La Energía eléctrica (1902-06-10 00:00:00), página 13

de dirección del campo origina una elevación de temperatura que hace aumentar la resistencia del bismuto, y que ese aumento guarda una cierta relación con el número de líneas de fuerza. ¡Quién sabe si esa variación será debida en parte á la presencia de alguna substancia radioactiva, el polonio acompañado al bismuto!

Al introducir solamente la espira en circuito cerrado y en serie con un galvanómetro, dentro del campo magnético, no se observa la producción de ninguna corriente inducida instantáneamente; pues á pesar del diferente poder termoeléctrico del bismuto y el cobre de los terminales, la corriente que este par pudiera desarrollar al elevarse la temperatura, queda anulada por la inducción negativa. Supongamos, para mayor claridad, el siguiente caso práctico:

Los lados fijos B D y C D tienen, como indica la figura, 500 ohmios de resistencia cada uno; si la temperatura ambiente es 21,15° c., la resistencia inicial del lado D A será 26,15 ohmios, para quedar, finalmente, con una resistencia de 26,50, suponiendo que la espira esté en la obscuridad. El lado variable A B, constituido por la caja K', indica la resistencia de la espira; el galvanómetro colocado entre los vértices A y C no acusará desviación ninguna. Este galvanómetro, construido por la casa Chauvin et Arnaux, de París, es de reflexión; está constituido por una espira rectangular, en cuyo campo está colocado un paralelepípedo de hierro dulce, y todo dentro del campo de un poderoso imán; la espira está suspendida entre dos hilos metálicos, y soporta un espejillo e que refleja la regla R R colocada á 33 centímetros de distancia, y todo lo cual se aprecia colocando el retículo del lente L á la misma altura que el espejillo y formando con el centro de éste un plano vertical. Este galvanómetro, á su gran comodidad, pues él solo se nivela, gracias á su suspensión especial de un soporte que puede fijarse en cualquier tabique, con tal que no haya trepidaciones bruscas, une su gran sensibilidad, pues tiene su elástica suspensión y una resistencia pequeña (unos 87 ohmios) en comparación con la de otros sistemas parecidos. Al introducir la espira B i dentro del campo de un imán, se desviará el espejillo, formando con la visual un ángulo cuya tangente O a valdrá 60 divisiones de la escala, lo que equivale á una variación de la resistencia D A de 0,36 ohmios, pues según la sensibilidad del galvanómetro y la relación, 500 : 26'5, que guardan los lados del puente, cada división de la escala es 0,006 ohmios. La curva construida, tomando como abscisas el tanto por ciento de las variaciones de resistencia y como ordenadas las intensidades magnéticas, nos indica que el número de líneas de fuerza desviadas en los 2,5 cm², que tiene de superficie la espira de bismuto, es según esta variación (1,36 por 100) 4.100.

La espira está colocada entre una pantalla metálica M que evita su deterioro, y que, entrando á rozamiento suave entre los polos del imán, hace que la espira quede colocada en el centro del campo.

Todo esto en cuanto á ensayos; para practicar la medida industrial no hay más que mantener en el laboratorio una temperatura lo más constante posible, y guardando los lados la relación propuesta, teniendo efectuadas las operaciones y mediante una sencilla tabla resultado de éstas, no hay más que ir viendo las desviaciones que recorre el espejillo, y vamos leyendo, por decirlo así, el número de líneas de fuerza que tiene cada imán.

Estos resultados son comprobados hallando la constante de permeabilidad del acero empleado, según la conocida fórmula de Bernoulli

\[
K = \frac{F_p}{V^{2/3} P} = \frac{F_p}{V^{3/2} P^2}
\]

en la cual F es la fuerza portante y P p el peso del imán.

Esta misma disposición se emplea para medir las vueltas de hilo ó cintas de cobre de las bobinas inductoras del contador, para lo cual dentro de las bobinas se coloca un núcleo de hierro, que es imantado al pasar una corriente por dichas bobinas. Como el núcleo es el mismo