La Energía eléctrica (1903-12-10 00:00:00), página 3

ya para las diversas utilizaciones de parte de los consumidores, son por la compañía explotadora económicamente realizadas bajo la dirección inteligente, de su técnico. Sin entrar en más datos que nos conducirían muy lejos, diremos que el director técnico en una explotación eléctrica es el guía seguro, cuyos conocimientos científicos tradúcense en positivas ventajas, repercutiendo sobre la explotación en general.

MIGUEL ANCILO,
Ingeniero.
Pamplona 1.º Noviembre 1903.

El nuevo puente de Wheatstone de MM. Hartmann y Braun para la investigación de los defectos en los cables.

POR EL DOCTOR A. TOBLER,
Profesor de la Escuela Politécnica de Zurich.

El método de Murray, conocido hace más de cuarenta años para la investigación de las averías en los cables, es uno de los que más se emplean en nuestros días, habiéndose intentado modificarlo para simplificar su uso en la práctica.

Como es sabido, este método está basado en el empleo de dos reóstatos \( a \) y \( b \), que forman los dos brazos del puente de Wheatstone, constituyendo los otros dos lados las partes \( x \) é y del cable. Ahora bien; para alcanzar el máximo de precisión, es preferible hacer la suma \( a + b \) constante y obtener la relación \( \frac{a}{b} \) cambiando el punto de aplicación del hilo que viene de la pila; por consiguiente, el puente con hilo dividido es el que mejor se presta (galvanómetro universal de Siemens) á los resultados perseguidos; pero evidentemente se ganará en precisión puede var arse la longitud del hilo.

Recientemente el Dr. Bruger, uno de los ingenieros jefes de la casa Hartmann y Braun, de Francfort, representada en Madrid por Sucursales de Kribben, ha construido un puente muy práctico y fácilmente transportable, cuyo peso no excede de 8 kilogramos.

En este artículo, no solamente vamos á hacer la descripción del aparato de la casa Hartmann y Braun, sino que añadiremos las experiencias personales del Dr. Tobler, de la Escuela Politécnica de Zurich, tomando los datos del trabajo que con igual título que el que encabeza estas líneas publica el Journal Telegraphie, de Berna.

El puente consiste esencialmente en un hilo extendido alrededor de un disco de ebonita, con nueve bobinas auxiliares iguales entre sí y á la resistencia del hilo (5 ohmios próximamente). Los extremos \( a \) y \( b \) del hilo (fig. 1.º) están unidos por medio de dos anillos concéntricos, no visibles en la figura, á los dos resortes de contacto \( a' \) \( b' \), fijados en la parte inferior de un disco de ebonita que lleva al mismo tiempo nueve resortes en herradura frotando sobre 20 segmentos metálicos entre los que están dispuestas las nueve bobinas citadas.

El disco puede girar por medio de un largo botón (fig. 4.º). Las nueve resistencias pueden agruparse á voluntad á uno á otro lado del hilo tendido, de suerte que el conjunto represente siempre una longitud \( a + b \); como el contacto \( p \) de la pila puede desplazarse á lo largo del hilo tendido, éste puede dividirse en 1.000 partes, de modo que las bobinas, más el hilo, representen en realidad un valor \( a + b = 10.000 \). En la posición de la figura 1.ª, la relación \( \frac{a}{b} \) es cero, puesto que la corriente del polo positivo de la pila llega