ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
La Energía eléctrica (1901-08-10 00:00:00), página 8

motor es de 1,7 mayor que en los otros sistemas para igual peso de cobre del inducido, ó lo que es lo mismo, ó igualdad de fuerza, el peso de cobre del inducido es de seis décimas con relación al de otro sistema, por lo que el inducido es muy ligero, y con ello el contador muy sensible.

Al reducirse el diámetro del colector, el trabajo de rotación de las escobillas se reduce también, aumentando la sensibilidad del contador.

Las escobillas que conducen la corriente derivada de los hilos extremos de la canalización (corriente proporcional á la diferencia de potencial que se mide), son de plata, cuyo óxido tiene próximamente la misma conductibilidad del metal, no alterándose las indicaciones del aparato con el transcurso del tiempo.

Debido á la feliz disposición del inducido, basta el pequeño gasto de 2,5 vatios para vencer las resistencias mecánicas del contador; de modo que suponiendo funcione todo el año, gastará 220 hectovatios horas; en cambio, los ordinarios de tambor cilíndrico y doble diámetro de colector, gastarian el doble.

Otra ventaja del contador Luxsche es el sistema adoptado para registrar el consumo; las lecturas con índices son propensas á errores, sobre todo para el abonado poco práctico; en cambio, si el contador da directamente las cifras que representan las unidades gastadas, bastará con que el abonado sepa leer el número, y esto puede hacerse en el Luxsche con sus cifras manejadas por resorte.

Se construyen contadores para todos los sistemas de distribución, y su empleo es igualmente ventajoso con corriente continua ó alternativa; es un wattímetro, y, por lo tanto, trabaja lo mismo con corriente monofásica que polifásica.

* * *

En la estación electrotécnica de pruebas de Munich, se han efectuado los ensayos del contador Luxsche.

Uno de los informes se refiere principalmente á la determinación de las condiciones de resistencia exigibles en la práctica, dándole menos valor á la exactitud de la curva de medidas, y en otro se contrasta el contador antes y después de un funcionamiento de cinco meses en condiciones desfavorables para su empleo y se comparan los resultados de ambos contrastes.

Para dar el primer informe se utilizó un contador ordinario y no preparado expresamente para la prueba.

Antes de esto, se empaquetó el contador en una caja cerrada de hierro, y se arrojó varias veces al suelo desde la altura del hombro.

El contador se probó con corriente continua y alterna.

Además de las pruebas en condiciones normales, se sometió el contador á las siguientes de carácter anormal:

1.º La corriente derivada se hizo pasar únicamente por una de las tres bobinas del inducido. La discrepancia con el verdadero valor fué 1,2 por 100.

2.º El contador se probó con la mitad de la tensión normal. Su discrepancia fué de 0,3 por 100 del verdadero valor.

3.º El contador se probó con corriente fuerza doble de la normal (era de 10 amperios y
La Energía eléctrica (1901-08-10 00:00:00), página 9

220 voltios), ó sea con 44 hectovatios. Su discrepancia con el verdadero valor fué de 0,8 por 100.

4.a El contador se colgó inclinado. Discrepancia, 0,5 por 100.
5.a Se varió la frecuencia de la corriente alterna de 80 á 120; la discrepancia fué 0,5 por 100 siendo cos \( q = 1 \).
6.a El contador se probó con cos \( q = 0,33 \) y frecuencia 100; la discrepancia fué + 0,2 por 100.

De esto se deduce que el contador ensayado (núm. 10.294) es un vatiómetro absoluto, y satisface á todas las necesidades de la práctica.

Los catálogos de la casa Luxsche garantizan con un 10 por 100 de la carga normal una exactitud de ± 4 por 100.

Con el 1 por 100 de la carga normal el contador empieza á funcionar.

Los contadores que sirve la casa van verificados y no necesitan arreglo alguno para funcionar.

El segundo informe de la Estación electrofotécnica de Bruselas, departamento de exámenes y reuniones de la Sociedad Politécnica de München, del ensayo efectuado desde 31 de Enero de 1900, hasta el 12 de Julio del mismo año, dice así:

El día 30 de Enero de este año nos mandó la Sociedad por Acciones la Luxsche Industrierverke A. G. München, un contador eléctrico, con la orden de determinar si este contador cambia sus indicaciones instalándole en una casa, y caso de que hubiera diferencia en sus indicaciones, si esta diferencia está permitida por la práctica.

El contador núm. 10 614, que se nos mandó, es un contador de motor con una tensión de 110 volts y para 10 amperes, y según su indicación debe hacer 180 revoluciones por hecto-watt-hora.

Antes de poner el contador en la instalación eléctrica, lo hemos contrastado el día 31 de Enero.

El resultado de este contraste se ve por la tabla siguiente:

Tabla I
CONTRASTE EL 31 DE ENERO DE 1900
EL CONTADOR EMPIEZA Á FUNCIONAR CON 14 WATTS DE CARGA

    Tensión en volts.
    Carga en hecto-watts.
    Revoluciones comprobadas del disco por un hecto-watt-hora.
    Revoluciones Indicadas del disco por un hecto-watt hora.
    Diferencia del contador en tanto por cientos.

    120
    0,29
    181
    180
    + 0,5

    119
    0,71
    178

    - 1,0

    119
    1,38
    180

    0

    117
    5,29
    183

    + 1,6

    114
    10,12
    182

    + 1,0

    113
    14,65
    183

    + 1,6
La Energía eléctrica (1901-09-10 00:00:00), página 1

La Energía Eléctrica
REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES
PUBLICACIÓN QUINCENAL ILUSTRADA

SUMARIO
Sobre la Afinidad química (continuación), por José Echegaray.—Verificación de contadores eléctricos, por Juan Montero.—Instalación de «Los Ángeles», por Luis de la Peña.—Ferrocarril funicular del Tibidabo, en Barcelona, por Mariano Rubio y Bellveí.—Aisladores para altas tensiones, por Agustín Boyer.—Bibliografía.—Crónica científica: Procedimientos electro-magnéticos para el reconocimiento de hierros y acero.—Interruptores maniobrados á distancia.—Lámpara «Arko».—Trepadores perfeccionados.—Dinamo Anan.—Análisis de las aguas minerales por medio del teléfono.—Nueva caja de unión. Teléfono de escritorio.—Información.—Preguntas y respuestas.—Libros y revistas.—Ofertas y demandas.—Correspondencia particular.

SOBRE LA AFINIDAD QUÍMICA
(CONTINUACIÓN)

Y aquí tenemos dos acciones contrarias.

Por debilitarse la atmósfera etérea en la parte B C D tiende á penetrar éter, y esta es una causa que tiende á aumentar el valor de k; pero la acumulación de éter en la parte A, tiende á expulsar éter por esta punta ó por este extremo de gran curvatura, ni más ni menos que sucede según la teoría de las puntas en la electricidad estática.

Así, pues, la presencia de dos moléculas puede aumentar, ó puede disminuir k, según preponderde uno ó otro efecto.

Aumentará k si entra más éter por la cara B C D que la cantidad que sale por el extremo A.

Pero disminuirá k y esto facilitará la combinación con otro tercer átomo, si sale más éter por A que el que penetra por la cara B C D.

Sólo con esta idea caben ya todas las combinaciones.

Supongamos hipotéticamente, idealmente, mejor dicho, como representación esquemática que el átomo de oxígeno tenga la forma piramidal que antes hemos indicado.

Se comprendería aún así, que la molécula de oxígeno se compusiera de dos átomos, si la capacidad etérea del conjunto disminuyese por haber disminuido k en razón al escape de éter por las extremidades apuntadas del átomo.

Se comprendería aún la imposibilidad de una molécula O² X si el nuevo átomo X viniera á expulsar por la acción de su atmósfera una parte de la atmósfera de los dos átomos O y, por el contrario, la imposibilidad de otra molécula O² Y si la Y en vez de expulsar éter de las dos atmósferas D O facilitase la invasión del medio ambiente en dichas atmósferas.

Como no tenemos la pretensión de explicar todos los fenómenos de la Química, sino de ir apuntando algunas ideas por si fueran útiles, no insistiremos en esta discusión.

Pero esta acción energética del oxígeno, esta facilidad en combinarse con todos los cuerpos, su carácter de ser electro negativo, es decir, de que su atmósfera etérea es relativamente pequeña, ¿no está indicando que este cuerpo simple tiene una gran dificultad para cargarse de éter y que posee, por decirlo así, puntas por donde deja escapar fácilmente gran parte de su atmósfera etérea?
La Energía eléctrica (1901-09-10 00:00:00), página 14

de zonas ó fajas de distinto color que el resto del metal.

Para reconocer estos defectos, hay que romper alguna de las barras examinando detenidamente su textura, procedimiento poco seguro al tenerse que aplicar, no á todas, sino á algunas piezas escogidas al azar, no dando en manera alguna la garantía necesaria para el constructor, que de ordinario tie ne que fiarse de las pruebas que el material haya sufrido antes de salir de la fábrica.

En éstas, así como también en las construccio nes donde el hierro debe entrar en grandes cantidades, es, pues, únicamente donde deben ensayarse todos los hierros y aceros antes de ser expedidos ó colocados en obra, siendo, hasta ahora, el medio más ventajoso y práctico para este examen el uso del aparato denominado Schiseofono Place, que vi mos funcionar con excelentes resultados prácticos por los años 1891 y 92 en las importantes obras del Hospital militar de Madrid-Carabanchel, que dirigió el afamado ingeniero militar Sr. Cano y León.

El fundamento del Schiseofono (de ξύσις, grieta y φωνή, voz), (aparato que apareció descrito con todo detalle en el memorial de Ingenieros del ejér cito, Enero de 1892), es el siguiente: cuando se golpea con una fuerza constante sobre un cuerpo metálico, el sonido que se produce es de la misma intensidad mientras la materia es homogénea; pero cuando esta condición falta por existir cualquiera de los defectos antes indicados, fórmase una caja de resonancia y el sonido producido por la percusión cambia de intensidad, amplificándose y pur diéndose, por lo tanto, apreciar con facilidad esas variaciones, por pequeñas que sean, gracias al em pleo de un aparato micro-telefónico.

El aparato en líneas generales, consta (fig. 1.a): de una regla graduada que lleva dos bobinas, fija una y móvil la otra, formando la primera parte de un circuito en el que se intercalan una caja de pilas y un percutor (fig. 3.a) constituido por una varilla de hierro que atraviesa un micrófono, imprimién dose á aquél un pequeño movimiento por medio de un depósito de aire comprimido, analogo á los de forma de pera de las máquinas fotográficas, y estando intercalada la bobina móvil en otro circuito, del que también forman parte dos auriculares telefónicos (fig. 6.a).

Golpeando el percutor sobre la pieza metálica que se trate de reconocer, se producirán sonidos modificados por la corriente de la pila del circuito del micrófono, originándose corrientes inducidas en el otro circuito, cuya intensidad dependerá de la distancia de las bobinas fija y móvil, existiendo una posición de esta última, para la cual no se perciban los sonidos en los auriculares mientras la masa metálica sea homogénea, acusando el aparato perfectamente la presencia de uno de los defectos indicados, cuando por su aumento de intensidad se hagan aquellos perceptibles.

Como se ve, el procedimiento es bastante rápido y exacto, pero el coste del aparato se eleva á unas 5.000 pesetas, y por tal motivo creemos resulte más aplicable á la práctica el medio descubierto por Saxby recientemente, y empleado en las fábricas reales de Chathaus, en Inglaterra. El fenómeno que
La Energía eléctrica (1901-09-10 00:00:00), página 16

idéntica el conmutador director, pero en dirección opuesta á como se movió al abrir.

Lámpara «Ark».

Los Sres. Thomson y Phillips, de Charltose Vrent, Inglaterra, han presentado recientemente una lámpara de arco, de la cual damos una representación en el adjunto grabado. El carbón superior no tiene soporte y desciende automáticamente según se va consumiendo. La lámpara es del tipo de arco encerrado en un cilindro de vidrio, prácticamente impermeable al aire, siendo el gasto de los carbones muy pequeño en consecuencia, durando un juego unas cien horas. El arco es producido y regulado por un solenoide \( a \) que rodea una pieza fundida, que tiene en la parte superior una pieza polar interior \( b \). En la parte inferior esta pieza tiene gran diámetro, y lleva en su interior un núcleo móvil. Este núcleo tiene unas ranuras en su parte inferior para dejar sitio á cuatro grapas que giran alrededor de un eje inferior que las une a un platillo libre. La única unión entre el núcleo y las grapas son unos topes \( c \) en la parte posterior de cada grapa. Cuando se hace subir al núcleo, estos topes fuerzan las grapas hacia el interior, haciendo que cojan el carbón \( f \), y lo arrastran en su movimiento. Cuando el núcleo desciende y deja que el platillo \( a \) que van unidas las grapas se apoye en el armazón de la lámpara, dejan éstas de oprimir al carbón, y éste se desliza entre ellos libremente.

La figura representa la lámpara cuando está cortada la corriente. En el momento que ésta pasa, el núcleo es atraído hacia arriba, y se produce el arco; según se van gastando los carbones va descendiendo el núcleo, hasta que el carbón se desliza entre las grapas.

La corriente pasa al carbón superior mediante cuatro piezas de contacto que se apoyan en él por la acción de la gravedad. Cerca de la parte superior tiene una ranura (no se ve en el grabado); cuando entran en ella las piezas de contacto, impiden que descienda más el carbón y se apaga la lámpara. Al carbón inferior va la corriente por un conductor. El vidrio \( h \) aisla la parte superior y la inferior. La lámpara, como se ve, es sumamente sencilla; es difícil ver cómo se podría hacer con menos piezas. —Scientific American, pág. 21403.—A. F.

Trepadores perfeccionados.

Con el modelo de trepadores generalmente empleado para trabajar en los postes de madera utilizados como soportes para la telegrafía y telefonía, canalizaciones de luz, etc., los operarios están de pie sin más apoyo que el de ambos ganchos y el que les proporciona el cinturón de seguridad. Tales útiles resultan incómodos y no todo lo seguros que fuera de desear, inconvenientes que se aminoran mucho con el empleo del modelo perfeccionado que representan los grabados adjuntos, y que construye la casa alemana W. Kueke & C.º Consíguese con estos trepadores que el obrero trabaje sentado, disminuyendo la probabilidad de que ocurran desgracias, por haber aumentado los medios de sujeción al poste.—E. G.

Dinamo Aanen.

Si en la figura primera adjunta tenemos un conductor cerrado \( a \), en el que se hace pasar una corriente eléctrica en cualquier sentido, y movemos
La Energía eléctrica (1901-09-10 00:00:00), página 17

enfrente de este circuito unos conductores perpendiculares al mismo, estos conductores estarán recorridos por corrientes eléctricas inducidas, dirigidas de afuera á dentro, ó viceversa, según sea el sentido del movimiento.

Edmundo van Haanen, en Viena, ha utilizado este principio para construir la máquina generadora representada en la figura segunda adjunta, en la que se ven en \( a \) los cortes de los circuitos en espiral que sirven de inductor, y en \( b \) los conductores inducidos, los cuales tienen sus extremos unidos por medio de los conductores radiales \( d \), que no tienen otro objeto que recoger las corrientes inducidas parciales, y llevarlas á los anillos terminales \( h \) y \( s \), de donde salen por las escobillas al circuito exterior.—C. R.

Análisis de las aguas minerales por medio del teléfono.

Para efectuar el reconocimiento y determinar la composición de las aguas minerales es preciso acudir al análisis químico, conviniendo la repartición de este examen en plazos de cinco ó seis meses, por ejemplo, con objeto de comprobar si en ellos ha sufrido alguna variación la naturaleza de las aguas. Estos ensayos son muy laboriosos y no fáciles de ejecutar, si no se dispone de laboratorio adecuado, y para evitarlos ó reducirlos propone M. P. Muller un ingenioso procedimiento, muy recomendable por su sencillez y exactitud. Se funda en el hecho de que las aguas minerales presentan diferente conductibilidad eléctrica, según sea su grado de concentración, apreciándose por medio de un teléfono en el sistema Muller la mayor ó menor amplitud del sonido que se produce al someter el agua mineral que se ensaya á la electrolisis, comparándola con el obtenido cuando la composición del líquido sometido al ensayo es la normal. Determinado así, si existe ó no variación en la composición, se suprime ó se procede al análisis químico.

—E. G.

Nueva caja de unión.

Con objeto de evitar toda clase de soldaduras empleadas en el interior de las cajas de unión, los ingenieros electricistas de Manchester, MM. Leach y C.º, han presentado un nuevo tipo, del cual damos una representación en el grabado adjunto. Para la unión de los diferentes conductores se usan tornillos de presión y contactos fijos en una placa de porcelana.

Teléfono de escritorio.

La bonita forma del tipo Bell de escritorio, representada en la figura, es debida á Haines, etc., de Chicago. Usarse en puente, ó en serie. Tiene una pesada base de fundición, con un soporte de cobre, estando todo por fuera niquelado. Los contactos están en la base y tienen puntas de platino; además están á cubierto del polvo y de la corrosión como consecuencia de la exposición al aire libre; teóricamente no pueden romperse ni soltarse. Los cordones en que terminan están protegidos por una cubierta de seda ó de estambre. Las partes transmisoras son de bronce, con un transmisor especial del tamaño y disposición conveniente para proporcionar un buen sonido y limpia articulación. El receptor-bipo.
La Energía eléctrica (1901-09-10 00:00:00), página 2

Se dirá que estas son puras imágenes, trabajos fantásticos de la imaginación, no lo negamos, y este es un peligro; pero no se olvide que la imaginación es la gran fuerza creadora de hipótesis, y que la ciencia necesita de las hipótesis, como el ave necesita de alas para volar.

XVII

No es la primera vez que se trata de explicar la afinidad, y, por lo tanto, todas las reacciones y fenómenos de la Química por medio de la electricidad, que es, como si dijéramos, por el fluido etéreo y, por lo tanto, haciendo intervenir en estas acciones las masas de las atmósferas etéreas que rodean los átomos.

Hubo un tiempo en que la teoría eléctrica, de la cual dependía la teoría dualista, era teoría dominante en la Química.

Y así se formaron escalas de los cuerpos simples, según eran unos respecto á otros, electro-positivos ó electro-negativos, y se hacía depender la mayor ó menor fuerza de afinidad, de la mayor ó menor distancia de los cuerpos en dichas escalas.

Pero poco á poco, por la imposibilidad de explicar todos los fenómenos por acciones electro-químicas, la teoría fué perdiendo fuerza y prestigio; y vinieron nuevas teorías, vino la teoría atómica y otras varias siguieron á ésta sin que ninguna haya llegado á ser definitiva.

No obstante, á través de este desarrollo y de esta evolución de la química nunca la teoría eléctrica ha desaparecido por completo, antes al contrario, siempre ha ejercido, si no influencia decisiva, al menos influencia muy apreciable.

La misma nomenclatura, los ácidos y los óxidos, los cuerpos electro-positivos y electro-negativos, han estado jugando constantemente en todas las reacciones.

La teoría de la pila ha venido, si no á restablecer de una manera completa la teoría electro-química, por lo menos á aumentar su influencia y su fuerza.

Es muy notable que todo cuerpo descompuesto por la electrolisis, se descomponga en dos partes simples ó compuestas; pero una cargada de electricidad negativa y otra de electricidad positiva, que es como si dijéramos que la molécula se rompió sin que el éter pudiera esparcirse por igual en todos sus átomos y que, por lo tanto, unos quedaron con exceso de atmósfera etérea y otros con atmósfera inferior á la normal, lo que prueba que en la molécula compuesta, el éter estaba distribuido con cierta desigualdad entre los diversos átomos.

Todavía ha aumentado más la importancia de la teoría electro-química, con la teoría de los ions que cada día adquiere mayor desarrollo.

Porque, después de todo, el ion no es otra cosa que el átomo con una atmósfera etérea distinta de la normal, es decir, cargado de electricidad positiva ó negativa, ó quizá una parte del átomo electrizado positiva ó negativamente.

Porque al átomo, á pesar de su nombre, la hipótesis moderna tiende á descomponerlo.

Pero la teoría eléctrica no coincide enteramente con la teoría del éter que hemos procurado bosquejar.

Hay entre ambas, diferencias fundamentales que vamos á expresar, para salvar contradicciones evidentes.

(Continuará.)
La Energía eléctrica (1901-09-10 00:00:00), página 34

Art. 65. Los Gobernadores en las capitales, y los Alcaldes en las demás poblaciones, corregirán administrativamente las infracciones reglamentarias que observen ó se les denuncien. Si se trata de faltas ó delitos comprendidos en el Código, pasarán el asunto á la Autoridad competente.

Art. 66. Si la infracción fuese descubierta por el Verificador ó personal á sus órdenes, lo hará constar, con expresión de toda clase de datos y detalles, en acta duplicada, extendida en papel de oficio, que luego será reintegrado por quien corresponda.

Previa ratificación del firmante, le será devuelto uno de los ejemplares, y el otro servirá de cabeza de expediente, que deberá tramitarse por la Autoridad á quien corresponda, con arreglo á la ley, según a falta ó delito de que se trate.

Art. 67. Los Verificadores que por sí ó sus Ayudantes falten á este reglamento serán castigados con la multa de 5 á 125 pesetas; si reincidieran, con la de 250 pesetas y suspensión del cargo por seis meses, y en caso de segunda reincidencia, serán separados de sus destinos, sin perjuicio de las penas que puedan imponerles los Tribunales de justicia por los delitos en que hayan incurrido.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1.º En el término de cuatro días, desde la publicación de este reglamento, los dueños de contadores eléctricos y fabricantes de electricidad remitirán á la Oficina del Verificador respectivo relación de los contadores que tengan en sus almacenes para ser alquilados ó vendidos, y en el plazo de ocho días, á partir de la misma fecha, remitirán á la misma Oficina nota de los que tengan retirados de la venta ó alquiler. En ambas relaciones se expresará el sistema, número y capacidad del contador.

Igualmente remitirán, en el término de quince días, relación general de los contadores que tengan en uso, con expresión de los datos anteriores y del nombre y domicilio del consumidor en que se hallen colocados los pertenecientes á instalaciones particulares.

2.º Los contadores que actualmente se hallan establecidos no están sujetos al examen y marca que por este reglamento se prescriben, siendo únicamente verificados en los casos 2.º y 3.º del art. 34.

3.º En el término de cuatro días, á partir de la fecha de la publicación de este reglamento, remitirán las fábricas de fluido eléctrico y los dueños y alquiladores de contadores, relación de los que sin marcar ni contrastar hayan colocado en instalaciones particulares desde el día 1.º de Julio del corriente, para proceder á su inmediata verificación.

Madrid 23 de Julio de 1901.—Villanueva.

Formulario núm. 1 (Anverso apaisado).

Fábrica ó Establecimiento de

MOVIMIENTO de contadores de electricidad efectuado en el día de la fecha.

    SISTEMA
    NUMERO del contador.
    CAPACIDAD
    PROCEDENCIA
    NUEVA SITUACION
    Verificado.
    Observaciones

    Thomson..
    34 246
    120
    15 D.
    D.
    Sí.

    Idem.....
    32 325
    120
    3 Almacén.
    D.
    Sí.

    Idem.....
    578
    120
    25 D.
    Taller de reparaciones.
    No.

    Idem.....
    627
    120
    10 Compra.
    Almacén.
    No