La Naturaleza (Madrid. 1890) (1891-03-07 00:00:00), página 21

inán de la izquierda, la armadura, impulsada en ese sentido, arrastrará consigo la varilla pendular. Una de las puntas de la misma vendrá á contactar con el brazo correspondiente de la pieza móvil C, la cual, á su vez, comunicará una desviación angular al árbol en que pivota dicha pieza C. A su vez este árbol arrastrará el vástago T, el cual, en su movimiento, abrirá la espita de admisión del gas, en razón de estar unido á ella. Con esto se producirá un aumento gradual de la temperatura, aumento que cesará en cuanto llegue al límite que el fiador del termómetro de Richard le señala. Alcanzado este límite, el mismo aparato cerrará el circuito eléctrico en sentido inverso, con lo cual el electroimán opuesto funcionará, atrayendo á su vez la armadura. El movimiento inverso de éste se comunicará á todo el sistema, se cerrará el grifo de admisión de vapor y la temperatura empezará á descender hasta el límite que el termómetro correspondiente le señala. Tal es el funcionamiento de la parte eléctrica de este aparato.

Como se ve, cuantas veces rebasa la temperatura el punto requerido, se produce una disminución en la llama, y por consiguiente, el calor baja; y, por el contrario, si el fiador del termómetro desciende al límite inferior, el otro electroimán provoca, tras varios movimientos solidarios, un aumento en la llama, y por consiguiente, en la temperatura. Hay, pues, automatismo. La misma polarización de la pila, que podría ser la primera causa de perturbación, se halla prevenida, mediante la renovación de la misma por otra que ha estado en reposo, y al que vuelve después de haber trabajado cierto tiempo la anterior. Esta sustitución periódica se produce por medio de un interruptor.

La polarización, sin embargo, se halla en lo posible reducida, porque se evita el tenerla constantemente en circuito cerrado. Es, en efecto, innecesario que la llave del gas permanezca, ó constantemente abierta, ó constantemente cerrada. La acción de la corriente puede por tanto, suspenderse, en tanto que en la temperatura no se produce una alteración máxima ó mínima. Esta suspensión la produce automáticamente la misma varilla pendular, la cual en su movimiento roza suavemente unos muelles muy delgados que hacen funciones de cortocircuito. La corriente entonces se suspende, y la armadura vuelve al punto muerto, apta para oscilar apenas se efectúa una perturbación.

3.º Vigilancia.—Se comprende, después de la descripción que antecede, que esa queda reducida á la satisfacción de las necesidades de la criatura; es decir, alimentación y limpieza, para cuyas funciones se la transporta á un cuarto muy calentado. El timbre afecto al termómetro 2 se halla en circuito y avisa cualquier perturbación sobrevenida al sistema.

4.º Regulación.—Esta está impuesta por el estado del horno, y el aparato se presta admirablemente á ello. Si la temperatura natural del niño es de 36 grados centígrados, por ejemplo, se graduará el termómetro para os 35,5 ó 36 grados centígrados primariamente, graduación que se aumentará progresivamente á 37 grados centígrados, á fin de no someter al tierno ser á un calor harto brusco.

La eficacia de este aparato se ha probado plenamente en una de esas instituciones que en otro tiempo fueron, según decía el tierno Michelet, á despecho de la solicitud de hombres de ciencia, y bien accesibles por cierto á la piedad que el desvalimiento de esos seres, que las pasiones ó la miseria allí arrojan, más que á los de la infancia abandonada, verdaderos cementerios.

En la Casa de Maternidad instituida en París por Mr. Lion, los resultados han sido excelentes. La ciencia

INCUBADORA ELÉCTRICA

FIG. 1.

FIG. 2.