La Energía eléctrica (1902-07-10 00:00:00), página 19

manifestaciones calóricas y luminosas. Davy y Planté tenían ya estudiado en parte este fenómeno, y observaron que estas manifestaciones iban casi siempre acompañadas de un ruido, el cual se hacía claramente perceptible cuando se hacía uso de un teléfono. El interruptor electrolítico del señor Wehnelt está fundado en el principio expuesto, y los resultados con él obtenidos han sido siempre muy satisfactorios.

Otros interruptores también muy en uso son los llamados de «válvula», debido á los hermanos Rubstrat, uno de cuyos aparatos está representado en el grabado adjunto: \( A \) y \( A' \) son dos vasos comunicantes, en cada uno de los cuales están los electrodos \( D \) y \( C \). El orificio de comunicación está cerrado por la válvula \( U \), y ésta está puesta en movimiento por el interruptor de placa vibrante \( E \); de modo que, á cada vibración de la placa, corresponde un doble movimiento de la válvula, y por consiguiente se multiplica el número de interrupciones obtenidas.

El señor Szczepanik, de Viena, es el inventor de otro interruptor electrolítico, del cual damos también una figura. Sobre un árbol vertical \( d \) están montados unos molinetes que terminan en las cuatro puntas de platino \( s \), sobre las cuales se acumulan unas burbujas gaseosas que, en virtud de su expansión, ponen en movimiento al molinete. La formación y desaparición de estas burbujas es lo que origina el contacto y aislamiento de los electrodos \( s \) con el líquido electrolítico y, por consiguiente, las interrupciones de la corriente eléctrica. Para aumentar ó disminuir la velocidad de rotación de los molinetes, existen disposiciones que aumentan ó disminuyen el rozamiento de éstos con el eje de rotación.—C. R.

Aparato Hanaman para fines electro-analíticos.

Este señor, Herr Franz Hanaman, es ingeniero químico del laboratorio analítico que tiene la Escuela real é imperial de Viena y, teniendo en cuenta que los actuales procedimientos electro-analíticos necesitan una serie de aparatos (interruptores, cajas de resistencia, aparatos de medida, etc.) cuya instalación embaraza y ocupa gran espacio, y para evitar los inconvenientes anexos á estos sistemas, ha ideado un aparato que reúne en sí todos los elementos necesarios para los fines electro-analíticos.

La figura 1.ª representa un esquema de la caja del aparato. La caja B es la designada á las resistencias eléctricas y aparato para obtener voltajes constantes. Esta caja está colocada directamente sobre el tablero A de tal manera que los extremos de unas varillas \( m \) entren en unos orificios del tablero; con cuya disposición se consigue una gran facilidad en el acceso al interior de la caja B; pues basta sólo con levantar dicha caja, para que, saliendo los extremos de las varillas \( m \) de sus orificios, esta caja quede separada del tablero A, y pueda verse todo lo que contiene dentro. La parte D del tablero A es la designada á conmutadores y aparatos de medida.

El sistema de comunicaciones puede verse muy bien en la 2.ª figura. El polo negativo del mantantial eléctrico (acumuladores, pilas, etc.) se une al casquillo \( K_1 \), del cual pasa la corriente á las resistencias para llegar después á \( x_2 \). Entre las resistencias de la izquierda y las de la derecha está el interruptor \( b \), que sirve para dejar fuera de circuito al reóstato, cuando se utilice el aparato de voltaje