La Ciencia eléctrica (1890-08-01 00:00:00), página 8

cistas prácticos cuánto dejan que desear los voltímetros y amperómetros que llevan como pieza esencial un imán, por perfecto que éste sea.

El coulombmetro de Cauderay, también con imán permanente y con un aparato integrador mucho más complicado que el anterior, consiste en un verdadero amperómetro, cuya aguja, describiendo un ángulo, variable con la intensidad de la corriente, se mueve tangencialmente á la superficie de un cilindro, que gira alrededor de su eje por medio de un movimiento de relojería, de manera á hacer una revolución por segundo, por ejemplo. Este cilindro lleva una serie de dientes metálicos dispuestos sobre círculos paralelos trazados sobre su superficie y equidistantes. El círculo del centro no lleva ningún diente; los dos siguientes, á derecha é izquierda, uno; los siguientes, dos, etc., y claro está que cuanto mayor sea la desviación de la aguja, tropezará en cada revolución del cilindro con mayor número de dientes, hará mayor número de contactos, y éstos serán registrados por un totalizador especial.

Y hemos ya en el terreno más explotado por los inventores, aquel en que se han utilizado las acciones electro-dinámicas y las que pudieran llamar electro-magneto-dinámicas, ó sea las dinámicas de una corriente sobre una pieza de hierro dulce colocada en el campo magnético de aquélla ó de una derivación, en cuyo principio descansan la inmensa mayoría de los contadores conocidos.

Puede, pues, dividir en dos grandes grupos toda la serie de aparatos basados en estos principios, incluyendo en el primero los que no presentan piezas de hierro concentradoras de la inducción electro-magnética, y en el segundo los que llevan como pieza esencial una armadura de hierro dulce. Además, en éstos, como en todos los contadores, se diferencian con toda claridad los aparatos de medida, amperómetro, voltímetro ó electro-dinamómetro y el aparato de integración, que constituye, digámoslo así, la parte mecánica del contador.

Entre los del primer grupo merecen mencionarse, como más modernos, los de Blondot y Clerc.

Consiste el primero en un verdadero electro-dinamómetro, cuya bobina fija, de eje vertical, es atravesada por la corriente total, y la bobina de hilo fino, colocada en el interior de ésta, está montada en derivación sobre la primera. El par ejercido sobre la bobina móvil por la bobina fija, siendo proporcional al producto \( E \times I \), hay un contrapeso colocado sobre un brazo que parte del eje en la bobina móvil y equilibra al par electro-dinámico, que hace desviar esta bobina en un ángulo proporcional al producto citado. Hasta aquí todo va bien; pero ahora entra la parte más complicada y menos práctica de este y de todos estos aparatos. El movimiento de relojería, constituido por un cronómetro, tiene por objeto cerrar periódicamente (de cinco en cinco minutos) el circuito de una derivación especial constituida por dos solenoides; el primero sirve para trasladar la bobina móvil á su posición vertical ó cero, y el segundo, dispuesto horizontalmente, hace el papel de una soldadura magnética, haciendo solidarios por un momento el eje de la bobina con el de un contador de vueltas que á cada operación gira en un ángulo igual al que hace la bobina móvil antes de ser trasladada al cero. Las rotaciones impresas periódicamente al contador en vueltas, se totalizan y hacen legibles en un cuadrante horizontal accionado por un tornillo sin fin. El producto \( E \times I \) devengado á cada instante por el contador en servicio, es señalado por un índice solidario de la bobina móvil, que recorre un cuadrante vertical. Los intervalos de tiempo que separan las acciones consecutivas del cronómetro auto-interruptor pueden verse sobre la esfera del reloj, de suerte que se tienen á la vista todos los actos necesarios para la verificación.

El contador de L. Clerc es también un wattmetro-hora. Concebido bajo el mismo principio que el anterior, como aparato de medida, el de integración se diferencia en que el movimiento de relojería está entendido por una derivación de la corriente principal, y hay disposiciones ingeniosísimas en los detalles en la parte mecánica. Una aguja acionada directamente por la bobina móvil, indica la potencia en volts, y el contador total los watts-horas consumidos. Modificando convenientemente los circuitos, se puede reducir á voluntad la potencia máxima á integrar, y aun hacer el aparato á propósito para la medida de las corrientes alternadas.

Pasemos ahora una ojeada al último grupo de contadores que aún nos queda por examinar, y nos encontraremos siempre con la misma cosa. Dígamos de paso que los contadores que llevan imanes pueden modificarse fácilmente sustituyendo el imán permanente por un electro-imán, y tal viene á ser el de Ferranti, basado en el principio del de Lippman.

Consiste este contador, empleado por la Compañía general de Electricidad belga, en un campo magnético formado por un macizo de fundición, que se imanta bajo la acción de una bobina atravesada por la corriente. Ésta atraviesa igualmente una cavidad colocada en el centro del macizo y llena de mercurio. El mercurio, en sus movimientos, arrastra una placa delgada de cobre, que pone en marcha el mecanismo del totalizador.

El contador Aytron ofrece aún menos garantías, y viene á reducirse á dos relojes: uno inde-