La Energía eléctrica (1899-01-01 00:00:00), página 4

CRÓNICA CIENTÍFICA

Estadímetro fotográfico Elgé —El estadímetro fotográfico Elgé, de cuya forma da una idea la figura primera, es un instrumento que permite conocer rápida y rigurosamente las distancias.

Se compone de los cuatro elementos siguientes:

1.º De un cristal prismático que produce una desviación angular de los objetos.

2.º De una lente Stanhope, conteniendo una imagen microfotográfica de un hombre de pie, dividido por rayas horizontales equidistantes, cada una de las cuales lleva su número correspondiente, y que indica las distancias métricas.

3.º De una montura metálica con una abertura, en la que va colocado el prisma y engarzada la lente Stanhope.

Y 4.º Una mira de papel tela plegable, en la que hay trazadas unas divisiones cuya separación es de 0,20 metros.

El operador dirige la visual, teniendo cuidado de colocar la cara de cubierta del prisma en la dirección de la recta que une el objeto mirado con su ojo; entonces percibe dos imágenes: la una directa a través de la luz, y a la izquierda de la abertura la otra, desviada hacia abajo por el prisma.

El ángulo de desviación del prisma es constante; las dos imágenes divergen, pues, tanto más, cuanto mayor es la distancia a que se encuentra el objeto. Conociendo la separación vertical de las dos imágenes y la tangente del ángulo de desviación del prisma, se deduce la que separa el estadímetro, y, por consiguiente, al operador del objeto que se quiere fotografiar.

La mira da inmediatamente esta medida a la simple investigación.

El modo de usarlo varía, según que el modelo esté a una distancia superior o inferior a ocho metros.

Si esta distancia es inferior a los ocho metros mencionados, el modelo a fotografiar se coloca la mira verticalmente, teniendo el extremo superior al nivel de la cabeza, y el operador coloca el estadímetro bien verticalmente delante del ojo con que mira, de modo que el prisma se encuentre a la derecha de la abertura del aparato; dirige la visual en seguida por la ranura que queda libre al lado del prisma.

- En virtud del principio de construcción que ya hemos mencionado, el operador distingue dos imágenes simultáneas de la mira. La lectura en la imagen superior (la que no está desviada) del número de la división que corresponde a la división más alta de la imagen inferior, da inmediatamente la medida de la distancia.

Cuando el modelo está a mayor distancia de ocho metros, la precisión es menos rigurosa, y en vez de dirigir la visual a la mira, e dirige directamente a la persona que se quiere fotografiar ó a otra persona colocada cerca del modelo. Se observa a qué parte del cuerpo de la imagen superior corresponde la parte más alta de la imagen inferior; se mira en seguida por la lente, y se ve por qué divisiones (recuérdese que está dividida por líneas horizontales paralelas numeradas) pasa la misma parte del cuerpo en las dos imágenes, y la diferencia de la distancia a que se encuentra el modelo.

Hay un detalle que es de mucha importancia para el operador, y es un punto negro que se observa en la parte media de la figurita microfotográfica de la lente. Hay que tener especial cuidado de dirigirla en dirección de la cabeza del modelo ó en la de la parte más alta de la mira, antes de dirigir la visual por el prisma, con objeto de que el prisma no dé una desviación constante más que cuando se encuentre en la posición normal necesaria para que se cumplan las leyes ópticas.

Este instrumento de bolsillo sirve de complemento a las máquinas fotográficas portátiles; está fundado en datos rigurosamente científicos. Su empleo evita al operador errores que son muy comunes en la apreciación de distancias en circunstancias anormales, como ocurre, por ejem-