La Energía eléctrica (1899-01-01 00:00:00), página 4

favorables al mantenimiento de una suma constante de las acciones eléctricas. En efecto, individualmente, los imanes desarrollan poca inducción, que tiende á conservarse, gracias á su proximidad recíproca y á la masa de metal que lo constituye. Si uno de los 12 imanes se debilitase, la influencia ó desequilibrio que produciría será naturalmente mucho menor que si estuvieran en menor número.

El numerador ó totalizador no ofrece gran cosa de particular, pero está construido con gran perfección á fin de evitar los roces, que darían lugar á indicaciones falsas ó inexactas.

Los piñones del marcador, para los varios calibres, están calculados de modo que las agujas indiquen, sin coe- liciente, los watts reales registrados, á cuyo efecto el árbol del inducido lleva en su parte superior un sinfín que engrana con el primer piñón del aparato marcador que, para cada contador, tiene el número de dientes necesario para que la constante sea igual á la unidad.

Las escobillas que conducen la corriente al colector del inducido son flexibles y muy largas, para que su presión influya poco en el roce, ya muy reducido, que ejercen sobre el colector, gracias al pequeño diámetro de este último. Finalmente, para evitar la oxidación, las placas de contacto del colector son de plata, así como los hilos que forman las escobillas.

Cuando se ha de transportar el aparato ó cambiarlo de un sitio á otro no hay más que aflojar y volver á apretar un tornillo para inmovilizar la parte giratoria, quedando las puntas templadas del eje, lo mismo que los soportes de rubíes, completamente al abrigo de toda trepidación ó choque que pueda deteriorarlo.

Para poner el contador en estado de funcionar, se empieza por colocarlo perfectamente vertical, luego se le empalman los conductores «estación» y «abonado», sin preocuparse de la polaridad de los cables; se deja libre la parte móvil, y se enciende una lámpara de incandescencia para asegurarse de que marca.

Los contadores «Vulcain» se construyen de todas medidas, siendo el tipo más pequeño para 200 watts, para todas tensiones y para distribuciones de corriente continua de dos, tres ó cinco hilos, así como para corrientes alternativas, simples ó polifásicas.

Gracias á su perfecta construcción y á las varias disposiciones ingeniosas empleadas para aminorar las resistencias pasivas, un contador «Vulcain» calculado, por ejemplo, para 200 amperes á 110 volts, marca con seguridad cuando sólo pasa la corriente de una lámpara de 10 bujías (0,28 amperes próximamente). Esta gran sensibilidad ha permitido reducir notablemente el gasto de energía absorbido por el contador para su propio funcionamiento; á este efecto la resistencia del circuito derivado se ha hecho de 5.000 ohms, cuando en los demás contadores similares de igual tensión y capacidad el circuito derivado tiene sólo una resistencia de 3.000 ohms.

La importancia de este aumento de resistencia se comprenderá en seguida al considerar la energía servida gratuitamente por una red que alimente un gran número de contadores. La tensión en el circuito derivado es permanente, puesto que el circuito de la red está siempre en carga, y sucede que el circuito derivado se halla constantemente recorrido por una corriente, que no es posible registrar, la que consume \( W = \frac{V^2}{R} \) wats. Siendo \( V \) la tensión de la red y \( R \) la resistencia del circuito derivado, si \( V = 120 \) volts y \( R = 5.000 \) ohms, el circuito derivado del contador consume por hora \( \frac{120^2}{5.000} = 2,84 \) watts-hora,