La Energía eléctrica (1901-01-25 00:00:00), página 16

propulsores hidráulicos (hélice y ruedas) y propulsores neumáticos (propulsión de los globos).

Dada la importancia creciente en España de las industrias con motores hidráulicos, la obra de los señores Bruna y Jimeno está llamada á prestar revelantes servicios técnicos e industriales.

El método de exposición, la sencillez y elegancia del lenguaje y la precisión del concepto, hacen recordar, durante la lectura de la obra, la palabra del profesor experto, del profesor que en práctica incesante de muchos años descubre dónde residen las dificultades de las teorías que explica, y sabe vencerlas por completo.

José García Benítez.

CRONICA CIENTÍFICA

Lámpara Kjeldsen.

El mundo médico se encuentra en la actualidad preocupado con los portentosos resultados de los baños de luz ultraviolada, para los que se venía sintiendo la falta de una buena lámpara, productora de esta clase de rayos. El afamado especialista danés, Sr. Kjeldsen, es el inventor de la lámpara representada en el grabado adjunto, y de la cual vamos á dar una noticia á los lectores de LA ENERGÍA ELECTRICA.

A A son los casquillos polares; B el aparato regulador; F un cilindro de carbón, y G una cierta cantidad de mercurio. El calor desarrollado, al formarse el arco, evapora el mercurio, y estos vapores incandescentes son los que irradian luz ultraviolada, la cual tiene salida por las cuatro lentes de cuarzo H. Los vapores mercuriales suben después á D, donde se condensan, por estar siempre el espacio C lleno de agua fría, para la que E y E' son los orificios de entrada y salida.—C. R.

Amperomanómetro Bredig y Hahn

El objeto de este aparato es dar á conocer la intensidad de una corriente con una aproximación suficiente para el resultado que se persigue en la mayor parte de los ensayos de laboratorio. Esta fundado en que la presión ejercida sobre una columna de agua por los gases en que se descompone por electrolisis dicho líquido, es proporcional á la intensidad de la corriente utilizada.

Como indica la figura que se acompaña, el amperomanómetro está constituido por un vaso a, que se llena de una disolución de sosa cáustica al 2 por 100 en el que se introducen los electrodos de níquel b y c cilíndricos y aislados entre sí por unas barras de cristal que los separan.

El tubo recurvado atraviesa el tapón y termina en un ensanchamiento, en el que se introducen unas bolas de guata e, que tienen por objeto, lo mismo que la forma del tubo, el evitar en lo posible los arrastres de agua. Un tubo capilar f permite la salida al exterior de una parte pequeña del oxígeno e hidrógeno, desprendidos al producirse la electroli sis, actuando la restante sobre la columna de agua contenida en el tubo g fijo á una escala graduada, cuya lectura indica la intensidad buscada de la corriente. Siendo dado el diámetro del tubo f, puede variarse la longitud del mismo, de tal modo que los gases desprendidos produzcan á su paso, á través del tubo capilar, una presión determinada sobre la columna de agua, que puede ser 1 centí metro por amperio, por ejemplo. Variando la longitud ó el diámetro de f puede conseguirse que el desnivel en la columna de 10 cm. corresponda á 1