La Naturaleza (Madrid. 1890) (1890-11-04 00:00:00), página 27

El sapo es una especie de animal filosófico que pasa el día á la sombra metido en un agujero, sin incomodar á nadie, y que salen de su retiro al obscurecer, cuando cesa todo ruido. Entonces deja escapar ese sonido melancólico que todos habrán oído en el campo, que, repetido por muchos de ellos, forma una especie de coro de flautas muy armonioso, y con el cual se llaman unos á otros.

Dicen hoy los naturalistas que el sapo es, como el lagarto, amigo del hombre, y se le puede coger y sostenerle con mucha economía.

En el Museo se ve á los guardas abrir las cajas, de donde salen 20 ó 30 de ellos muy gruesos, y darles de comer gusanos de diferentes clases que devoran con mucha facilidad.

MANERA DE CONSTRUIR POR SÍ MISMO UN GALVANÓMETRO

En muchas demostraciones de catedra y en casi todas las investigaciones relativas á las corrientes eléctricas, se precisa hacer uso de un aparato que nos permita determinar la existencia de corrientes eléctricas, su sentido y su intensidad aproximada.

Desde hace muchos años se conocen aparatos que resuelven con más ó menos fortuna esta cuestión, y hoy son de un uso corriente en manos de los físicos, habiéndose llegado en ciertos galvanómetros de precisión y en algunos voltmetros y amperómetros industriales á hacer prodigios de exactitud y sensibilidad. Pero á pesar de tan diversas soluciones dadas al problema, aún se encuentra un vacío, verdaderamente fácil de llenar, con la construcción del aparato objeto de este artículo.

En las explicaciones de catedra y en las conferencias públicas ante un auditorio, necesariamente algo alejado del orador, es muy difícil hacer percibir las variaciones de la aguja de un galvanómetro de los que ordinariamente fabrican los constructores hechos para la observación individual; y aunque ya Tyndall en sus preciosas conferencias nos ha hecho ver el modo de presentar con proyecciones todos estos experimentos, resultaría bien difícil y enojoso el tener que disponer un aparato de proyección cada vez que se necesitara demostrar la existencia de una simple corriente.

Con objeto de satisfacer á todas estas exigencias, he dispuesto un galvanómetro de construcción muy fácil y económica y cuyas indicaciones son visibles á largas distancias; y como los elementos de que me he valido para la construcción existen en el más pobre laboratorio, considero de utilidad la publicación de los detalles de esta fabricación casera, y me daría por muy satisfecho si esta enseñanza llega á aprovechar á alguno de mis lectores.

De dos partes esenciales puede considerarse formado todo el galvanómetro. El sistema inductor, generalmente constituido por una bobina fija, es el inducido, que suele consistir en un imán móvil, al cual va unido el índice ó aguja que establece las indicaciones.

Hé aquí ahora la manera de construir por sí mismo la bobina B del aparato que representa en conjunto la figura 1.a

Con una sierra de las llamadas de marquetar se sierran dos tabillas rectangulares que tengan próximamente 16 centímetros de longitud por seis de ancho, y para este objeto es perfectamente utilizable la madera de una caja de tabacos. En cada una de estas tabillas se practica una abertura longitudinal de 12 centímetros de largo por 15 milímetros de ancho F.G.

Tómese por otra parte una hoja de zinc lo más delgada posible y de 28 centímetros de larga por seis de ancha. Transversalmente á esta placa se traza: primero, una línea paralela á uno de los lados menores y á 15 milímetros de éste; otra á 12 centímetros de ésta, otra á 15 milímetros de ésta y otra á 12 centímetros de ésta, por cuyas rectas se hacen dobleces en ángulo recto, viéndose á formar un paralelepípedo con las bases descubiertas, y asegurándolo con una soldadura toda á lo largo de una de las caras menores, á la que corresponderá una banda superpuesta de un centímetro siempre que se hayan respetado las dimensiones indicadas. Se determinan por medio de las diagonales los centros de las caras mayores, y se practica en ambas un agujero por medio de una aguja gruesa. Se introducen las bases de este armazón de zinc en la abertura de las tabillas que teníamos preparadas, en las cuales deben ajustar perfectamente, y se asegura la solidez del conjunto con un poco de cola fuerte.

De este modo habremos hecho una especie de cárrete prismático que formará el esqueleto de nuestro inductor, al cual se da exteriormente una buena mano de barniz de goma laca.

Tómese un hilo de cobre, próximamente de un milímetro de diámetro, aislado con una ligera capa de seda ó algodón. Introduzcase uno de los cabos por un agujerito hecho en la parte anterior de la tabilla, y sígase arrollando con gran cuidado para que las vueltas no se superpongan, para que el hilo no se desnude con los naturales rozamientos, y para que el arrollado resulte con la mayor igualdad posible. Cubierta una vuelta, se da una ó dos manos de goma laca, y una vez seco se continúa arrollando hacia arriba, y repitiéndose la operación hasta cuatro veces, sin olvidar la mano de barniz á cada vuelta, excepto en la última que se deja en su estado, y cuyo extremo se saca por otro agujerito practicado en la tabilla. Los dos cabos del hilo pueden dejarse así libres ó mejor fijarlos con dos botones de toma de corriente b b' que suele haber en todos los laboratorios.

Córtese, por otra parte, una banda de zinc muy gruesa de cuatro centímetros de ancha por 49 de larga c; doblesh en su parte inferior una porción de dos centímetros d, y suédese en la superior un segmento circular del mismo ancho que la tira y de un radio medio de 50 centímetros o o'. A la parte posterior de la banda larga debe soldarse otra estrecha y normal á ella para darla mayor rigidez y formar una especie de T. Fijado el doblez d en la parte superior y media de la bobina, valiéndose de unos tornillos ó clavos muy cortos que no toquen al hilo de cobre y pegando sobre