La Energía eléctrica (1901-10-10 00:00:00), página 22

asiento cónico en el zafiro y apretando este eje contra el asiento superior hace un esfuerzo que tiende á flexar el eje, lo cual podría ser causa de perturbaciones apreciables; pero aun suponiendo que así sucediera, fácil sería centrar el tornillo con el eje dándole una disposición parecida á la que tiene el contador trifásico Schukert.

Lo esencial es conseguir una fabricación esmerada, elegir bien todos los materiales que han de formar conductores, resistencias, imanes, discos, etc., etc., única manera de que la competencia con los contadores extranjeros sea ventajosa.

El catálogo asegura que el consumo de energía para el funcionamiento del contador (ó sea pérdidas por calor y por rozamientos mecánicos) es de 1,8 vatios en vez de 3,5 que es el consumo medio en los demás modelos.

El contraste en casa del abonado es fácil y práctico si se dispone de elementos para producir un consumo fijo, por ejemplo, un hectovatio; bastará multiplicar aquella energía por el número indicado en la placa; el producto debe ser igual á las revoluciones del disco en 60º. Para contar esas revoluciones lleva el aparato el índice que puede observarse desde la virilla y.

J. G. B.

LÁMPARA NERNST

Ya en varias ocasiones se ha ocupado LA ENERGÍA ELÉCTRICA de los adelantos que en su aplicación al alumbrado eléctrico han originado los inventos hechos por el profesor Doctor Nernst, de Göttingen.

Nuevamente volvemos hoy á insistir sobre la lámpara Nernst, puesta ya á la venta, y que es el mismo tipo descrito en esta Revista en el tomo III, pág. 501.

Hemos tenido ocasión de verla funcionar y adquirir datos sobre sus condiciones técnicas y económicas, todo lo cual creemos que deben conocer nuestros lectores, por tratarse de un invento que penetra en el terreno industrial, con caracteres tales, que puede producir una transformación profunda en el alumbrado eléctrico.

Las lámparas Nernst, fabricadas por la Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft, modelo A, son de 100 y 200 vatios, con 65 y 135 bujías, consumiendo, por tanto, 1,5 vatios por bujía Hefner (0,88 de bujía decimal). La lámpara está representada en su conjunto en la fig. 3.a, y su aspecto es el de una esbelta lámpara de arco pequeña, dando una luz blanca que se distingue y diferencia mucho de la verdosa de los mecheros Aíter y la violeta del ácido voltáico.

Aflojando los tornillos r, se separa la bomba de cristal, y haciendo lo propio con los s, se separa el portalámparas, quedando la lámpara como está en la fig. 2.a

En esta fig. 1.a podemos ver que aflojando el tornillo c y tirando hacia abajo, sepáramos la pieza llamada mecha (fig. 1.a), después de desenchufar el tubo a de la varilla a, y la varilla b del tubo b, disposición que impide cambiar la posición de los polos de la lámpara.

El cilindro de metal estriado que se ve en la parte alta de la misma fig. 2.a, también puede separarse, quedando al descubierto una al parecer lamparita de incandescencia que es la resistencia necesaria para el buen funcionamiento de la lámpara, y en el mismo plato de porcelana (fig. 4.a) en que asienta la lamparita, puede verse lo que constituye el resto del mecanismo, que es bien sencillo.

Para comprender bien el funcionamiento de la lámpara, recordemos que se trata de hacer conductora una fibra compuesta de un óxido metálico (magnesio ó calcio), calentando esta fibra por la corriente misma y automáticamente, con lo que se consigue una brillante luz que irradia de la fibra metálica; debe conseguirse también automáticamente, quitar del circuito la corriente que calienta la fibra cuando ésta no lo necesite.