La Energía eléctrica (1901-08-25 00:00:00), página 16

tancia para probar el aislamiento de los cables aéreos y subterráneos, dinamos e instalaciones eléctricas de todas clases. Lo elevado de los derechos de importación ha hecho que la venta en los Estados Unidos sea muy limitada y la utilidad de ese aparato poco apreciada. La creciente necesidad sentida en nuestro país, dice el Electrical World de New York, de poseer un aparato de esa índole, de precio moderado, ha inducido a la casa Queen & Cía. a asegurar los derechos para fabricar ese instrumento, y hoy puede ya proporcionar una porción de ohmmetros a propósito para resistencias desde 100 ohmios á 50 megohmios.

El juego de instrumentos, como indica el grabado, consta de dos partes: una el generador, que es en realidad una pequeña dinamo, puede impulsarse a gran velocidad y dársele cuerda hasta producir voltajes desde 10 voltios, para pequeñas resistencias, hasta 1.000 voltios usados para medir las resistencias más grandes. El generador pesa sólo unas cuantas libras y el esfuerzo necesario para impulsarlo es muy pequeño, pues el frotamiento está reducido al mínimo por el empleo de rodillos, y las escobillas colectoras tienen la forma de discos eléctricos, que ruedan en contacto con los anillos del conmutador, disposición que hace despreciable el rozamiento y á la vez asegura un contacto perfecto á todas las velocidades. El manubrio está fijo al eje de modo permanente, así que es imposible colocarlo mal, y está mantenido en posición para girar por medio de un muelle: cuando no se usa, se echa hacia atrás, quedando en un alojamiento preparado en la caja de madera. Dentro del estuche va un conductor flexible, al cual puede darse diversas longitudes sujetándolo con un muelle a propósito. Los extremos del conductor van á empañarse con los casquillos del ohmmetro.

Las indicaciones del aparato son producidas por la acción de tres juegos de conductores sobre una aguja astática, la cual es también magnetizada por la corriente del generador, y por lo tanto, hace la lectura independiente de la dirección de la corriente de prueba; es decir, que la inversión de las uniones entre los instrumentos, ó la dirección de la rotación del generador, no estropea en modo alguno el ohmmetro ni influye en la exactitud de las lecturas.

El mecanismo tiene la gran ventaja de que su sencillez de construcción permite ponerlo en manos de cualquier obrero, el cual puede obtener resultados tan exactos como otros experimentados en la medida de resistencia. Además, el potencial aplicado á un cable ó línea de alambres en la prueba es el mismo ó mayor que en la práctica. En este concepto el sistema es preferible al método ordinario de prueba, hoy en boga, de utilizar un galvanómetro muy sensible y pocos elementos de acumulador (ó batería). En este último método el cable sólo está sometido á pocos voltios, presión insuficiente para romper un punto débil que, sin embargo, sería roto por un voltaje mucho menos considerable que el que se habla de usar normalmente en la línea. El generador descrito produce el suficiente voltaje para hacer satisfactoriamente esa prueba.

Se afirma que en el extranjero tal mecanismo se ha hecho de uso general por su sencillez, comodidad y exactitud, y ha sido adoptado por las principales casas productoras, contratistas de cables y constructorés de dinamos.

Nuevo modelo de trole.

En otra ocasión (núm. 8, tomo III) hicimos un estudio comparativo de las ventajas e inconvenientes que para la toma de corriente en la tracción