La Ciencia eléctrica (1890-08-16 00:00:00), página 15

ESTACIÓN GENERAL DE PRUEBAS
TRANSPORTABLE
DE D. FLORENCIO ECHENIQUE.

Nuestro distinguido colaborador el señor Echenique goza entre los electricistas de una reputación tan legítima como envidiable. En la Exposición Universal de Barcelona, á la que concurrió como delegado de la Dirección general de Telégrafos, de cuyo Cuerpo forma parte, dió muestra gallarda de sus singulares méritos, exhibiendo en el pabellón de aquélla multitud de aparatos e instrumentos innovados, que le hubieran granjeado de hecho una distinción tan honrosa como merecida, para la que el voto espontáneo de la opinión le designaba, á no haberse opuesto á cualquier demostración de recompensa oficial, la circunstancia, para el Sr. Echenique desventajosa, de haber sido elegido miembro del Jurado.

Con recompensa ó sin ella, el Sr. Echenique adquirió en el juicio contradictorio que la opinión formaba, el título de electricista inteligentísimo y de constructor muy experto. Porque conviene decir que nuestro ilustrado colaborador, como jefe de los talleres de la Dirección general de Telégrafos, ha concebido y realizado todas y cada una de las innovaciones que con su nombre se dieron á conocer en el gran certamen de Barcelona y que merecieron las más lisonjeras alabanzas de cuantos se interesan por los progresos de la electricidad.

No necesita que le prodiguesmos las nuestras el Sr. Echenique, ni es nuestro objeto hablar de los instrumentos varios que exhibió; nos proponemos tan sólo hablar de uno, expuesto en la vitrina de la Dirección general de Telégrafos en forma que, aunque completa y esencial, carecía, á la sazón, del sello de trascendental utilidad práctica que ulteriormente le ha dado.

Nos referimos al galvanómetro de resistencia variable, que lleva el nombre de su autor, y del que se han ocupado las revistas profesionales.

Nada sería más justo que designar ese instrumento con el título de galvanómetro universal; sus funciones complejas le consienten, en efecto, esta honrosa reivindicación; empero nosotros, considerándolo como parte de un sistema compuesto de distintos instrumentos, y teniendo en cuenta el especialísimo objeto que el autor parece haberse propuesto, designaremos el conjunto como una Estación ó mesa de pruebas general transportable.

Esta mesa se halla encerrada en un espacio muy limitado: y en su forma esquemática se representa en la fig. 1.a

Sin proponernos dar un estudio completo del sistema, fácil de hacer por lo demás por nuestros propios lectores con sólo examinar el diagrama del montaje, algo diremos de los órganos que le componen.

Estos son:
Un puente Wheatstone de figura circular. Los dos brazos fijos de este puente forman un arco de círculo, y sus carretes respectivos son de 10, 100 y 1000 ohms.

El brazo de resistencia móvil ocupa el centro de la figura, y le constituyen dos círculos concéntricos, con carretes, el interior, de 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40: desde aquí, por la clavija de infinito, que carece de inicial en la figura, se unen el círculo interior y el exterior, teniendo éste resistencias de 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000, 6000 ohms. En junio 13110 ohms. El Sr. Echenique, empero, no ha considerado suficiente esta resistencia, y creemos que solamente por un tour de main de construcción, ha querido alojar en tan breve espacio un reostato, que es muy superior al que sirve de tipo en el Post office. Así que desde el extremo del brazo fijo y antes de unirse éste al móvil, penetra una comunicación en la peana del galvanómetro y toma en éste tres carretes más de 6000, 4000 y 2000 ohms, para cuyo alojamiento aún ha encontrado sitio su autor. En junio, pues, tiene este puente Wheatstone 25110 ohms, cifra que no consideraríamos superabundante dadas las condiciones especialísimas del galvanómetro que le acompaña, si su distribución entre los brazos fijos y el variable guardara distinta proporción.

Mas antes de razonar esta observación, pasemos á describir el galvanómetro.

Este es horizontal; y por el esmero singularísimo que ha presidido á su construcción, se comprende que esté dotado de grande sensibilidad su sistema estático formado de una sutil lámina de acero con centro de ágata y una indicadora de aluminio que gira sobre pivote de acero. Un estilete sirve para suspender la aguja cuando se halla en reposo, ó para limitar el arco de sus oscilaciones.

La parte esencial, característica, del galvanómetro, consiste en su campo magnético. Compóñese éste, en efecto, de un carrete múltiple, formado por siete hélices de hilo de igual calibre, aunque de distinta longitud, cuyos extremos como los de una caja de resistencia, terminan en un clavijero, que aquí es circular, afectando la forma de la peana del galvanómetro. Estas resistencias perfectamente calculadas son de 5, 20, 75, 400, 500, 1000 y 2000 ohms. Es, pues, este curioso instru-