La Naturaleza (Madrid.1877) (1878-04-20 00:00:00), página 14

Sea entonces, por ejemplo, una vibración que se verifique en un plano representado por su trozo OB. Esta vibración representamos en longitud por OB, puede descomponerse en otras dos; una Oy paralela al eje OA de la lámina, y otra Oz perpendicular. Esta vibración pasará sin desviación del lado derecho, pero al izquierdo será desviada por la lámina. Siendo la ordenada Oy paralela al eje de cuarzo, no cambiará de signo, pero la abscisa Oz que le es perpendicular, cambiará de signo y vendrá á Oz' á 180°, puesto que la lámina tiene el grueso de una semi-onda; de manera que la vibración resultante por el lado izquierdo, se verificará en OB, formando con el eje OA un ángulo α simétrico é igual á α.

Esta lámina tiene, pues, por objeto determinar al lado izquierdo una sección OB, colocada con relación á la línea de separación OA, simétricamente á la sección principal OB, del lado derecho.

Si se mantiene fijo el polarizador en esta posición, y se hace girar el analizador de manera que ponga su sección principal SP, perpendicular á OB (fig. 3), habrá extinción total por el lado derecho, pero parcial por el lado izquierdo, y se tendrá el aspecto de la figura 3.

Recíprocamente, si la sección principal del analizador SP, es perpendicular á OB (fig. 4), habrá extinción total para el lado izquierdo, pero parcial para el derecho y se obtendrá el aspecto de la figura 4.

Por último, si la sección principal del analizador SP, es perpendicular á OA (fig. 5) habrá extinción parcial en ambos lados é igualdad de tonos, puesto que α = α', y se obtendrá el aspecto de la figura 5.

Si dejamos ahora fijo el analizador en esta última posición, y se gira el polarizador de manera que su sección principal forme con OA ángulos que varíen de 0° á 45°, los dos medios discos permanecerán siempre iguales en intensidad uno con relación á otro, pero ambos juntamente cambiarán progresivamente su intensidad común al pasar de la extinción total, al máximo de luz.

De otro modo, si el aparato está arreglado á cero, es decir, á la igualdad de tonos, y se gira el polarizador, no cambiará la igualdad de tonos, ni por consiguiente el cero, pero se cambiará esta intensidad común de tonos, y se hará la igualdad en un fondo más ó menos sombrío.

Pero si después de haber obligado el polarizador á hacer un ángulo cualquiera (excepto 0°) con OA, y dejándole en esta última posición, se hace girar el analizador en un pequeño ángulo, ya á la derecha ya á la izquierda de SP (fig. 5) entonces se rompe inmediatamente la igualdad de tonos en los dos semi-discos; uno se pone más oscuro y otro más claro; este cambio repentino permite determinar con mucha precisión la posición del analizador, es decir, la posición del cero del instrumento, cuando no hay ninguna sustancia interpuesta.

Si se interpone una sustancia que posea el poder giratorio, se destruye la igualdad de tonos, y entonces hay que hacer girar el analizador hasta que se restablezca esta igualdad y el ángulo de rotación con que ha girado el analizador, indica el poder rotatorio de la sustancia.

Este aparato da, pues, de una manera muy sencilla la solución general de la cuestión siguiente: variar á voluntad el ángulo de las secciones principales de cada una de las dos mitades del diafragma. Esta nueva combinación óptica, permite estudiar fácil, rápida, y económicamente y en condiciones comparables entre sí, diferentes ángulos, á fin de determinar cuál es el que mejor debe adoptarse en casos bien determinados.

Cada operador puede hacerlo con un solo aparato.

En la importante industria azucarera en que hay que examinar con frecuencia licores muy coloreados, es muy apreciado ya este aparato. La facilidad con que puede aumentarse el ángulo de las secciones principales, permite ver y leer con jarabes y zumos coloreados, que colocados en cualquier otro sacarímetro no se distingue nada.

El aparato y el medidor están representados (figura 6) en el acto del experimento y vistos de lado.

El modelo del Gobierno francés de 1 división en centésimas y 1 trazo sobre la alíada, pueden apreciarse aproximadamente las décimas de división, pero en la práctica se consigue, cuando menos, los cuartos de grado con mucha facilidad.

El modelo de laboratorio de 2 divisiones, una interior en centésimas de azúcar, y vernier de las décimas de divisiones, es decir, las milésimas de azúcar. La otra en medios grados de círculo y vernier señala los ángulos de rotación de 2 minutos.

El modelo grande sobre plano de bronce con 2 divisiones y además está completa la de medios grados. El polarizador se desliza á lo largo del plano; pueden emplearse tubos, cuya longitud puede llegar hasta 50 centímetros.

Una placa de cuarzo perpendicular al eje, de 1 milímetro de grueso (en el esferómetro) y montada en un tubo especial que no sirve más que para esto, debe señalar 100 cuando se emplea la división en centésimas de azúcar, 21°,67 ó 21°,40 cuando se emplea la de medios grados, y esto en todos los sacarímetros. Es un medio de comprobar y examinar estos instrumentos. Corresponde á la cantidad de ensayo, adoptada reglamentariamente y fijada á 16°,20.

MISCELÁNEA.

Diferencias barométricas entre estaciones próximas.—El Sr. Renou ha presentado últimamente á la Academia de Ciencias de París dos notas cuyo extracto ofrecemos á nuestros lectores. En ellas hace notar la precisión que es posible conseguir en las observaciones comparando el resultado en estaciones próximas. Por esto las diferencias entre la estación del parque de Saint-Maur, donde observa Renou (46°,38 de altura) y el Observatorio de Paris (67°,83) varían de un modo muy notable con los vientos y con la temperatura del aire.