La Energía eléctrica (1903-03-10 00:00:00), página 7

to de la fase se puede hacer gráficamente con el diagrama de la figura 5.a Hágase

c e = f d = á la tensión en una bobina S
e d = c f = á la tensión en una resistencia latetal del puente
e f = á la tensión de la resistencia D de la diagonal
d b = á la tensión de la bobina Drap.

y se obtendrá en c b la tensión de los bornes P1 P2.

La suma de las intensidades ia = eg é i1 = eh, da la intensidad is = ck que tiene un desplazamiento de fase á con su tensión c e. La corriente total del puente i = c l, se obtiene de ia y de 2 i1. Como la corriente is debe tener un desplazamiento de fase de 90° con la tensión c b de los bornes, la dirección c b debe ser perpendicular á c h. Para terminar el diagrama se debe representar también la tensión de la bobina de reacción que es igual á d b.

Como se puede ver en el diagrama, la tensión d b tiene un desplazamiento de fase con la corriente i menor de 90°; se puede, por consiguiente, hacer la disposición antes indicada con el éxito deseado.

Esta conexión se puede aplicar para cualquier tensión porque la bobina de reacción absorbe la mayor parte de la tensión. La conexión es muy fácil de hacerse, como puede verse en la fig. 6.a Esta combinación es empleada por la casa Siemens y Halske hasta 500 voltios y para tensiones mayores se conecta al contador una bobina de reacción separada, representada en la figura 7.a.

El desplazamiento de fase se puede oscilar entre 80° y 100° variando la sensibilidad en este caso solamente de 5 por 100. Para disminuir el roce del pivote de los contadores de motor, se disminuye la velocidad de la parte móvil del contador con un freno de acción muy constante. Hoy día se emplea generalmente el freno magnético inventado y patentizado por el célebre electricista Werner Siemens en el año 1886. También en el contador Ferraris se encuentra este freno magnético, que consiste en un disco de aluminio S (fig. 3.a), que está sobre el mismo eje del tambor de aluminio y que se mueve entre los polos de dos imanes MM de acero muy constantes.

Para que el contador cuente siempre con exactitud también en el caso de variaciones en la tensión, se ha practicado en las dos partes de la superficie cilíndrica del núcleo C.(fig. 3.a) que está enfrente á los polos de tensión, una pequeña ranura N. La posición del núcleo C puede variarse. Cuando estas ranuras están puestas simétricamente á los polos de tensión, no se produce ningún momento rotatorio del tambor si no hay gasto de corriente. Desplazando el núcleo una pequeña cantidad, á la derecha ó á la izquierda, de modo que las ranuras N ocupen por ejemplo la posición representada por puntos (véase fig. 3.a), entonces se obtiene un pequeño momento rotatorio con dirección contraria á la del movimiento dado al núcleo, y así se evita que el contador se pare cuando hay corriente. Para evitar que marche el contador cuando no hay corriente, la arista inferior del tambor móvil tiene cuatro pequeñas incisiones; con esto se consigue que la resistencia del tambor, en un sentido, es menor que en el sentido perpendicular al primero. El tambor se pone siempre delante de los polos de tensión, de tal modo, que la corriente producida en el mismo sea mínima y que sólo pueda girar empleando una energía determinada. Esta energía es para los contadores Ferraris de 120 voltios próximamente de un vatio.