La Energía eléctrica (1901-12-10 00:00:00), página 20

platino, cosa que no puede hacerse sin quitar previamente el precinto que une la base con la cubierta del aparato.

Los detalles de construcción están cuidadosamente estudiados para hacerlo económico y de funcionamiento seguro. No existen resortes, cuya acción es siempre variable con el tiempo. Los hilos m y n, por su fusión, no dan lugar á soldadura que inutilice el aparato desde el punto de vista de sus fines, y aun esa misma fusión hace de aquél un cortacircuitos, que protege la canalización del abonado contra corrientes demasiado intensas. La regulación del aparato dentro de ciertos límites se hace muy fácilmente, subiendo ó bajando el tornillo C. Este queda inmovilizado, en la posición que se desee, por medio de una contratuercia.

Todo el limitacorrientes va montado sobre una base de porcelana, á la cual se une á rosca la cubierta del mismo material, ofreciendo cerrado el aspecto de un cilindro de unos diez centímetros de diámetro por siete de altura, es decir, poco más que un cortacircuitos ordinario unipolar.

L. S. C.

Análisis electrolítico de los latones.

DIMOS á conocer en LA ENERGÍA ELECTRICA del 10 de Diciembre de 1900 (año II, tomo III, núm. 3) las ventajas del sistema de análisis químico por electrolisis, aplicado á los metales. (1)

A partir de aquella fecha hemos podido comprobar prácticamente la utilidad y conveniencia de tan exacto procedimiento de análisis, que se aplica en el Taller de precisión y laboratorio de artillería para dosificar los componentes de los latones destinados á la construcción de cartuchería Mauser.

Por su especialidad, requiere la fabricación de los cartuchos de guerra, que los metales á ese objeto dedicados reúnan condiciones de extraordinaria precisión, que de día en día se van aumentando.

Actualmente, los pliegos de contratación exigen que el latón para cartuchos de fusil con tenga 72 partes por 100 de cobre y 28 de cinc, admitiéndose en el cobre una tolerancia en + de 0,5 y en el cinc una tolerancia en — de 1,00. Las materias extrañas sólo pueden llegar á + 0,10 de plomo y + 0,05 de hierro. Por manera que este análisis ofrece un buen ejemplo de manipulación electrolítica, que agradará conocer á los lectores de esta Revista.

Aparte de las antes anotadas, exigéanse á estos latones otras características de homogeneidad, pruebas de embutición y de fuego que, en buena parte, dependen de la composición química. Los análisis por la vía húmeda, cuando se trata de evaluar tan distintas materias, en pequeñas dosis algunas, además de acarrear mayores errores posibles, absorben considerable tiempo, inconveniente que disminuye merced al análisis por electrolisis, en el cual la rapidez es factor principal.

Las operaciones de análisis que vamos á describir se realizan diariamente con éxito en el mencionado Laboratorio de artillería por el primer teniente de aquel Cuerpo D. Carlos Rodríguez de Rivera, que ha investigado la composición de diversas muestras de latones.

Dosificación del cobre y del plomo.

Se corta un trozo de 0,5 gramos de la muestra de latón que se desea analizar. Colócase en una cápsula de porcelana y se disuelve en NO3H, agregando seis gotas de SO4H2 para con-

(1) Para mejor explicación de este trabajo, véase en el núm. 3 de la Revista.