La Física moderna (1888-01-01 00:00:00), página 5

gulares, movido por un aparato de relojería, un contacto de rozamiento, puesto en comunicación eléctrica con un electro-imán, cuya armadura móvil actúa sobre un estilo provisto de su pluma. El estilo recorre la altura de un cilindro, que gira en función del tiempo, al mismo tiempo que el contacto metálico de rozamiento pasa por las piezas metálicas conductoras del sector. Existiendo para completar el circuito un hilo metálico que comunica con la veleta y el registrador, se comprende fácilmente que en el momento en que el contacto del registrador pasa por la pieza metálica que comunica con la del collar, á la que adhiere en el mismo momento el contacto de la veleta, el circuito se cierra, actúa el electro-imán, aproximando al papel la pluma de que va provisto el estilo, y señalando así un punto sobre la abscisa correspondiente á la pieza metálica, ó lo que es lo mismo, á la dirección momentánea de la veleta.

El gráfico de la dirección del viento resulta, pues, formado por una serie de puntos, muy próximos unos á otros.

La velocidad del viento se inscribe por otro electro-imán, colocado sobre el registrador, el cual señala un trazo vertical en el papel del cilindro, y precisamente debajo de la indicación de la dirección, cada vez que pasa un kilómetro de viento, obteniéndose, por lo tanto, sobre el mismo papel, las dos indicaciones de fuerza y dirección.

Podría emplearse también un tercer sistema, el cual consiste en utilizar como anemómetro un INDICADOR DE VELOCIDAD, que da gráficamente de una manera directa la velocidad del viento, es decir, la curva del número de vueltas por segundo del molinete.

Cuando se emplee este aparato es útil complementarlo con un CONTADOR TOTALIZADOR CRONOGRÁFICO, que da el total camino recorrido por el viento, á la vez que su velocidad media con intervalos de tiempo muy poco distantes entre sí: cada cinco minutos.

El aparato receptor es el mismo antes descrito, con sólo la variante de que el contacto se establece cuando han pasado 100 metros de viento, ó sea que el molinete ha dado 100 vueltas. El contacto cierra un circuito que pasa por el electro-imán del registrador, y la armadura móvil pone en marcha un aparato de relojería, cuyo movimiento dura próximamente un segundo, y con él desarrolla al mismo tiempo una tira de papel, que va arrullada en una rueda semejante á las empleadas en telegrafía. Al mismo tiempo que el papel se desarrolla en una longitud constante, cada vez que el mecanismo se pone en marcha, un rodillo dividido y mojado en tinta, señala una división en la superficie del papel. La tira de éste pasa bajo una pluma, que marca una señal corta cada cinco minutos, y una larga cada hora.

La principal ventaja de esta disposición es la de eliminar en las indicaciones los errores procedentes de las variaciones en longitud del papel, causadas por el estado higrómétrico del aire.

Cada división impresa sobre el papel corresponde, por consiguiente, á un hectómetro de viento, y el número de divisiones que existen entre cada dos trazos transversales marcados por la pluma, sirve para indicar la velocidad del viento durante cinco minutos.

Para averiguar la velocidad del viento en un momento dado, basta ver cuántos hectómetros de viento han pasado en cinco minutos, y para conocer la suma total del viento, en un día por ejemplo, leer la longitud del papel, puesto que las divisiones trazadas corresponden á una escala métrica.

Anemómetros de muestra.—Los anemómetros registradores no pueden fabricarse á precio tan corto como los otros aparatos antes descritos; por lo que muchas veces no será posible completar las instalaciones con ellos, y de todos modos en muchos casos deben ser varios los anemómetros disponibles, para medir la velocidad del viento en diferentes puntos; y como variarán éstos en los distintos experimentos, conviene usar modelos, que puedan trasladarse fácilmente de un lugar á otro, como sucede con el representado en la figura 16, construido también por los Sres. Richard.

Fig. 16.—Anemómetro de muestra

El anemómetro se compone de un molinete de aluminio muy ligero, de manera que vientos muy poco sensibles, de 10 centímetros por segundo, por ejemplo, le hacen girar. El molinete va montado en un eje provisto de un tornillo sin fin, que por medio de una rueda dentada transmite el movimiento á un contador. El conjunto está dispuesto de modo que pueda mantenerse fácilmente en la mano á fin de obtener la conveniente exposición del molinete al viento.

El instrumento se gradúa experimentalmente, y el contador indica en la muestra la velocidad del viento en metros. Por medio de un botón exterior pueden enlazarse ó zafarse el molinete y el contador, á fin de poder hacer las observaciones con gran precisión, eliminando la pérdida de velocidad que pudiera resultar por el retraso en ponerse en marcha el molinete.

Resumen sobre los aparatos registradores descritos.—Los instrumentos mencionados constituyen realmente un progreso muy digno de atención.