La Energía eléctrica (1902-07-10 00:00:00), página 10

Siendo la velocidad media desde el choque á la detención de 1,4 m. por segundo, el tiempo T que tarda en ésta, se deduce así:

\[
V_m \times T = 1m \quad T = 0,7' \text{ segundos}
\]

Tiempo aceptable, sobre todo si se tiene en cuenta que en la práctica resultará algo aumentado por la aceleración que el choque comunicará al tren que hemos supuesto fijo.

Calculados los demás elementos del freno resultan valores aceptables, lo cual demuestra que este sistema, como cualquier otro de conseguir grandes velocidades, es tan factible que, si no las vemos implantados, será debido á causas extrañas de todos conocidas; pero nunca á falta de medios industriales, pues la cuestión puede considerarse como completamente resuelta.

EDUARDO MARQUERIE

Verificación de contadores de electricidad.

En general, las fábricas de electricidad avisan al verificador que vaya á contrastar los aparatos á medida que lo necesitan. Esto, cuando se trata de fábricas instaladas en la residencia de dicho funcionario, no es un inconveniente; pero sí lo es cuando se trata de fábricas instaladas fuera de la residencia, en los pueblos de la provincia; porque los gastos de viaje y manutención son siempre superiores al ingreso que la operación solicitada proporciona. Por esta causa el verificador no tiene más remedio que apoyarse en lo prescrito en el art. 44 de las disposiciones reglamentarias, no concurriendo á efectuar la operación, y, por tanto, es colocado el contador sin contrastar en el domicilio del consumidor, donde deberá hacerse la operación cuando el verificador lo crea conveniente, sin que esta tardanza perjudique al abonado, quien puede exigir la liquidación del consumo con arreglo á las diferencias halladas por el verificador, si el contador no estuviese exacto, de conformidad con la Real orden de 9 de Diciembre de 1901.

Cuando el número de contadores colocados en estas condiciones representa, con arreglo á las tarifas, un ingreso que puede recompensar los gastos que ocasioné la visita, entonces se procede á la verificación de todos los contadores colocados en los domicilios de los consumidores.

Así y todo, es preciso dar á los ayudantes reglas muy concretas y sencillas, para que la operación, sin dejar de ser lo más exacta posible, sea breve; pues como todas las fábricas pequeñas sólo dan luz desde la puesta del sol, se dispone de tres horas diarias solamente para trabajar, lo cual no permite contrastar más de tres ó cuatro contadores al día, por el tiempo que se invierte en cada uno y el ir y venir de una casa á otra, tropezando con dificultades, á veces cómicas, que hacen el cargo molesto en algunas ocasiones.

Unas veces nos toman por vendedores de gafas ó por fotógrafos ambulantes, y en alguna casa, en que seguramente habría en sus oficinas un empleado contador, al decir que íbamos á verificar el contador, suprimiendo el adjetivo, nos han dicho que no estaba presente; que había salido...; aparte de que á las diez de la noche se molesta ya en muchas casas en que el contador se halla instalado en un dormitorio, ó están ya recogidos, y, naturalmente, se pierde el tiempo, sin que valga el aviso previo á que se refiere el art. 51 del Reglamento.

Veamos ahora cómo puede hacerse la verificación en el domicilio de los particulares, con el menor tiempo posible, y ajustándose á lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias:

En el art. 52 no se fija el tiempo que debe durar la operación cuando se usan los aparatos de medida. Por lo tanto, la verificación de la marcha del aparato se ejecutará teniéndole funcio-