La Naturaleza (Madrid. 1890) (1891-01-17 00:00:00), página 18

Como se ve, este aparato no es otra cosa que el nivel ordinario de agua, al cual se le añaden dos tallos ó puntas metálicas que permiten ponerlas en contacto con el nivel del líquido, y que por diferentes causas bien conocidas el operador no puede por otro procedimiento colocarlas con toda exactitud, reemplazando por una medida material perfectamente fija la antigua medida visual y esencialmente fugitiva de aquellos sistemas.

Mr. Leneven, con objeto de hacer su nivel tan perfecto como es de desear, la ha dado tal forma y disposición, que hace aplicable su empleo en todos los casos.

Compónese el instrumento de dos aparatos semejantes y simétricos, unidos entre sí por un tubo flexible, que tiene por objeto permitir al líquido contenido en el aparato pasar de un recipiente á otro y establecer el equilibrio de los vasos comunicantes.

Dos llaves cortan ó establecen la comunicación entre ambos recipientes para hacer que el líquido no se mueva en el caso en que haya que transportarlo ó prepararle para la nivelación.

Cada uno de los dos frascos se compone esencialmente de un recipiente graduado, de un tubo transparente, de un tallo indicador también graduado y que termina en punta, de un botón que da movimiento al tornillo y de un nivel esférico de bala de aire, todo esto colocado en un soporte que se nivela perfectamente.

El tallo apuntado y graduado es realmente la parte original del aparato y también la más esencial de él. Consta de una barra cilíndrica de metal inoxidable para que esté siempre limpia, en contacto con el líquido. Lleva una graduación en milímetros, cuyo 0 se coloca tal manera que coincida exactamente con el nivel del nomius que va en el forro o estuche cilíndrico exterior, cuando la extremidad de la punta se encuentra rigurosamente en el plano horizontal que pasa por el 0 de la graduación trazada sobre las partes huecas de este tubo, al través de la cual se ve el cristal del frasco.

Como por otra parte, los cerros de estas graduaciones están rigurosamente colocados á la misma distancia de los vasos en los dos aparatos que componen el instrumento, claro es que cuando éstos se colocan sobre un mismo plano horizontal, los cuatro cerros resultan, de dos en dos, absolutamente á la misma distancia del plano.

El tallo indicador se mueve á frote suave en la armadura de la envoltura; por tanto, se puede subir y bajar con toda delicadeza.

Por la parte opuesta á la graduación lleva una arista que le impide moverse en sentido rotatorio contrario al que se le dé con el tornillo, y que de este modo evita el que cambie durante la operación, consignando así que queden fijas las posiciones relativas de la graduación y del nomius exterior, y, por consiguiente, que sean exactas las lecturas que se den de las cifras. Esta arista entra en una ranura practicada ad hoc en la envoltura metálica.

El tornillo lleva dos orificios, que por medio de la graduación trazada en los recipientes, permiten evaluar de un modo aproximado en la mayor parte de las operaciones preliminares la altura del líquido en los mismos.

El nivel esférico de bala de aire se coloca al pie del recipiente, y está construido de tal modo, que la esfera de aire ocupa el centro de él cuando el aparato en su base está perfectamente horizontal.

Los apoyos articulados sobre la base de los recipientes pueden, con relación al eje de éstos, arreglarse por medio de tornillos.

Los indicados apéndices concurren con el nivel de bala de aire á determinar y asegurar la horizontalidad perfecta de la base del aparato cuando tiene que ser aplicado contra un objeto vertical ó cosa semejante.

La parte interna de la envoltura metálica es brillante y forma como un reflector, facilitando de este modo el uso del instrumento, porque al reflejar la luz que llevan los que manejan el aparato, puede éste emplearse en sitios subterráneos ó practicar con él operaciones durante la noche.

Se ha visto que después de gran número de operaciones y de trabajos de determinación de nivel, en extensiones de muy variadas longitudes, este aparato resulta ser de toda precisión de gran facilidad en su empleo y que no deja nada que deseas.

CURTIDO DE LAS PIELES POR LA ELECTRICIDAD

Esta industria, como otras muchas, se ha practicado durante largos años con arreglo á un conjunto de reglas ó especie de recetas empíricas, habiéndose inquirido posteriormente, y á medida que han avanzado las ciencias experimentales, las bases físicas en que se apoya. Pero si el conocimiento de los principios físicos, en que se funda la transformación de las pieles en cuero, data ya de bastantes años, el paso principal, el último progreso que ha facilitado las operaciones industriales y mejorado notablemente las condiciones económicas de la fabricación, es de fecha muy reciente; de estos últimos años, en que la electricidad todo lo invade, todo lo modifica, todo lo perfecciona y desarrolla.

Curtir una piel es transformarla en una sustancia llamada cuero, que, conservando la solidez y flexibilidad de la primera, ofrezca además una gran resistencia á la putrefacción y no se transforme en gelatina por la acción del agua á cualquier temperatura que ésta se halle. Entre las diversas operaciones que es preciso ejecutar con la piel, una vez limpia y apelmabrada, hay una esencial, que constituye el curtido propiamente dicho, y para la cual se emplean varias sustancias orgánicas ó minerales, siendo las principales y reconocidas como más ventajosas el ácido tónico, el atiembre y las materias grasas si se trata de preparar gamuzas.

No es posible dar idea de los variados métodos que en esta industria se emplean, según la naturaleza distinta de los productos que se desea obtener en un artículo de esta índole, aparte de que nuestro objeto se reduce á poner de manifiesto las claras ventajas que suministra el método novísimo en que nos ocupamos. Baste decir que para conseguir la penetración perfecta del tanino en la piel exigen los métodos hasta hoy usados un tiempo que varía de diez á quince meses, mien-