La Energía eléctrica (1901-08-25 00:00:00), página 15

en voltímetros capaces de medir tensiones hasta de 40.000 voltios.

Lleva el aparato (fig. 1.º) tres ó cuatro condensadores en serie; el voltímetro se monta sobre uno de los condensadores. Si las armaduras exteriores de éstos se unen á los conductores, cuya diferencia de tensión es de 30.000 voltios, el voltímetro no tendrá que medir más que un tercio próximamente de este voltaje.

Es necesario hacer una graduación cuidadosa en el voltímetro, por no existir relación sencilla entre la capacidad de los condensadores y la del aparato, y no es posible que la graduación suplementaria sea la antigua del voltímetro multiplicada por una simple cifra de proporcionalidad.

Los aparatos llevan casquillos dobles, los unos para las tensiones sin intercalación de los condensadores, y los otros para el uso de éstos y, por tanto, para la medida de las grandes tensiones.

Los voltímetros, cuya antigua graduación llegaba a 8.000, pueden medir hasta 25.000 voltios; los que tienen graduación hasta 10.000, miden hasta 40.000 J. G. B.

Voltímetro y amperómetro combinados.

La casa Hartman y Braun de Francfort, tan acreditada en la construcción de aparatos eléctricos de medidas, construye en la actualidad un voltímetro amperómetro con destino á vehículos eléctricos, tranvías y barcos, con condiciones muy recomendables.

Todo esto dispuesto para resistir las sacudidas ordinarias de una marcha rápida por carreteras, reduciendo al mismo tiempo las dimensiones y peso, como es de rigor, tratándose de pesos que restan el peso útil, si bien es cierto que la cubierta protectora es de hierro y no de aluminio, sacrificando la condición de ligereza al buen funcionamiento, pues el hierro es una pantalla magnética e impide la influencia en las medidas de campos magnéticos exteriores ó masas de hierro próximas.

Los aparatos, aunque reunidos en una caja, están independientes, e independientes también son los campos magnéticos interiores formados por dos imanes permanentes, entre los cuales se mueven las pequeñas bobinas, tan pequeñas como ha sido posible construirlas, con objeto de resistir con facilidad y sin deterioro de sus ejes y asientos las sacudidas del carruaje.

Las agujas van completamente separadas, para evitar equivocaciones muy fáciles cuando van sobrepuestas.

El cero del amperómetro va en medio de la graduación, ó corrido á un lado, toda vez que las corrientes de carga nunca llegan á los valores de las corrientes de descarga.

La graduación del voltímetro no empieza en el cero, sino en la mitad de la tensión máxima, lo cual hace más claras las indicaciones corrientes de consumo.

Las resistencias de derivación del amperómetro van fuera del aparato; cables flexibles de dos metros unen, cuando se desea, el aparato al shunt; estos cables no deben substituirse por otros.

Las resistencias del voltímetro hasta 160 voltios están en el mismo instrumento; para tensiones mayores van separadas en cajas de palastro perforado y barnizado.

Nuevo mecanismo de prueba.

Hace tiempo existe en el mercado inglés, con el nombre de ohmímetro Evershed, un instrumento que indica inmediatamente el valor de una resistencia, y está en especial destinado á la apreciación de las que son considerables, á la vez que tiene impor-