La Física moderna (1888-08-01 00:00:00), página 12

da bomba de Geissler, de Alvergniat, etc., según los autores de que procede, es un aparato poco frecuente aún en nuestros gabinetes de Física, á pesar de su mucha importancia como instrumento de laboratorio.

No difiriendo apenas en nada esencial los diversos modelos, puede servir de estudio común á todos la descripción del que representa la fig. 1.* Un tubo barométrico, t t', ensanchado en A á la altura de la cámara, y provisto, más arriba aún, de una llave de tres vías, R, por medio de la cual puede cerrarse á t t', ó ponerlo en comunicación con el embudo de cristal E, ó con el conducto a b que se dirige al recipiente donde se pretende hacer el vacío, forma, por decirlo así, el alma del aparato. Otras dos llaves, indicadas en el grabado una debajo del embudo y la segunda entre a y b, permiten también, suponiendo abierta la R, interrumpir ó establecer el paso desde t t' A al recipiente ó al embudo. La parte inferior del tubo barométrico empalma con un depósito de vidrio, C, por medio del largo tubo de caucho T T', cuya flexibilidad permite situar el globo C á mayor ó menor altura respecto de las restantes partes del aparato.

El manejo de esta máquina, algo engorrosa á primera vista, resulta en realidad nada difícil. Suponiendo la capacidad C al pie del instrumento y llena, lo mismo que el tubo T T', de mercurio, hagamos que la llave R y la del embudo permitan la comunicación de t t' con E; elevemos á C hasta la altura que indica el grabado, con lo cual el azogue subirá á E, por la teoría de los vasos comunicantes y merced á la circunstancia de que siendo grandes la capacidad de C y el diámetro de T T' todo el metal líquido necesario para llenar el tubo t t' R E no representa sino un pequeño descenso de nivel en C; cerremos la llave del embudo, dejando algún mercurio en éste; y bajemos hasta cerca de la base de la máquina el depósito C. El resultado de semejante maniobra será la transformación del tubo t t' en un barómetro de gran cámara ó vacío de Torricelli, A, que puesto en comunicación con el recipiente, en virtud de un giro adecuado de la llave R y de la que existe entre a y b, provocará la extracción de parte del aire, ó gas cualquiera, que lleve la vasija en cuestión. Cerrada después la llave de a b, movida la R de modo que establezca camino hacia el embudo E, y abierta la de éste, bastará elevar nuevamente á C para expulsar el fluido sacado del recipiente y dejar la máquina en disposición de seguir funcionando. El mismo juego de llaves, y el mismo subir y bajar á C, pueden repetirse cuanto se quiera; y siempre, observese bien, mientras el gas sea expansible, con efecto útil para el objeto á que el instrumento está destinado.

Cuantos perfeccionamientos viene sufriendo esta neumática tienen por fin principal la supresión de la llave de tres vías, R.

C.—Además de la máquina de mercurio, existe una trompa, inventada por Sprengel, susceptible de producir vacíos mucho más considerables que los de las máquinas ordinarias de cuerpos de bomba; aparato que no es sino la conocida trompa de agua, de antiguo empleada para producir corrientes de aire ó practicar succiones, con la novedad de ser mercurio el líquido que corre por el interior del instrumento.

En experimentos, hasta ahora clásicos, relativos á vacíos extremados, y en la construcción de las lámparas de incandescencia se ha hecho aplicación simultánea de la bomba de mercurio y de la trompa de Sprengel.

D.—a.—Los vacíos ordinarios se miden con la probeta ó barómetro truncado; pero es claro que ni este instrumento, ni siquiera el manómetro barométrico de Regnault, permiten apreciar una fracción de milímetro tan pequeña como la millonésima de atmósfera. Dificultad verdaderamente grave, porque el estudio de los vacíos extremados resulta desprovisto de base sin el conocimiento del grado de los mismos.

b.—El profesor Mac Leod ha resuelto en 1874 el problema de determinar tensiones de 1\textsuperscript{m}, y aun inferiores, con la exactitud consiguiente al supuesto de que la ley de Mariotte se verifica en los gases muy enarenados; hipótesis dudosa, pero que no se opone á que dentro de ciertos límites podamos asignar valor suficiente á las medidas hechas con el aparato inventado por dicho físico.

La fig. 2.* representa el manómetro de Leod, ligeramente modificado por Crookes. Consiste en un globo de vidrio, a, que termina en un tubo cerrado, b, al lado del cual corre otro de igual diámetro, c, nacido en la parte inferior g f del globo, y que comunica con el recipiente donde se quiere producir un vacío extremado. Ambos tubos van divididos en milímetros desde una misma altura; sólo que la escala de b, que tiene 80 mm, se extiende de arriba abajo, y la de c, que comprende al menos 120 mm, está numerada de abajo arriba. La capacidad a se prolonga inferiormente desde f hasta e por medio de un tubo, también de vidrio, provisto de dos registros de aire, d y d', cuya descripción es innecesaria, y de una llave de paso; y por el extremo libre, e, se establece comunicación, bien con la parte más baja del tubo t t' de la máquina neumática de mercurio, ó bien, como es preferible á nuestro juicio y supondremos en lo sucesivo, con un tubo de goma y un depósito análogo al T T' y al C de dicha máquina, y, como éstos, llenos de azogue.

Figura 2.*

La razón entre la capacidad interior del globo a, contada desde f hasta la parte superior de b, y la del tubo b, desde la división 80 hasta arriba, debe determinarse, si no la da el constructor conocido: supongamos que sea 111.8. Esta relación es la primera de una tabla en que siguen las relaciones entre el volumen interior total y el del tubo hasta las divisiones 79, 78, 77..., 3, 2, 1; relaciones que Mac Leod halla midiendo las fuerzas elásticas de una misma cantidad de gas á diferentes volúmenes. Y como la operación de observar la presión del fluido cuando llena globo y tubo, y después las que va adquiriendo al reducirse hasta las divisiones 80, 79, 78..., 3, 2, 1 resultaría pesada y errónea, se determinan experimentalmente tan sólo unas pocas relaciones y se forma la tabla calculando las otras.

Cuando haya de usarse este instrumento se cie-