La Naturaleza (Madrid.1877) (1878-11-16 00:00:00), página 10

cho de todos los interruptores. Resulta de los dos efectos que acabamos de explicar, que para producir corrientes inducidas sucesivas rigurosamente iguales, lo cual no tiene lugar sino con este aparato, será necesario establecer la comunicación eléctrica con el contacto B y con A, para producir corrientes continuas, intermitentes en corrientes inducidas que varían en duración.

Los dos receptores de los hilos 1 y 2 han sido dispuestos con este efecto para colocar el paciente y el interruptor en el circuito de una batería de corriente constante y continua. Basta entonces poner el interruptor en movimiento para tener intermitencias.

M. Trouvé se ha servido aún, para determinar de una manera irrefutable el número de vibraciones que debe dar el tremulador, de una bobina de Ruhmkorff cualquiera, para obtener en seguida, de esta bobina, el máximo de efecto.

En este último caso, el contacto, en lugar de hacerse por frotadores metálicos A B, se hace en una cubeta de mercurio, como en el interruptor Foucault.

Si se examina de cerca la figura 3, se percibe fácilmente que los contactos del estilete E, con los dos resortes frotadores A, B, se hacen por deslizamientos y tangencialmente, y, por consiguiente, el cierre ó abertura de la corriente se hace instantáneamente, sin pasar por las variaciones de presión, condiciones las más favorables para la producción de las corrientes inducidas, y de los coques musculares aislados, ne- tros ó bien partidos.

Se recogen estos últimos colocando los cordones de los electrodos en 5 y 6 para la extra-corriente; en 6 y 7 se recogen las inducidas; en 5 y 7 la extra-corriente y las inducidas reunidas.

M. Trouvé, queriendo dotar la práctica médica de un aparato que lleve las mismas condiciones, pero que estuviera por completo al alcance de todos los prácticos bajo el concepto del precio y del volumen, hizo presentar á la Academia de Medicina de París, por el profesor Gavarret, el aparato que vamos á describir igualmente (fig. 4).

Hé aquí la nota remitida sobre esta cuestión para el Boletín de la Academia por el mismo sabio profesor, en la sesión del 5 de Junio de 1877:

«M. Gavarret presenta de parte de M. Trouvé un nuevo aparato de inducción, destinado á la práctica médica; este aparato, muy portátil, realiza un perfeccionamiento considerable.

Es de la más alta importancia en las aplicaciones terapéuticas el poder regularizar á voluntad el número de las emisiones de la corriente inducida. Un solo aparato, hasta ahora, permite alcanzar ese fin; es el regulador de los señores Trouvé y Onimus. Pero este aparato es de un precio muy elevado, y no puede en manera alguna ser empleado sino en el gabinete del médico.

Por medio de una disposición muy sencilla, el Sr. Trouvé ha conseguido construir un regulador que permite al práctico hacer variar, á voluntad y con gran exactitud, el número de emisiones de corriente inducida, entre 3, 5 y 6 por segundo. Este nuevo regulador es muy portátil y de un manejo muy sencillo; su precio no pasa de 30 francos (30 pesetas próximamente).

Este nuevo aparato puede emplearse también para indagar si hay proyecciones en las heridas por armas de fuego. En la práctica puede, pues, reemplazar el gran aparato regulador de emisiones de corrientes inducidas de los Sres. Trouvé y Onimus, al mismo tiempo que el explorador extractor eléctrico del Sr. Trouvé, que fué presentado á la Academia en 1867.»

Este aparato, como el precedente, es notable por la disposición y la simplicidad del interruptor, que es también un tremulador de una disposición especial.

Este tremulador en el que el autor ha asociado con la ley del pénulo este principio de geometría: la perpendicular á un sitio es más corta que todas las oblicuas; comprende: una armadura montada sobre un pivote vertical sobre el cual se ajustan prolongaciones metálicas de modo que se amortigüen considerablemente el número de sus oscilaciones, que se doblen ó cuadruplicen á voluntad, como se verá al momento.

Decimos oscilaciones porque esta armadura, con su parte extensible, es un verdadero pénulo horizontal.

Una lámina de resorte de platino, colocada paralelamente á la armadura por la regla habitual de los resortes antagonistas de los tremuladores ordinarios.

Esta lámina de resorte no está en relación con la armadura sino por su extremidad libre, de modo que no sosteniendo el peso, constituye con la armadura el tremulador menos susceptible conocido; también el aparato puede experimentar choques serios, sin que haya que temer deterioraciones por este lado.

Un pivote ó eje vertical, colocado un poco por encima y á la mitad del tremulador, pudiendo girar sobre sí mismo una media circunferencia, lleva lijados en la misma dirección