La Naturaleza (Madrid.1877) (1879-07-19 00:00:00), página 14

describirá un espacio, que es precisamente una línea recta (1).

Cada posición del punto P en el espacio corresponde á una presión determinada, que puede indicarse en una escala; la línea recta que une las extremidades de las columnas, puede representarse por un hilo. Se puede, pues, construir un barómetro, cuyos elementos esenciales serían: un termómetro ordinario de aire, una escala graduada y un hilo. Los tallos de dos termómetros se fijarían según dos rectas paralelas y la escala se supondría convenientemente con relación á estas líneas.

Se completa habitualmente el instrumento por órganos accesorios; ha sido realizado bajo diversas formas, una de las cuales es la representada en la figura 1.ª. La leyenda explicativa que acompaña esta figura da la descripción detallada del barómetro y la manera de consultar lo.

La altura barométrica absoluta, es decir, la que sería dada por un buen barómetro de mercurio á 0º, se lee en un arco de circulo graduado en relación al hilo que está sujeto á pasar por el centro del circu-

Fig. 1.ª Nuevo barómetro absoluto.—A Termómetro de aire.—B Tallo metálico con una corredera que se mueve por medio de un botón colocado en el lado inferior del marco; el eje de este tallo presenta el espacio de los puntos P—E F. Graduaciones circulares fija y móvil. Un hilo unido á la corredera superior atraviesa la corredera inferior, pasa por un punto fijo en la parte baja del marco y cae verticalmente bajo la acción de un peso tensor.

MANERA DE CONSULTAR EL INSTRUMENTO.
1.º Hacer girar el botón superior de manera que la aguja de la corredera correspondiente quede al ras con la extremidad de la columna del termómetro ordinario. 2.º Mover el botón inferior de manera que el hilo coincida con la extremidad de la columna del termómetro de aire. 3.º Ver por donde pasa el hilo, la altura barométrica ó el pronóstico del tiempo.

Fig. 2.ª—B. Receptáculo.—A. Tubo en U que contiene ácido sulfúrico.—C. Tubo en U que contiene aceite.—D. Extremidad abierta.

pero como absorbe la humedad del aire, ha habido que aislarle de la atmósfera por una

(1) Esta propiedad se demuestra fácilmente por la geometría superior ó por el análisis; pero puede considerarse simplemente como la consecuencia de esta observación: si se suponen las leyes de dilatación de los líquidos y de los gases suficientemente prolongados, se puede imaginar que se ha trazado la recta que une las extremidades de las columnas á la temperatura del 0 absoluto; ahora bien, esa línea per-

lo. Estando convenientemente trazada la escala, es evidente que viene á ser lo mismo que si la lectura se hiciera en el espacio geométrico de que nos hemos ocupado.

Se observará que las divisiones de esta escala son casi equidistantes (1). Una segunda graduación hecha en un sector móvil, puede dar, para un sitio determinado, la altura barométrica que conduce al valor que tendría al nivel del mar.

En la construcción del termómetro de aire se presentaba una primera cuestión: era la elección de un líquido para formar la columna que debía aprisionar la masa gaseosa cuyas variaciones de volumen se querían observar. En los límites de las temperaturas que se manifiestan en nuestros climas, este líquido debía conservar un fluido conveniente, no emitir vapores sensibles, no ejercer ninguna acción sobre el aire del receptáculo y, en fin, dar lugar á efectos capilares perfectamente constantes. El ácido sulfúrico ha sido elegido, por llenar todas estas condiciones; maneja la misma, cualquiera que sea la presión, puesto que el volumen del aire es nulo; pues, por todos los puntos P.

(1) Se demuestra que estas divisiones determinan segmentos iguales en las rectas paralelas con cierta dirección (véanse las últimas Comptes rendus de la Association française pour l'avancement des sciences. Congreso de París 1878). Esta dirección es casi la de la cuerda del arco graduado.