La Naturaleza (Madrid. 1890) (1890-08-27 00:00:00), página 23

do madre, y produce un desprendimiento de gas, variable según la intensidad de la luz á que ha sido expuesto. La producción de gas comienza y cesa instantáneamente con la impresión luminosa.

El aparato se compone esencialmente de dos capacidades metálicas cerradas y yuxtapuestas, y cuyo fondo lo forman cristales iguales, sobre los que reposa el reactivo. Dos espejos de una inclinación de 45 grados permiten dirigir verticalmente sobre los cristales los rayos emitidos horizontalmente por la luz que sirve de unidad de medida y por la que se ha de medir o comparar.

Se establece la comunicación entre los dos vasos por medio de un manómetro diferencial sumamente sensible, cuyas indicaciones aparecen en dos columnas líquidas contenidas en dos tubos capilares yuxtapuestos.

Pistones sumergibles permiten, antes de efectuar la medida, establecer la igualdad de presión en los recipientes, poniendo las columnas manométricas de igual nivel.

Ahora bien: si ambos reactivos están iluminados igualmente, producen en igual tiempo iguales cantidades de azóe, la presión aumenta por igual en ambas partes, y las columnas manométricas quedan á la misma altura.

En caso contrario, hay un exceso de presión en el lado más iluminado, exceso que se manifiesta instantáneamente por un desnivel. Dejando, pues, fija la luz que sirve de comparación, se aleja la otra hasta tanto que el manómetro no acusa variación.

Tiene inmediata aplicación entonces la ley del inverso cuadrado de las distancias.

Como el aparato, lo mismo que una balanza cualquiera no puede ser nunca considerada rigurosamente exacta, presenta siempre una Desigualdad, se deberá emplear un procedimiento igual que el de la doble pesada de Borda para obtener un resultado exacto é independiente de esta dosimetría.

Para esto, estando iluminado uno de los reactivos por medio de una luz tara colocada á distancia invariable á un lado del aparato, se hacen dos equilibrios del manómetro, iluminando sucesivamente el otro reactivo con la luz que sirve de comparación y con la que se compara.

Queremos admitir que para luces homogéneas, el fotómetro de iodo de nitrogeno da indicaciones precisas, tan precisas por lo menos como los demás procedimientos fotométricos; pero nada nos prueba, hasta más amplias experiencias, que para las luces no homogéneas el equilibrio del aparato corresponda realmente á la igualdad de iluminación.

MEDIDA DE ALTAS TEMPERATURAS

Mr. H. Le Chatelier ha pasado una comunicación á la Société d'encouragement sobre los aparatos destinados á medir las temperaturas de los altos hornos.

El pirómetro de Wedgwood, el de más antigua fecha, utiliza la contracción de la arcilla. Pero las indicaciones que suministra no son comparables entre sí, porque la contracción total no depende sólo de la temperatura, sino también de otras varias causas accesorias.

El termómetro de aire, que teóricamente sería el más perfecto de los pirómetros, no puede dedicarse á usos industriales en razón de su fragilidad y lo complicado de su empleo.

Frecuentemente se considera suficiente el estimar las temperaturas á ojo según los matices de las radiaciones emitidas. Este procedimiento sumario puede ser mejorado por el empleo de un cristal de cobalto y aún mejor por un sistema óptico; cuarzo entre dos nicolés que permiten detener á voluntad una de las radiaciones del espectro. El pirómetro de MM. Houel et Meure, fundado en este principio, deja apreciar muy exactamente la constancia de temperatura de un horno.

El pirómetro más exacto propuesto hasta ahora á la industria es el pirómetro termoelectrónico, cuyo principio fue indicado en 1832 por Becquerel. Si durante cincuenta años ha quedado sin aplicación este aparato, ha sido debido á algunas dificultades de detalle que hoy han desaparecido por completo. Era necesario emplear para la aleación metales suficientemente homogéneos, tales como el platino y sus aleaciones, y tener un galvanómetro lo bastante rústico para poder ser colocado en las fundiciones. Los galvanómetros de cuadros móviles de MM. M. Desprez et de Arsonval llenan todas las condiciones especiales. Con un pirómetro semejante pueden obtenerse medidas concordantes en menos de 1º por metro. La única inexactitud proviene de los puntos tipos de partida empleados para la graduación.

Admitiendo 1.500º como punto de fusión del píldium, tendremos:

Acero dulce......................... 1.450
Acero agrío.......................... 1.400
Acero manganiizado................. 1.260
Ferro niquel.......................... 1.230
Fusión gris............................ 1.220
Fusión blanca.......................... 1.105

MANERA DE LIMPIAR DAGUERROTIPOS DESILUSTRADOS

Lávese bien la plancha de plata y viértase después por encima una solución de cloruro de potasio al 3 por 100. Repítase esta doble operación de verter y lavar hasta ponerse limpia la plancha. Por último, lávesela con agua destilada y séquesele después al calor de una llama, soplando continuamente con el objeto de hacer desaparecer el agua de todos lados por igual.

HIGIENE DOMÉSTICA

Desinfección de las letrinas por la cal.—La cal es el desinfectante más eficaz y más económico de las letrinas.

La Zeitschrift für Hygien dice que el Ministro de la Guerra alemán ha ordenado que en adelante se proceda á la desinfección de las letrinas de los cuarteles y hospitales, no ya con la cal fenicada, empleada hasta ahora, sino con las lechadas de cal, que á más de quitar todo olor á las materias fecales, las apropia mejor á las necesidades de la agricultura.

En las quintas y corrillos, la sustitución de las letrinas de cal á la cal pura es una cuestión de la más alta importancia, porque es el solo medio de asegurar