La Energía eléctrica (1902-04-25 00:00:00), página 6

permite apreciar con bastante aproximación el instante de cada coincidencia. Esto no obstante, conviene no reducir la prueba á observar la duración en segundos de un solo intervalo entre dos coincidencias inmediatas, sino ampliarla hasta tres intervalos consecutivos, precisando los segundos que transcurran desde una coincidencia hasta la que venga después en tercer lugar. Dividiendo entonces por 3 el número de segundos hallado, se obtendrá con más exactitud el correspondiente á cada intervalo.

Importa también dejar que pasen dos ó tres minutos desde que se enciendan las lámparas que se empleen en la prueba hasta la coincidencia que sirva de punto de partida para el cómputo de segundos, con el fin de dar tiempo á que el péndulo de la derecha adquiera el régimen oscilatorio que corresponde á la potencia gastada.

Sea, por ejemplo, un contador Aron en cuya libreta figura la constante 0,50 indicando los hectovatios-hora que cada punto representa, por lo cual su constante en segundos por coincidencia y hectovatio será 124,13, y tratemos de comprobar su marcha con carga (después de saber que de vacío marcha correctamente) utilizando para ello las cinco lámparas contrastadas de que se habló al tratar del Thomson en el artículo anterior, es decir, conociendo previamente que absorberán una potencia de 218 vatios, ó sean 2,18 hectovatios. Encendidas esas lámparas, y sólo ellas, las coincidencias pendulares deben sucederse cada \( \frac{124,13}{2,18} = 56,94 \) segundos.

Teniendo en la mano un reloj que marque segundos, y cuando lleven ya más de dos minutos en acción las referidas cinco lámparas, se espera el instante de una coincidencia fijándose bien en el segundo en que se realiza. A partir de ahí se dejan pasar tres intervalos teniendo en cuenta los minutos completos avanzados por el reloj, y se precisa también el segundo en que ocurre la coincidencia finalizadora de los tres intervalos. Supongamos que éstos han durado 2 minutos y 46 segundos ó sean 166 segundos: á cada intervalo le corresponden 55,33; y como los calculados son 56,94 resulta una diferencia de 1,61, que viene á ser un 3 por 100 en contra, diferencia que muy bien pudiera provenir de la acumulación de pequeños errores, y por lo tanto el contador debe conceptuarse como bueno. Pero si de la observación sacásemos 5,3 segundos por intervalo, ó sea un 7 por 100 menos que los calculados, hay que reclamar la revisión y arreglo del contador. Inútil será añadir que, si los segundos contados excediesen á los calculados, el abonado no podrá quejarse del aparato que le han proporcionado para integrar el gasto.

MIGUEL PÉREZ SANTANO

Cálculo detallado de una dinamo Compound de corriente continua.

(CONTINUACIÓN)

PARA el alojamiento de las bobinas inductoras se escoge una caja de material aislante en la forma que indica la fig. 35.

Primeramente se arrolla el devanado en serie s, confeccionándose éste de bandas planas de cobre.

Como primera aproximación, establecemos una sección

\[
60 \times 3 = 180 \text{ milímetros cuadrados desnudo}
\]
\[
61 \times 3,6 \quad " \quad " \quad \text{revestido}.
\]

Se ponen dos espiras una al lado de otra, y, por consiguiente, cinco espiras una sobre otra; el espacio ocupado por el arrollamiento en serie, en sentido vertical, es, por tanto, de \( 5 \times 3,6 = 21 \) mm., y para la media longitud de cada espira b tendremos:

\[
b = 2(225 + 21 + 355 + 21) \cong 1,24 \text{ metros},
\]

y para la longitud total c

\[
c = 9 \times 10 \times 1,24 \cong 112 \text{ metros}.
\]