La Naturaleza (Madrid.1877) (1878-04-06 00:00:00), página 13

que ofrecemos á nuestros lectores (fig. 1), con los ejemplos de las crecidas anotadas (fig. 3), creemos que será suficiente para comprender la marcha del limnómetro.

A fin de que no sufra alteracion, por las ondas rápidas del viento ó de los buques de vapor, la lenta oscilación de las crecidas—su duracion es, en Morges, poco más ó menos de 10 minutos para las crecidas transversales, y de 73 minutos para las longitudinales.—Forel dió al pozo del flotador una superficie relativamente extensa, prolongando el tubo de comunicación con el lago. La superficie del pozo mide 2 metros cuadrados, y la longitud del conducto de arcilla 8°,40. De este modo, la entrada de agua durante una onda rápida como las del viento, es débil y no hace nunca variar el nivel del pozo. Forel cita que una tormenta que arrancó una piedra de 85 kilogramos, no hizo vibrar sin embargo el lápiz anotador del limnómetro.

Lo mismo que el limnómetro, el plenirámetro (fig. 2) que desde el principio había empleado Forel en sus observaciones en diferentes lagos suizos, llenó la condición esencial de no sufrir la más mínima alteración por las ondas del viento. Una vasija de zinc colocada en la orilla comunica con el lago por medio de un sifón de caucho. Una vez preparado el sifón, se producen corrientes de entrada y de salida de agua del lago hacia la vasija y reciprocamente movimientos que son indicados por un flotador que recorre un tubo de cristal intercalado en la porción horizontal del sifón. Cuando está en actividad el plenirámetro, el flotador viene á dar contra una ó otra de dos pequeñas espirales de latón que guarnecen las extremidades del tubo de cristal; el experimentador nota el tiempo de detencion del flotador, y construye fácilmente, con ayuda de sus observaciones, una curva que representa fielmente el movimiento rítmico de la crecida observada. El limnómetro anotador es ciertamente mucho más curioso, puesto que él mismo inscribe, con gran regularidad y sin interrupcion alguna, sus observaciones; pero en cambio el plenirámetro ofrece las grandísimas ventajas de ser más transportable, de más fácil colocacion y sobre todo menos costoso. Lo recomendamos á aquellos de nuestros lectores que hayan de emprender el estudio monográfico de un lago.

Una vez conocidos los dos aparatos, comprendemos fácilmente cómo la experiencia ha podido verificar la asimilacion del movimiento oscilatorio de los lagos con las ondulaciones del agua en una vasija, habiendo de presentar la onda de vaiven, amplitudes idénticas, pero invertidas, en dos extremidades opuestas, de tal modo que si la onda es descendente en una de las estaciones será ascendente en la otra, es suficiente comprobar experimentalmente esta circunstancia. El doctor Forel en union con el Sr. G. Rey, encontró en los dos puntos extremos del lago de Neuchâtel, Iverdon y Prefargier la simultaneidad y la oposicion en el movimiento oscilatorio.

Numerosas observaciones probaron también que si las crecidas que se suceden están lejos de ser iguales, no por esto deja de existir para una estación determinada un ritmo propio. Un término medio de 132 observaciones dió á Forel una duracion de 315 segundos para la semi-crecida transversal de Morges, con un error que no puede pasar de 9 segundos. La duracion del movimiento oscilatorio, es pues, de 315 ± 9 se-