La Energía eléctrica (1901-05-05 00:00:00), página 17

Aparatos de medidas eléctricas.

Tiende á verificarse una verdadera y profunda transformación en los aparatos de mediciones eléctricas con el desenvolvimiento rápido de los altos voltajes.

Nos parece muy acertada la división que de tales aparatos hace Franklin Stevens.

Divide los aparatos de medida, bien sean de potenciales, intensidades ó potencia, en seis clases:

1.º Instrumentos electrotermicos.
2.º Galvanómetros de tangentes.
3.º Instrumentos electroestáticos.
4.º Instrumentos dinamométricos.
5.º Galvanómetros d'Arzonval.
6.º Instrumentos electromagnéticos.

En el primer grupo es digno de notarse el voltmetro térmico de la casa J. Richard, de Paris, para medir potenciales hasta de 3.000 voltios. El hilo dilatable es de una aleación especial, que hace innecesaria la amplificación de las dilataciones, hasta 200 voltios; el hilo está en serie con una resistencia sin autoinducción; esta resistencia desaparece de 200 á 1.000 voltios, y de 1.000 á 3.000 se reemplaza por un transformador reductor de tensiones. A los clasificados en el tercer grupo probablemente les espera brillante porvenir entre los aparatos industriales, por estar indicados para altos potenciales y consumir una energía pequeñaísima, aunque luchan con el inconveniente de la influencia de las cargas electroestáticas exteriores y próximas.

Entre ellos merece citarse, como más moderno, el electrómetro de alta tensión de Ebert Hoffmann descrito por Däumler en la inmejorable revista alemana Electrotechnische zeitschrift.

El aparato se compone de dos discos metálicos paralelos, cuya distancia puede variarse, y entre ellos un elipsoide de revolución de aluminio suspendido convenientemente y en posición tal, que su eje mayor forme un ángulo de 45° con la normal común á los discos.

Los ángulos de desviación del equipaje móvil son teóricamente proporcionales al cuadrado de la diferencia de potencial entre los discos; sin embargo, esa proporcionalidad en la práctica y para ángulos apreciables no existe, por lo que hay que graduar el aparato por comparación. Este aparato puede medir tensiones hasta de 10.000 voltios.

Los aparatos del cuarto grupo han solucionado en inmejorables condiciones la medida de los voltajes y potencias de las corrientes alternas y polifásicas, puesto que el empleo de una bobina fija y otra móvil hace que sus efectos mutuos, dependiendo de las intensidades y voltajes eficaces, sean independientes del sentido de las corrientes.

Entre los del quinto grupo dan cuenta algunas revistas extranjeras del voltímetro y amperómetro de campo magnético regulable (Société française de physique).

Tiende este aparato a anular el defecto del sistema, que es la dificultad de conseguir la permanencia del campo creado por el imán permanente.

Para remediar tal inconveniente, el sistema móvil de las armaduras de hierro se suspende por puntos fuera de su centro de gravedad, y si el imán permanente no vence la acción de la gravedad, las armaduras estarán ligeramente inclinadas hasta que la resultante de la pesantez pase por el eje de sus tentación.

El imán permanente lleva una derivación magnética formada por una pieza de hierro dulce que por medio de un tornillo puede alejarse ó acercarse á los polos.

Por medio de esta derivación podrá conseguirse que la acción del imán sea la precisa para mantener horizontal la armadura de hierro dulce que por la acción de la gravedad estaba inclinada y esto independiente de la intensidad de mantención del imán permanente.

H. Menges ha conseguido en menos de 1 por 100 el mismo campo, con imanes cuya intensidad de imantación variaba en más del 30 por 100.

No comprendido en la clasificación anterior (sin duda por fundirse en procedimientos de electrosis), debemos dar cuenta á nuestros lectores del nuevo contador Edison, que describe Le mois scientifique.

Consiste el aparato en dos electrodos sumergidos en una disolución de sulfato de cinc recubierta de aceite para evitar la evaporación.

Cada electrodo está suspendido del brazo de una palanca, pasa la corriente, y se forma un depósito que hace bascular la balanza, cuyo fiel envía entonces la corriente al otro electrodo que, á su vez, se cubre de depósito electrolítico, llegando un momento en que nuevamente bascula y cambia la corriente.

Se comprende que el aparato fácilmente registre el movimiento alternativo.—J. G. B.

Los tranvías de doble trole.

De todos los sistemas de tracción eléctrica, el más generalizado es, como no ignoran nuestros lectores, el de «trole aéreo». En Francia, sin embargo, y en otras naciones, á pesar de no existir los peligros que tienen en continua alarma al vecindario