La Naturaleza (Madrid. 1890) (1890-04-24 00:00:00), página 14

EL ESTETOSCOPIO

El estetoscopio es uno de los muchos aparatos que la electricidad ha puesto al servicio de la medicina para auxiliarla en sus investigaciones, y su objeto es auscultar los latidos del corazón y los pulmones, estando derivado su nombre de dos palabras griegas: stethos, pecho, y skopeo, yo veo.

Está formado este aparato, en su parte esencial, por dos cajas de membranas vibrantes, de Mr. Marey, T y T', unidas por un tubo de caucho, CC', y por un micrófono de carbón, CP, de contacto sencillo, cuya parte inferior está unida a la membrana vibrante de la caja T.

No hemos de exponer aquí la conocida teoría del micrófono; pero si nos parece pertinente indicar algo acerca del alma, digámoslo así, del estetoscopio, que es la caja de membrana vibrante del sabio Mr. Marey.

Esa cápsula manométrica, como su autor la llama, tiene una de sus tapas formada por una membrana de caucho, siendo de metal el resto. Un resorte en espiral, situado en el interior de la cápsula, tiende á levantar la membrana de caucho, que de este modo vuelve á su posición primitiva en cuanto cesa el esfuerzo que de ella le separó.

Aplicando la cápsula por su membrana contra cualquier superficie dotada de movimientos que depriman la tapa de caucho, el aire encerrado dentro de la caja se comprimirá y se distenderá, pudiéndose hacer que obre sobre un aparato cualquiera que registre esos cambios de tensión; é inversamente, comprimiendo y enareciendo el aire del interior de la cápsula, la membrana vibrará.

Tal es la sensibilidad de esas cajas con membrana vibrante, que su inventor las ha aplicado con extraordinario éxito á obtener trazados gráficos para estudiar los vuelos de pájaros que, al surcar el espacio, llevan sujetos á sus cuerpos esas cápsulas que por los cambios que en el grueso de sus músculos experimentan las aves al ejercer esfuerzo para volar, permiten hacer deducciones curiosísimas que Mr. Marey ha expuesto recientemente en su estudio acerca de la fisiología del movimiento.

Ya, con lo expuesto, pocas palabras bastan para explicar el estetoscopio construido por Mr. Ducretet: aplicando la caja T' sobre la conveniente parte del pecho del individuo que se desee auscultar, vibrará la membrana, y el aire encerrado dentro de T' transmitirá esas vibraciones por medio del tubo CC' á la otra cápsula T. A cada vibración de T corresponderá otra de T', siendo proporcionales ambas en duración e intensidad; y los movimientos de la membrana de T, siendo los mismos que los del carbón P, podrán oírse, esta es la frase, en el teléfono interpuesto en el circuito BB', teléfono que no se ha representado, así como tampoco las pilas eléctricas que en los micrófonos se emplean por no tener nada de particular que merezca señalarse.

El defecto de este ingenioso aparato es su extrema- da sensibilidad, que hace algo difícil su uso, por más que para regularla exista el contrapeso PQ, que se ator-

nila en el brazo de la palanca acodada LL, en la que está fijo el carbón C. Sin embargo, con alguna experiencia y un poco de cuidado da buenos resultados el estetoscopio, siendo satisfactorios los que le ha proporcionado al Dr. Boudet, de París, que lo ha ensayado.

PROGRESOS EN LA FABRICACIÓN DE HARINAS
MOLINOS HARINEROS DE CILINDROS

Los Sres. Brault, Teisset y Gillet acababan de dirigir una comunicación á la Société d'enconcragement, de Francia, acerca de unos molinos recién construidos en sus talleres, cuya descripción es bastante interesante por la utilidad que aquéllos pueden prestar haciendo progresar los procedimientos seguidos en la molienda del trigo y de otras semillas.

La citada comunicación comienza haciendo un resumen histórico de la transformación de los antiguos molinos, que principió á efectuarse en Hungría, verificándose después rápidamente en Alemania, en Inglaterra y en los Estados Unidos norteamericanos.

Ese movimiento progresivo de la molinería no tuvo eco entre los franceses, que, fiados en la excelencia de los productos de sus canteras de la Ferté-sous-Jouarre, y en su gran práctica, la miraban con indiferencia, ya que no con menosprecio; pero cuando se apreciaron de que en vez de ser exportadores, como acostumbraban, tuvieron que luchar ya en el año de 1882 contra la importación de harinas extranjeras que á Francia llegaban abundantemente, siendo de mejor calidad que las suyas, se nombró una Comisión para que estudiara tan importante asunto, y resultó de las deliberaciones de ésta que entre todos los procedimientos para la molienda de granos era preferible aquel en que se usaban molinos de cilindros.

En virtud de esa competencia de las harinas extranjeras en Francia, y del acuerdo de la Comisión, se transforman los molinos de aquel país unos tras otros adaptándose en el nuevo género de máquinas adoptado, hasta el punto que recientemente ha podido admirarse en la última Exposición de París.

El molino de cilindros construido en los talleres de los Sres. Brault, Teisset y Gillet, puede dar acabada idea de los adelantos hechos en la maquinaria de la industria harinera, mereciendo, por lo tanto, una descripción especial.

Ese molino, que sirve para moler el trigo, consta de dos partes distintas: el triturador y el convertidor. El primero de estos dos aparatos está formado por una tolva y por dos cilindros, sirviendo aquélla para distribuir automáticamente y regularmente el grano sobre éstos.

Los dos cilindros giran en sentido contrario y con velocidades diferentes, dando uno de ellos 250 y el otro 150 vueltas por minuto; ambos cilindros tienen su superficie llena de estrías helicoidales, más ó menos finas, según la parte de la acción trituradora que ha de efectuarse.

El eje de uno de esos dos cilindros tiene una posición invariable, al paso que el del otro puede moverse,