La Energía eléctrica (1901-05-25 00:00:00), página 12

menos tiempo), los comunicantes pasan á analizar todas las diferentes modalidades posibles, considerando:

1.º Que la diferencia de potencial puede tener un valor constante, como ocurre, por ejemplo, con la imanación de un electroimán.

Hay que excluir esta posibilidad, dicen, primero, porque en estas condiciones el arco es rumoroso (palabra textual que respetamos por lo gráfica), y segundo, porque, si se empalma á los polos del arco el primario de una bobina Rumkorff y el secundario á un chocómetro, en este segundo circuito se observará una serie de chispas que corresponden al número de interrupciones (1).

2.º Que la diferencia de potencial, una vez demostrado que es variable, pudiera muy bien no seguir, ni aun instantáneamente, los valores de la intensidad, de tal modo, que se tendría entre las dos curvas, representación gráfica de la diferencia de potenciales, una inversión de fase.

Por esta causa ó por una alteración cualquiera en la curva de las diferencias de potenciales, podría obtenerse un valor para la potencia media \( P_m \) distinto del que da la fórmula (3).

3.º y último. Que el arco podría obrar como si fuese una resistencia metálica, en cuyo caso, la curva de las diferencias de potenciales sería idéntica á la obtenida estáticamente, y no habiendo diferencia de fase con la curva de las intensidades, la potencia media será la misma que con la corriente constante de intensidad igual á la intensidad media anterior, y, por consiguiente, la fórmula (3) se verificará con el mismo valor de las constantes.

Para comprobar por la experiencia si la fórmula (3) se verifica, es necesario tener un procedimiento preciso, para medir con exactitud la potencia gastada en el arco de una corriente rapi- disima interrumpida y de intensidad media rigurosamente determinada; después cambiar instantáneamente la corriente interrumpida en una continua de igual intensidad (constante) y comprobar si se produce alguna variación en el aparato indicador de la potencia.

Así se puede estar seguros de que la distancia de los carbones y la constitución de los polos es exactamente la misma en ambos casos.

En sus trabajos prácticos, los señores Corbino y Liga empezaron por estudiar si los amperómetros ordinarios para corrientes continuas podrían servir para medir con interrupciones tan frecuentes de la corriente la intensidad media definida por la relación

\[
i_m = \frac{1}{T} \int_0^T i dt.
\]

Como los amperómetros ordinarios están fundados por lo general en la atracción ejercida por los núcleos de hierro, los sabios comunicantes tuvieron que desechárlas y, siguiendo el consejo de Wehnelt, dar la preferencia para sus prácticas al amperómetro térmico, el cual da, no la intensidad media, sino la intensidad eficaz, definida por la relación

\[
i_{ef}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt.
\]

Al tratar de medir la potencia media, todos los sistemas conocidos por los señores Corbino y Liga les resultaron deficientes, aun el wattmetro de Blondel y Curie empleados, según el método de Potier.

Al fin tuvieron que recurrir á hacer por sí mismos un modelo, substituyendo en el electrómetro ordinario de Mascart el eje de aluminio por un disco de mica recubierto en sus dos sectores semicirculares y en ambas caras por una hoja de estaño. El disco estaba suspendido por el sistema de doble suspensión de hilo de seda, mientras las dos mitades del eje comunican con dos alambres de platino finísimos y muy próximos. Uno de éstos se introduce en una capsulita con agua, apoyada en un sosten lateral; el otro alambre va á parar á otra cápsula, pasando por encima de la primera y costeándola verticalmente, merced á un doblez en doble ángulo recto.

(1) Los autores de la comunicación, señores Corbino y Liga, se valieron para su estudio de un aparato Wehnelt.