La Naturaleza (Madrid.1877) (1878-07-06 00:00:00), página 5

No sólo tienen algunos en méños los hidrocarburos de que hemos hablado, sino que llegan hasta suprimir el tubo G' F' en que se encuentra el pirogallato de potasa, cuyos efectos suple en este caso la disolución de protocloruro de cobre en lo referente a la absorción del oxígeno.

El análisis que acabamos de describir supone evidentemente que las disoluciones absorbentes no desprenden durante la operación vapores que modifiquen la composición de la mezcla gaseosa, suposición que es un hecho, conservándose en su virtud por mucho tiempo los gases, sin que sus propiedades se alteren.

Aunque no se ha tenido cuenta ninguna con el volumen de la rampa y sus apéndices, no deja con todo de ser muy atendible la observación de algunos que quisieran se empleasen tubos capilares por disminuirse con esto muchísimo el volumen de los gases, que de otro modo se modificarían notablemente en cada una de las fases del experimento, y tanto más cuanto en mayor volumen se encuentren.

Aunque de la extensión con que hemos expuesto la operación parece ser ésta larga y pesada, nada, sin embargo, es más fácil desde el momento en que se adquiere alguna destreza. Vamos, para concluir á decir dos palabras sobre el mecanismo que para la toma de gas debió adoptarse en el aparato Orsat á fin de que se pudiera afirmar que el gas analizado representa la composición media de la masa total que durante varias horas ha circulado por los tubos de salida del horno. Este mecanismo, representado en la fig. 2, y obra de M. Meunier, se compone de un tubo de aspiración PQ, que durante algunas horas trasiega cierto volumen de la corriente total, mientras se dirige hacia los aparatos de combustión, de que resulta hallarse buena cantidad recogida en un vaso de Mariotte lleno de mercurio y de tres litros de capacidad.

El tubo PQ penetra diametralmente, y así lo indica la fig. 2, en el interior del gran conducto de palastro por donde marchan los gases; ofrece en toda su longitud, con el fin de que por ella penetren gases de todas las zonas que presenta la sección de la corriente, una ranura de 1/4 milímetro de ancho, que es por donde se hace la separación de los gases que se han de examinar.

El tubo PQ, además de hallarse rodeado de una corriente constante de agua, á fin de enfriar un poco los gases primero que penetren en los aparatos, se halla en su parte inferior unido mediante una manga de cauchohne con otro de plomo CD, que hace de aspirador y consta de una especie de trompa con llave para regularizar la salida de los gases que de aquí van á la cuba de palastro cercana, donde pueden, si se desea, ser medidas bajo una campana de cristal.

La toma de los dos ó tres litros necesarios para el análisis se efectúa en el tubo de cobre PQ, para lo cual se usa un frasco de Mariotte que por su tubo recto, comunica con la tubulura encorvada que en su extremo posee el PQ. Al principio está el frascolleno de mercurio; mas hallándose provisto de una llave, se puede con ella hacer escape lentamente el metal, para que el gas ocupe los espacios vacíos. Hay veces en que es preciso aumentar ó disminuir la presión que regulariza la salida de mercurio; para lo cual basta subir ó bajar el tubo recto en el interior del frasco, dado que, como es sabido, lo que principalmente influye en las presiones es la diferencia de niveles entre la parte inferior del tubo y el orificio de salida. De todo lo cual se sigue que, saliendo del frasco el mercurio bajo una presión constante, y por lo tanto en proporciones iguales, el gas penetra también en él en cantidades iguales, pudiéndose en consecuencia tener mientras dure la salida del gas por el tubo PQ, cantidades de gas tan pequeñas y constantes como se quiera.

Al llenar de mercurio el frasco de Mariotte en el comienzo del experimento, se debe desalojar