La Naturaleza (Madrid.1877) (1879-03-15 00:00:00), página 6

un tubo laboratorio (fig. 3). Este tubo de acero tiene 1"80 de largo y 25 milímetros de diámetro interior; un ajuste cónico de hierro D sirve para cerrar el aparato, bastando para esto volver el tornillo C sobre la pieza B.

El tubo fino TT, lleno de mercurio, viene á fijarse á la pieza E, que cierra el orificio inferior del tubo. Para no ejercer tracciones demasiado fuertes sobre el tubo fino, se ha suspendido el tubo-laboratorio á un hilo de acero dulce de 4"80 de diámetro y graduado con una gran presión.

Este hilo se enrolla en el tambor, que recibe su movimiento de una manivela movida por un segundo ayudante colocado en un estrado á la izquierda del grabado. Una polea doble, fijada al nivel del suelo y en el eje del pozo, sostiene el tubo y el hilo de suspensión en el momento en que penetran en el pozo. Un operador colocado por debajo de esta polea, en una galería superior, vigila la marcha de los experimentos.

Cuando se quiere operar, se debe llenar el aparato de mercurio después de haber extraído el aire por medio de una máquina de hacer el vacío, pues todo otro medio de llenarlo deja cierta cantidad de aire que divide la columna de mercurio y perjudica á los resultados obtenidos. Se encierra entonces en el tubo-laboratorio (fig. 3) la probeta R, que contiene el gas en experimento; luego los ayudantes mueven las manivelas y desenrollan el hilo graduado al mismo tiempo que el tubo hasta que se llega á algunos metros por encima del punto que quiere alcanzarse. Cuando el aparato ha tomado la temperatura de la capa de agua ambiente, se acaba de descender hasta la profundidad deseada, obrando con gran lentitud, con el fin de evitar las sacudidas que podría arrojar el mercurio en el tubo calibre por encima de su posición de equilibrio.

La presión desarrollada tendrá por medida la longitud del hilo desenrollado, que se da por la coincidencia de una de sus graduaciones, con una señal fija, además, la altura del mercurio en el receptáculo que se ve colocado por encima del cilindro en que se enrolla el tubo.

El aparato es entonces traído á la superficie, y abriendo el tubo-laboratorio, se mide el volumen que ha ocupado el gas bajo la presión desarrollada. Esta lectura se hace fácilmente, pues la altura á que se ha elevado el mercurio permanece trazada, en el sitio más elevado, en una delgada capa de oro, de que está recubierto el interior del tubo-calibre y que el mercurio disuelve.

Se nota entonces la altura de los termómetros t t', así como la presión y la temperatura exterior, debiendo servir estas determinaciones al cálculo de los experimentos.

El aparato de M. Caillelet es, en resumen, de gran sencillez, pues sin bomba y sin máquina especial, y por medio de un solo tubo metálico lleno de mercurio, se pueden comprimir los gases y á presiones muy altas y obtener al mismo tiempo la medida exacta de estas presiones. La construcción de los diversos órganos de este aparato que deben, durante su movimiento, soportar presiones también elevadas, ha presentado por consiguiente grandes dificultades, y sólo después de muchos ensayos M. Caillelet ha llegado á reunir de una manera absoluta las diversas partes de su tubo de acero de 250 metros.

Damos su tamaño natural (figuras 1 y 2), el modo de reunión de estos tubos, que prestará servicios importantes á todos aquellos que ponen en obra aparatos de presión tan empleados en el presente en la industria. B B es el tubo que contiene el mercurio. Rodajas de hierro C C están soldadas á la extremidad del tubo y pueden ajustarse por medio de un manguito de tornillo A A. Gracias á una rodela de cuero D, la juntura es absolutamente