atraviesa la bobina fija, mientras que la bobina de hilo fino está colocada en el circuito cerrado periódicamente por el par rotatorio de diferente potencial, determinando el segundo factor de fuerza. Este es regulado por la introducción de resistencias en el circuito de hilo fino.

El método directo puede ser también aplicado á registrar diferencias de potencial y corrientes, evitando esto el uso del condensador; sin embargo, el condensador presenta ciertas ventajas prácticas para regularización y sensibilidad. El vatímetro permite también registrar las curvas de potencial, por lo cual sus bobinas fijas son recorridas por una corriente continua suministrada por una batería de acumuladores. En cada caso la bobina móvil del aparato registrador recibe una serie de impulsos cuya frecuencia es igual á la de la corriente á registrar. Ellas poseen la inercia, calculada de modo que la posición de la bobina móvil corresponda en cada momento con la de la corriente media que se quiera tomar, correspondiendo con la cantidad de electricidad que las recorre durante un período.

6.º De un aparato registrador con un interruptor cilíndrico, impelido con una cierta velocidad por el motor sincrónico. Dicho registrador se compone, como todos ellos, de plumas, disco, papel sensibilizado, etc. El papel está montado en un cilindro giratorio y enrollado sobre sí mismo, pasando en dirección longitudinal á las generatrices de un cilindro centrado con el aparato