La Energía eléctrica (1901-09-10 00:00:00), página 27

Empresa ó establecimiento lo juzguen necesario, devengando únicamente honorarios la primera comprobación y las que se efectúen á petición de las Empresas ó Compañías suministrantes.

Art. 18. En el acto del reconocimiento del Laboratorio deberán presentarse también los voltímetros y amperímetros portátiles que tengan las Empresas ó establecimientos para la verificación de los contadores en el domicilio del consumidor, así como los que con el mismo objeto puedan tener los verificadores de su propiedad particular ó facilitados por el Estado. Unos y otros serán sometidos á las mismas operaciones de comprobación que los anteriormente citados, siendo también marcados y determinados sus constantes.

Art. 19. Cuando los vendedores o alquiladores no dispusiesen de los medios necesarios para el estudio y verificación de los contadores, podrán solicitar que estas operaciones se realicen en cualquier Laboratorio autorizado para el sistema de que se trate.

Art. 20. Si las Empresas ó establecimientos tuviesen en su Laboratorio aparatos de medida, pero no los instrumentos necesarios para su comprobación, podrá declararse aceptable aquél si en la localidad existiese alguno oficial con los instrumentos citados, siempre que el director de la Empresa ó establecimiento se conforme por escrito con que la verificación de sus contadores se efectúe con los aparatos de medida, después de contrastados en aquél.

Si esta contrastación fuese hecha por el personal del Laboratorio oficial, percibirá éste los honorarios asignados al verificador.

Art. 21. Las Empresas ó establecimientos podrán tener, para la verificación de los contadores en el domicilio de los abonados, no sólo amperímetros y voltímetros portátiles con sus correspondientes resistencias y shunts, sino cualesquiera otro aparato destinado á medir la intensidad y el voltaje por separado ó directamente la energía eléctrica, bien sean estos aparatos independientes entre sí ó constituyendo las cajas de verificación que para este objeto especial expenden algunas casas constructoras. De igual manera podrán tenerlos los verificadores, bien sean de su propiedad ó de la del Estado, pero para ser utilizados precisa previa contrastación.

Art. 22. Los aparatos de mediciones eléctricas que deben poseer los Laboratorios para la verificación de los sistemas de contadores hoy aprobados serán los siguientes:

a) Contadores de tipo motor. Corresponden á este tipo los contadores aprobados sistemas Thomson, Schuckert y Luxsche. Los Laboratorios contendrán los siguientes aparatos de mediciones eléctricas:
   Uno ó varios amperímetros, cuyo límite de intensidad de corriente sea el conveniente, según la capacidad en amperios de los contadores que se deban verificar, ó que, en su defecto, tengan las colecciones de shunts necesarias para poder apreciar las medidas con un error relativo menor de un \( \frac{1}{4} \) por 100 de la intensidad de la corriente medida.
   Uno ó varios voltímetros, cuyo límite máximo exceda al voltaje á que los contadores vayan á funcionar.
   Una colección de resistencias para obtener corrientes de la intensidad necesaria para las diversas capacidades de los contadores.
   Contendrán además los siguientes aparatos de comprobación para el contraste de los anteriores de medida:
   Un buen voltímetro de cobre, plata ó cinc.
   Una balanza de precisión para pesar el electrodo.
   Papel Buvard para secar el mismo.
   Un reloj y un contador de segundos.
   Un termómetro para las correcciones de temperatura.
   Un galvanómetro de torsión con sus colecciones de resistencias y derivaciones.
   Un patrón de resistencias.
   Un patrón de fuerza electromotriz.

b) Contadores de tipo péndulo. Corresponden á este tipo los contadores amper-hora y wat-hora del sistema Arón.

Los Laboratorios destinados á la verificación de los wat-hora contendrán los mismos aparatos de medida y comprobación del párrafo a.

Los destinados á la verificación de los amper-hora contendrán:
   Uno ó varios amperímetros.
   Una colección de resistencias.
   Un voltímetro.
   Una balanza de precisión.
   Papel Buvard.
   Un reloj y un contador de segundos.
   Un termómetro.

c) Contadores de corrientes alternativas.
Los Laboratorios contendrán los siguientes aparatos de medida:
   Un voltímetro que sirva indiferentemente para corrientes continuas y alternativas.
   Un amperímetro en iguales condiciones.