La Naturaleza (Madrid.1877) (1879-07-05 00:00:00), página 16

ha visitado el gabinete donde se hallan reunidos los instrumentos que sirvieron á Lavoisier. Este gabinete pertenece á un miembro de la familia de Lavoisier, Mr. de Chagillez de la Canière, á 6 kilómetros de Cugne-Perre (Puy-de-Dôme).

Dominando los restos olvidados del laboratorio del fundador de la química en Francia, está el retrato del grande hombre, pintado por David, en 1783. Lavoisier está representado escribiendo con su esposa al lado.

A la cabeza de los numerosos instrumentos que el visitante tiene á la vista, hay que citar tres balanzas de una precisión notable para aquella época, construidas por Fortin. Sabida es ya la importancia que Lavoisier atribuía á estos instrumentos, él que ha hecho tantos bellos descubrimientos con la balanza en la mano.

La primera (fig. 1) puede pesar 20 libras y se corre con la adición de 5 miligramos.

Está encerrada en una caja de vidrio semejante á la que poseen nuestras balanzas, y está fija á una mesa cuyos pies están provistos de ruedas.

Su fiel tiene un metro de largo; reposa en brazos muy fuertes. Se pone el instrumento en experiencia, tirando de la pequeña cadena que está figurada al lado de la columna central. El fiel no tiene aguja; se adquiere la certidumbre de su horizontalidad por medio de dos aparatos, de los cuales uno está representado al lado de la figura. Cada uno de los brazos de la balanza está terminado por una horquilla que lleva en un lado una placa con divisiones horizontales y del otro una lente que hace puntería sobre estas divisiones. El fiel tiene hacia cada extremidad un tallo fino encorvado horizontalmente y que se pone entre la lente y la división. Por medio de dos lentes puede uno asegurarse si están á la misma altura las dos porciones horizontales de los tallos.

La segunda balanza puede pesar 500 gramos, con diferencia de un miligramo próximamente, y la tercera algunos gramos con \( \frac{1}{10} \) de miligrama próximamente.

Se parecen mucho á los pesillos de que nos servimos hoy dia. La figura 2 muestra una pequeña lente fijada á la armadura de la caja de cristal y permite ver la coincidencia de la aguja conducida por el fiel con las divisiones del arco de circulo delante del que se mueve. Para poner en experimento el instrumento, se actúa, tirando de un botón de madera, sobre una palanca acodada que eleva el tallo vertical que sostiene los planos sobre los que han de reposar las cuchillas

No quedan sino dos de los pesos que acompañaban esta balanza; los otros han sido reemplazados.

Una máquina pneumática (figura 3), construida también por Fortin, de dos cuerpos de bomba de latón y con la platina encima de la máquina. Un barómetro de sifón, indicador del vacío, se ve en parte á la izquierda de la figura; está sostenido por una plancheta graduada y las lecturas se hacen por medio de una corredora. La rueda se pone en movimiento por una manivela de tres ramas.

La figura 4 representa una brújula de declinación. Se compone de un imán prismático móvil sobre una punta. Un sistema de dos cristales y de dos círculos divididos, de los cuales el más pequeño es móvil, permite leer exactamente la desviación. Delante del aparato se ven dos pinulas que sirven para dirigir la línea que va del punto de suspension de la barra al \( 0^\circ \) de la graduación en el meridiano geográfico.

Hay, además, más de cuarenta termómetros de formas diversas. Uno de ellos se parece al que Lavoisier depositó en las cuevas del Observatorio; su receptáculo es muy grande; su tallo está dividido en décimos de grado, y cada división tiene un milímetro, de suerte que puede evaluarse \( \frac{1}{1000} \) de grado. El cristal del termómetro del Observatorio está devitrificado; el que posee Mr. de Chazelles está muy bien conservado.

Se hallan muchos barómetros que se aproximan más ó menos á los barómetros actuales; la figura 6 representa un barómetro de cubeta graduado solamente en la parte superior; un índice móvil que tiene un vernier permite leer con la aproximación de un punto próximamente, es decir, con 75 de milímetro de aproximación. Un barómetro de sifón (figura 5) tiene su parte alargada cerrada por un tapón, á través del cual pasa un tallo de cristal, que se dilata en su extremidad y que se puede hundir á voluntad. A la parte superior está soldado un tubo lateral abierto y que tiene una raya en la línea horizontal que pasa por el cero del barómetro. Se conduce siempre el mercurio á este punto sumergiendo más ó menos el tallo de cristal. Es, pues, un barómetro de nivel exterior constante.

En una misma cubeta están instalados dos tubos barométricos, destinados á registrarse mutuamente y que constituyen un barómetro normal.

Al lado de estos aparatos se ve el gran globo que ha servido para la combustión de los cuer-