La Ciencia eléctrica (1890-10-16 00:00:00), página 13

Empecemos por el manantial eléctrico. Su bondad depende de las distintas condiciones siguientes:
1.a Suficiente f. e. m. para todos los casos que puedan presentarse; 80 volts.
2.a Resistencia interior máxima, 100 ohms.
3.a Constancia, por lo menos durante la duración máxima de cada aplicación; 10 minutos.
4.a Inacción del manantial cuando esté abierto el circuito.
5.a Sencillo manejo y fácil montaje : y
6.a Economía.

Podría añadir que es conveniente un tipo transportable para los casos en que la enferma no puede asistir al gabinete del electro-terapeuta; pero entiendo que la gravedad del estado de tales enfermas excluye el tratamiento eléctrico, y es más conveniente esperar que cesen las circunstancias extraordinarias en que se halle la enferma ó desechar este modo de intervención si no se puede esperar por otros medios una mejoría que la ponga en condiciones de ir por su propio pie á que se le aplique el tratamiento que nos ocupa. No es este lugar á propósito ni ocasión de señalar las indicaciones y contraindicaciones del método; pero sí puedo afirmar que alguna contraindicación formal presentará la enferma, cuyo tumor la oblige á quedarse en casa ó la fuerce á guardar cama.

El material eléctrico puede ser de cualquier clase, con tal que se atenga á las anteriores condiciones : pila hidro-eléctrica, termo-eléctrica ó dinamo.

Verdaderamente, la pila termo-eléctrica hoy no es nada práctica ni utilizable ; debemos desecharla. Pero estas desfavorables circunstancias no rigen con la dinamo ; es perfectamente práctica, y la corriente que da es fija, manejable y dosificable; lástima que el alumbrado eléctrico á domicilio no esté completamente extendido, para que el uso de la corriente originada por las dinamos sea general y exclusivo en este género de aplicaciones. En Inglaterra son varios los médicos que, aprovechando la instalación de luz eléctrica, se sirven de la corriente para el empleo del método de Appostoli.

Mientras vayamos á la zaga en ésta, como en tantas otras cosas, es fuerza contentarnos con la electricidad desarrollada por medio de las pilas de líquidos.

¿Quién es capaz de meterse en la inmensa barraunda de pilas, y entre tantos millares señalar la preferible?

Empecemos por desechar por incómodas las que desprenden emanaciones perjudiciales, como la de Bunsen y sus derivadas.

Sigan á estas todas las que se gastan en circuito abierto, y particularmente las tan extendidas de bicromato, cuyos inconvenientes conocemos de cerca, por ser las que hasta ahora hemos empleado, y de las cuales maldecimos por muchísimas razones ; en primer término, por el engorro de la preparación del líquido y limpieza de los pares: luego, porque, debiendo levantarse los zines cuando la pila no funciona, un olvido muy fácil y muy frecuente en este acto, gasta el líquido inútilmente y destruye los zines, aconteciendo más de una vez que, habiendo cargado recientemente la pila, se encuentra uno con el líquido agotado á causa de dicho olvido, cuyo fracaso no tiene momentánea compostura, y obliga á suspender las sesiones para otro día, y en tercer término porque se forman con mucha facilidad gruesos cristales de alumbre de cromo que imposibilitan la entrada de los zines y de los carbones, especialmente cuando se emplean, como nosotros hemos empleado, los pares estrechos de que constan los modelos de gabinete más al uso. No sería caso extraordinario, aunque no nos haya sucedido nunca, que durante la inmersión de los pares, chocase un zinc ó un carbón con algún cristal de alumbre, y se rompiera inadvertidamente, en cuyo caso la introducción del par averiado ocasionaría la rotura del circuito, y una contracción violenta á la enferma. Del mismo modo puede ocurrir la rotura de la corriente por no tocar algún zinc ó algún carbón al líquido despolarizante. Por más que antes de la aplicación se ensayan los pares (y esto es cosa que siempre debe recomendarse, pues nunca se peca de sobrado precavido, y esta precaución es de muchísima importancia), con todo, no hay que fiar enteramente en este ensayo preparatorio.

Cierto que los pares de bicromato tienen en cambio de estos defectos grandes circunstancias; como son elevado potencial, poca resistencia y perfecta despolarización, es decir, perfecta constancia; pero todo esto no compensa, en mi sentir, sus desventajas.

Todos los sistemas de pilas que se gastan en circuito abierto tienen por defecto común el mecanismo para levantar los zines cuando la pila no funciona; si los zines se levantan aisladamente uno tras otro, hay el peligro de que á causa de un descuido la corriente se interrumpa; si se levantan por series de diez, como es lo general, se pierde el zinc, y el líquido de los pares que no están en función. Este modo de levantamiento solamente es cómodo cuando se trata de pares muy pequeños, pero entonces no topamos con la dificultad de limpiar las placas de los óxidos y sales que las cubren, y si, en cambio, se trata de manejar pilas de regular ó de gran modelo, es preciso tener en el aparato una complicación más, consti-