La Ciencia eléctrica (1890-09-16 00:00:00), página 27

Un nuevo contador de electricidad.

En una de las sesiones celebradas recientemente por la Sociedad Electrofónica de Francfort, uno de los individuos de la misma, Mr. Hartmann, ha dado cuenta de un contador de electricidad. En la Memoria extensa en que este físico describe la nueva aplicación, historia los progresos realizados en esta parte de la técnica eléctrica y describe aquellos tipos de contadores más caracterizados, de que hoy la industria dispone. En esta parte, de que ya se ha ocupado con amplitud en las columnas de LA CIENCIA ELÉCTRICA nuestro ilustrado colaborador D. Ernesto Caballero, pasa Mr. Hartmann revista á los contadores Edison, compuesto esencialmente de un voltímetro y recomendable por su sencillez; del aparato de Ferranti, basado en el conocido fenómeno descubierto por Dawy, y que consiste en la rotación que, al aproximarse un imán, experimenta un líquido atravesado por una corriente; del contador Aron, fundado en el diferente andar de dos relojes, de los de Forbes y de Imhaff, para entrar por último en el examen crítico y descripción del nuevo modelo, objeto de su trabajo. Este modelo procede de la casa Hartmann y Brann, y se basa en la acción que un carrete secundario ejerce en una palanca, mercé á cuya acción y á intervalos determinados entra en movimiento un contador, cuyas indicaciones sirven para la apreciación de la corriente que ha circulado por el aparato, ó, lo que es lo mismo, del consumo realizado.

Galvanómetro de torsión de Siemens y Halkse.

Este instrumento ha sido presentado por el doctor Kopsel á la Sociedad de Física de Berlín.

Compónese de dos carretes paralelos, entre los cuales hay suspendido un imán diminuto que tiene la forma de una campana, la cual lleva una indicadora de aluminio, móvil al extremo de un resorte de torsión, y que gira encima de un disco circular de cristal, que lleva una graduación arbitraria.

Cuando la corriente recorre el circuito de los carretes el imán se desvía, pudiéndose llevar la indicadora al cero del disco graduado mediante una torsión que es proporcional á la intensidad de la corriente.

La graduación arbitraria del instrumento está hecha de manera que cada grado corresponda á una tensión de \( \frac{1}{1000} \) volt, no habiendo resistencia intercalada, pues para la medida de tensiones mayores se emplean cuatro resistencias respectivamente de 9, 99, 999 y 9999. La misma resistencia del galvanómetro es exactamente igual á 1 ohms, por manera que si se le añade la primera de las adicionales resultan 10 ohms, por lo cual un grado del disco corresponde á \( \frac{1}{1000} \) de volt, y así sucesivamente.

Para la comprobación indispensable en toda clase de mediciones, se emplea un reostato, un voltímetro, un elemento de Clark y 17 resistencias, cada una de las cuales es de 143,30 ohms. Se añade además un circuito secundario que contiene el elemento de Clark, una resistencia de 100000 ohms y un galvanómetro circular.

Supongamos que la corriente se ha regulado con auxilio del reostato, de modo que el galvanómetro de torsión señale 10 grados: en este caso la intensidad será de 0,01 ampere y la tensión en el punto de contacto de la primera resistencia equivaldría á \( 143,3 \times 0,01 = 1,433 \) volts.; es decir, lo mismo exactamente que un elemento Clark. Si pues el galvanómetro de torsión es exacto, el galvanómetro auxiliar ha de permanecer inmóvil; de otro modo, hay que ir compensando hasta lograr esta inmovilidad completa. Pero en este caso el galvanómetro de torsión experimenta una desviación determinada que viene á dar la corrección que se busca. Dase entonces al instrumento una desviación de 20 grados, y mediante intercalamiento de dos de las resistencias, lógrase la compensación.

Por lo que toca al elemento de Clark, se le comprueba con la ayuda de un voltímetro cada dos ó tres meses.

En una revista alemana encontramos descrito el procedimiento sencillo siguiente para efectuar el corte de los cristales. Basta rodear el cristal en el sitio por donde se le quiere cortar por un alambre delgado, cuyos extremos están unidos á un generador de corriente. Este alambre ha de apretarse cuanto sea posible. Se cierra el circuito, y en cuanto el alambre enrojece y empieza á calentar el cristal, basta proyectar una sola gota de agua al sitio calentado para que se produzca una rotura que, al revés de lo que sucede con los demás procedimientos usados, es tanto más limpia en cuanto es más grueso el cristal.

El propio periódico describe el siguiente medio para limpiar las limas.

Se lava la lima primero, se coloca entre dos placas de carbón y se la sumerge en un baño de agua acidulada. Sirviéndose de un pedazo de metal que viene á servir de soporte de la lima, se forma un circuito entre ésta y los carbones: la corriente entonces descompone el agua del baño; el oxígeno obra sobre el fondo de las ranuras, en tanto que las burbujas de hidrógeno se fijan en los dientes y los preservan de la acción del ácido. A los pocos minutos se saca la lima, se la lava bien en agua corriente y se la frota para quitarle el óxido de hierro, y después se la introduce de nuevo en el baño. Esta operación misma se renueva hasta que se considera á la lima bastante limpia, y por último, y para quitarle todas las huellas de ácido, se la introduce en un baño alcalino, después de lo cual se la frota bien y se deja secar.

M. Stern, de Colonia, ha sacado privilegio de un avisador de gases explosivos. Se comprende que este aparato tiene su aplicación indicada en las minas en donde el grisou se acumula en cantidades amenazadoras, en el soldado de buques carboneros, de los que tantos se pierden por la explosión de los gases que en su interior se forman, y en los locales habitados y expuestos á que su atmósfera se vicié por resultado de la formación del óxido de carbono.

Compónese el aparato de M. Stern de un cilindro de tierra porosa, en cuyo interior penetran los gases