La Física moderna (1889-02-01 00:00:00), página 7

ran comparar. El vaso metálico se coloca sobre el disco, c, del electroscopio, d, que señalará, por la divergencia de las hojas de oro, no sólo cuándo el vaso está electrizado, sino también la cantidad, poco más ó menos, de electricidad. Si se quisiera tener en medida numérica, se colocaría sobre un electrómetro, por ejemplo, el de Pelletier, suprimiendo la esfera y convirtiendo el sombrerete en disco.

La comparación de las cargas puede también verificarse descargando el exterior del recipiente cuando se encuentre dentro el cuerpo electrizado e introduciendo después la segunda esfera, retirando antes la otra; si las cargas son iguales, el electroscopio no indicará electrización.

Si los cuerpos tuvieran electricidades contrarias, se podrá también verificar la igualdad numérica descargando el recipiente ó introduciendo al mismo tiempo los dos cuerpos electrizados. Si las cargas son iguales y contrarias, el electroscopio no señalará cantidad alguna de electricidad.

También puede utilizarse para este objeto la balanza de Coulomb, como indica Schoentjes.

Ya se ha dicho que en este electrómetro se mide la fuerza eléctrica por el ángulo de torsión de un alambre. El aparato (fig. 3.a) consiste en una caja

con cubierta, todo de cristal. La cubierta tiene dos aberturas; una en el centro, donde se coloca un tubo vertical, que puede girar con rozamiento suave, independiente de la caja; en el interior del tubo se encuentra un alambre delgado de plata, que también puede ser de cobre recocido ó latón, pero cuyo diámetro sea á lo más \( \frac{1}{15} \) de milímetro; este alambre está unido á la tapa superior del tubo, que es un círculo dividido, llamado círculo de torsión, y que puede girar por medio de un botón, marcando un índice, fijo en el tubo, el ángulo de giro; por la otra abertura pasa una varilla, en cuyo extremo se fija una esfera, de médula de saúco.

En la parte inferior del alambre se coloca una aguja ligera, de sustancia aisladora, en cuyo extremo se fija otra esfera, de médula de saúco, á la misma altura que la otra. En el plano de oscilación de la aguja está pegada, sobre la caja de cristal, una tira de papel, dividida en grados: el cero de esta graduación está en el plano determinado por la varilla y el alambre.

Es necesario que el aire de la caja esté completamente seco; para conseguirlo se coloca una cápsula con cal viva en el interior.

Si con este electrómetro se quiere comparar cargas eléctricas, se operará del modo siguiente:

Sean las cargas (A) y (B), y supongamos que las electricidades son de la misma especie. Se empieza por girar el tubo hasta que las bohíllas se toquen; después se comunica á la móvil una carga eléctrica determinada (N) del mismo signo que las que se trata de comparar, y á la fija la carga (A). Las dos esferas, cargadas de la misma especie de electricidad, se rechazarán, por lo cual se producirá una torsión en el alambre: dichas esferas se separarán hasta tanto que la fuerza de torsión y la fuerza de repulsión estén en equilibrio; por esta razón esta fuerza se mide por la de torsión, que se halla en la tira graduada: supongamos sea 15° el ángulo de torsión.

Si descargamos la esfera fija y se le comunica la carga (B), conservando móvil la que tenía antes (N), se anotará también el ángulo de separación, 23° por ejemplo. Mas para comparar las cargas es necesario que obren á la misma distancia: para que sea así, hagamos girar el alambre por medio del botón hasta que el ángulo quede reducido á los 15°; es evidente que para conseguir esto se ha torcido el alambre en la parte superior, 75° por ejemplo: se tiene, pues, que la repulsión eléctrica equilibra una torsión de 15° en la parte inferior, más otra de 75° en la superior; por lo tanto, dicha fuerza eléctrica está medida por una torsión de 15° + 75° = 90°.

Obrando las cargas á la misma distancia, las fuerzas serán proporcionales á las cargas (1), y como las fuerzas están en relación de

\[
\frac{15}{90}
\]

se tendrá que en esa misma relación están las cargas. Es decir, que la carga (B) es seis veces mayor que la (A); luego si ésta es la unidad de cantidad, la otra valdrá seis unidades.

(Se continuará.)

José de Toro.

ACUMULADORES DEL SUBMARINO «PERAL»

De una carta que desde San Fernando dirige el distinguido ingeniero industrial D. Juan Carbo á la ilustrada revista La Electricidad, copiamos los siguientes datos:

(1) En efecto; para hallar la expresión de la primera repulsión se tiene \( 15° = \frac{A \times N}{d^2} \), y la de la segunda \( 90° = \frac{B \times N}{d^2} \)

Dividiendo una por otra \( \frac{15}{90} = \frac{\frac{A \times N}{d^2}}{\frac{B \times N}{d^2}} = \frac{A}{B} \cdot B = 6A. \)