La Energía eléctrica (1900-11-01 00:00:00), página 11

mientras que \( B_2 \) producirá en el primer circuito otra de magnitud

\[
K_2 i_3 \frac{4 \pi n_1 n_2 s \mu}{1}
\]

fuerzas electromotrices, que varían respectivamente con las propias intensidades que dan lugar á los flujos inductores; pero que dependen siempre del mismo factor \( \frac{4 \pi n_1 n_2 s \mu}{1} \) que se llama coeficiente de inducción mutua, y es, como se ve, el cociente del flujo del circuito inductor cortado por el inducido, por la intensidad de la corriente inductora.

Las variaciones de los factores elementales no destruyen esta mutualidad de acciones, siempre que se consideren los mismos circuitos invariantes en forma, magnitud y distancia; así, si la superficie \( s \) de la sección recta de una de las bobinas fuese mayor que la de la otra, el coeficiente de inducción mutua sigue existiendo, y siempre será el flujo inducido por una de las bobinas en la otra, cuando su intensidad de corriente sea igual á la unidad.

Los coeficientes de autoinducción y de inducción mutua, no suelen calcularse por los infinitos errores á que están sometidas las operaciones, efectuadas con elementos de dudosa exactitud generalmente, por lo que se siguen procedimientos experimentales, que dan de una vez para todas los valores de dichos coeficientes.

Fúndase el método seguido por Maxwell y Raileigh, para la determinación del coeficiente de autoinducción, en el establecimiento de un paralelogramo de Wheatstone, uno de cuyos lados está constituido por la bobina de autoinducción, unida á una pequeña resistencia variable, y en la comparación de la desviación del índice de un galvanómetro intercalado en el puente, cuando se cierra ó abre el circuito, con la producida por la circulación por el puente de una corriente permanente; y el de Pirani en formar una de las ramas del paralelogramo con la bobina, cuyo coeficiente se quiere medir, y un condensador en serie, derivando una resistencia variable y sin autoinducción entre las placas de éste; cuando la corriente sea nula en el puente, tanto á la apertura como cierre del circuito, los efectos contrarios de la autoinducción y capacidad serán iguales y expresados por el producto de capacidad previamente conocida por el cuadrado de la resistencia derivada.

El método de Carey Foster, para medir el coeficiente de inducción mutua, consiste en intercalar en el circuito primario una pila ó generador de corriente continua y una resistencia, ambas en serie con la bobina de inducción, anotando el valor \( Q = \frac{L_m I}{R_s} \) de la cantidad de electricidad inducida en el secundario, y que denota un galvanómetro balístico en este circuito; se establece en seguida en derivación entre los terminales de la resistencia del primario un condensador de capacidad C conocida, y se gradúa la resistencia hasta obtener la misma desviación en el galvanómetro del secundario al efectuar la descarga, y la igualdad de las expresiones permite establecer una ecuación, de la que se deduce el coeficiente \( L_m \) de inducción mutua en función de la capacidad y resistencias puestas en juego.

(LUIS LEÓN Y NÚÑEZ.)

(Se continuará.)
La Coruña Noviembre de 1900.

LOS ACUMULADORES EN LA TELEGRAFÍA

I

La pila al sulfato de cobre de Callaud, que tanto se ha explotado en telegrafía, nada deja que desear en cuanto á la constancia de la fuerza electromotriz y á lo fácil del entretenimiento; pero su resistencia interior es relativamente grande. Los elementos Callaud de vaso recto que se emplean en Francia, tienen de cuatro á seis ohmios cada uno: los de vaso de garganta