La Física moderna (1887-11-01 00:00:00), página 4

lindro de un modo muy sencillo, fijando sobre los extremos de ella, que se colocan de modo que el uno cubra el otro, una lámina-muelle, que se puede separar fácilmente; y apoyando el papel por el canto inferior contra un reborde saliente del cilindro, á fin de obtener el paralelismo de los trazos horizontales con respecto á la base del tambor.

Proviesto éste de la hoja de papel, se le puede hacer girar á mano, en cualquiera de los dos sentidos de su marcha, para que la punta de la pluma quede enfrente de la división del papel correspondiente á la hora en que se pone en marcha el aparato, que, abandonado á sí mismo, comienza su revolución, presentándose sucesivamente en cada instante delante de la pluma la división respectiva.

Otra disposición, común á todos los aparatos de los constructores mencionados, debemos consignar, puesto que es característica de todos ellos, y constituye una solución práctica del problema de inscribir con tinta, de un modo continuo, el momento en que un estilo pasa por las señales indicadoras del tiempo; lo que se consigue por medio de una pluma especial, que en realidad no es otra cosa más que un depósito de tinta, cuya forma es la de una pirámide triangular invertida, que se obtiene doblando convenientemente una delgada hoja metálica.

Una de las caras de la pirámide se fija al estilo, y el vértice opuesto está en contacto con el papel, habiéndose practicado en la arista correspondiente un corte análogo al de las plumas metálicas, con objeto de determinar por capilaridad la salida de la tinta, de que va lleno el depósito. Se emplea una tinta de anilina mezclada con glicerina, poniendo una gota de ella en la pluma.

Haciendo uso de un papel especial encolado á la gelatina, se obtiene una curva limpia y fina, no obstante el contacto prolongado de la pluma sobre los mismos puntos del papel, y el trazo puede marcarse, sin interrupción alguna, durante varias semanas; pero, por exceso de precaución, los constructores recomiendan en las instrucciones, que acompañan á los instrumentos, limpiar la pluma y poner tinta nueva cada ocho días, al mismo tiempo que se cambia el papel y se da cuerda al reloj. En tales condiciones puede tenerse seguridad absoluta de que la inscripción es continua. En el momento en que se pone la tinta, conviene comprobar si la pluma tiene el contacto debido contra el cilindro; y para asegurarse de ello basta dar un pequeño movimiento rápido al estilo, que por su elasticidad deja señalado un trazo vertical, y por medio de éste, no tan sólo se conoce la buena marcha del aparato, sino que también se deja marcada la hora en que se dio cuerda y empezó la marcha de los instrumentos.

Barómetro registrador.—Los barómetros construidos por los Sres. Ríchard hermanos, de París, son aneroides, de construcción especial perfeccionada, y muy sensibles.

El órgano elemental de este barómetro, uno de los cuales se representa en la figura 1., es una cámara aneroides, especie de concha formada por dos valvas metálicas muy delgadas, soldadas por sus bordes, en cuyo interior se ha hecho el vacío. Ambas valvas, que tienden por lo tanto á aproximarse una á otra, se mantienen separadas por la acción antagonista de un muelle alojado en el interior de la cámara, y compuesto por dos láminas de acero arqueadas, que se prestan mutuo apoyo por sus extremos.

Cada cámara, constituida del modo dicho, disminuye de altura, se aplasta ligeramente cuando la presión exterior crece, y aumenta en sentido contrario, cediendo á la fuerza de los muelles, cuando disminuye dicha presión.

En condiciones tales, si la base inferior de la columna se apoya sobre un plano fijo, la base superior se levanta ó desciende, según las variaciones de la presión atmosférica, una magnitud, que es la suma de las magnitudes que han subido ó bajado las cámaras elementales; siendo posible, por lo tanto, conseguir diferentes indicaciones para iguales variaciones atmosféricas, con sólo hacer variar el número de cámaras en la columna, según se desee mayor ó menor sensibilidad en el aparato, y debiendo notarse que las cámaras son independientes por completo unas de otras, por lo que respecta al vacío hecho en su interior.

En los barómetros que se destinan á observaciones meteorológicas, la columna consta de ocho cámaras. En estas condiciones, y con la amplificación que se obtiene por medio del estilo, de la cual hablaremos después, la pluma recorre la altura total del tambor registrador, cuando se verifica una variación en la presión atmosférica equivalente á la altura de ocho centímetros de mercurio, es decir, con una variación mayor que la que puede ser necesario observar en la superficie de la tierra.

Para las observaciones aeronáuticas, los Sres. Ríchard han construido barómetros de dos cámaras; y en estas condiciones, el aparato construido para la Comisión de Comunicaciones aéreas de Meudon podía registrar, sin que la pluma saliera del cilindro, un descenso de presión correspondiente á una ascensión de cinco mil metros.

Las variaciones en altura de la base superior de la columna de cámaras se utilizan para poner en movimiento el brazo menor de una palanca articulada, cuyo brazo mayor constituye el estilo; y para evitar cualquier resistencia, que pudiera falsear las indicaciones del aparato, la palanca está equilibrada por medio de un contrapeso, cuya posición se fija convenientemente con un tornillo.

Dicha palanca amplifica unas cuarenta veces los movimientos de la base superior de la columna; y variando la posición del eje de rotación y de articulación de la biela, se puede hacer variar ligeramente el grado de amplificación.