La Energía eléctrica (1902-05-10 00:00:00), página 8

y la potencia de los motores no deberá exceder de la máxima de alternador sobre cargado, que puede expresarse por

\[
P_{\text{max}} = \frac{E^2}{2} \left( m + p + \sqrt{p^2 + q^2} - p \right) = \frac{E^2}{2} \left( m + \sqrt{p^2 + q^2} \right).
\]

LUIS LEÓN Y NÚÑEZ

ELECTROGRAFO DE LANCETTA

A resolver un importantísimo problema, no sólo en la Meteorología, sino en las aplicaciones prácticas de la vida, han venido los aparatos registradores de la electricidad atmosférica, fundados en las teorías de Maxwell y en los fecundos trabajos experimentales de Hertz.

Los primeros aparatos para apreciar la electricidad de la atmósfera son de sobra conocidos, y no es esta Revista lugar á propósito para describirlos, toda vez que hasta los tratados de Física elemental se ocupan de ellos. Tanto en el electrómetro de bolas de medula de saúco, de pajás ó panes de oro; en el aparato Dalibard; en las anteriores experiencias de Benjamín Franklin; en otros muchos aparatos de electricidad estática, incluso en uno de los más perfeccionados, el electrómetro del profesor Palmieri; en todos ellos se observa la barrera que oponía al pensamiento de los inventores la obscuridad de las hipótesis antiguas sobre la electricidad. Eran dichos aparatos como los primeros vacilantes pasos del niño. Pero establecida la unidad de los fenómenos eléctricos, estáticos y dinámicos en su origen, los registradores del estado eléctrico de la atmósfera son una aplicación de la propagación en el aire de las ondas hertzianas.

El ilustrado Capitán de Ingenieros Sr. Calvo, con la competencia que le distingue, describe en el número correspondiente al 5 de Abril de 1901, de esta Revista, el aparato inventado por Enrique Boggio, en Italia, y remitimos al lector á dicho número si desea conocer uno de los más ingeniosos registradores.

El que ahora vamos á describir, y que se debe al profesor Lancetta, Director del Real Observatorio Meteorológico de Girgenti, reúne á una notable sencillez un coste insignificante con relación á los servicios que puede prestar, no sólo en los observatorios, gabinetes, etc., sino en las granjas agrícolas y en todos aquellos sitios en que sea de utilidad conocer las perturbaciones atmosféricas.

Está demostrado que, aunque la atmósfera esté despejada, existe en ella electricidad, y que una tempestad puede compararse á una serie de descargas alternativas, análogas á las que se producen con una bobina de Ruhmkorff con su oscilador (ondas hertzianas). También es sabido que la existencia de la electricidad en el aire en cantidad creciente es el pronóstico de la proximidad de un temporal.

Como nuestros sentidos son imperfectos para apreciar la presencia de algunas descargas eléctricas que frecuentemente se suceden silenciosas en la atmósfera, aunque esté limpia, es necesario adoptar en los Observatorios Meteorológicos, para el pronóstico de los temporales y de las lluvias, un aparato revelador y registrador de las conmociones producidas por las descargas atmosféricas.

El aparato que nos ocupa, y que funciona en el Observatorio de Girgenti, es revelador y registrador de las descargas eléctricas, y por este uso lo denomina el autor electrográfo. Está formado por dos partes: el aparato revelador, que pone de manifiesto las descargas eléctricas, y el registrador, que las señala en el momento en que se manifiestan.

El aparato revelador consta de (fig. 1): un cohesor \( a \), una brújula galvanométrica \( BB \) y una pila Léclanché \( c \), montada en serie; el registrador está formado por un timbre eléctrico \( d \), una batería de cuatro elementos Léclanché \( e \), montados en serie, intercalando en su circuito el pi-