La Física moderna (1887-12-01 00:00:00), página 3

lugar en que está situa lo el registrador. Los Sres. Richard han realizado de un modo ingenioso la corrección necesaria, empleando un segundo tubo que destruye los efectos del primero y anula su acción.

Explicaremos la teoría de su manera de funcionar, refiriéndonos á la figura 7.a

Sea el tubo A unido al depósito receptor de la temperatura del medio aislado; fijo por uno de sus extremos, actúa por medio del otro libre a sobre el estilo B que lleva la pluma, por medio de la palanca a b c, móvil alrededor del eje b, de la biela c d y de la palanca d e.

Para que el diagrama obtenido sea real y exactamente el de la temperatura del receptor, es necesario que la pluma y el estilo permanezcan inmóviles, cualesquiera que sean los movimientos del tubo A bajo la influencia de la temperatura del lugar en que está colocado el sistema registrador propiamente dicho. Supongamos que sube dicha temperatura y que hace marchar el extremo a hasta a'; para que la pluma no se mueva es necesario y suficiente que el conjunto c d e, es decir, el punto c, permanezca inmóvil; es, pues, necesario que la temperatura que ha llevado hasta a' el punto a, lleve hasta b' el eje b. Tal resultado se obtiene empleando un segundo tubo C, cuyo movimiento termométrico sea tal que lleve siempre el eje de oscilación al punto preciso para anular el efecto del tubo A; para lo cual basta que la marcha del tubo C esté, con respecto á la del tubo A, en la relación \( \frac{bb'}{aa'} \), ó su igual \( \frac{be}{ae} \), resultado que se obtiene en la práctica de una manera perfecta.

Resuelto el problema explicado, han podido construirse muchos aparatos especiales, de los que sólo mencionaremos el actinómetro representado en la figura 8.a y un termómetro de laboratorio.

Las dos esferas de cobre huecas del actinómetro, de cobre, plateada y brillante una, ennegrecida y mate la otra, se colocan dentro de dos globos de vidrio, cerrados herméticamente y purgados de aire. Cada esfera va mantenida en su globo por un tubo filiforme, que la pone en comunicación con un tubo termométrico que actúa sobre el estilo y su pluma registradora.

El conjunto de las esferas, tubos filiformes y termométricos va lleno de alcohol. Al calentarse desigualmente las esferas metálicas bajo la acción de los rayos del Sol, el líquido que contienen entra en los tubos termométricos, modificando su curvatura, con lo que el movimiento se transmite á los estilos por el sistema de palancas provisto de compensadores, y ambas plumas señalan los diagramas correspondientes al termómetro ennegrecido y al brillante sobre un mismo cilindro.

Para que siempre pueda apreciarse el grado del vacío existente en las esferas, se ponen en comunicación con un pequeño manómetro que lo indica.

Termómetro de laboratorio.—Este instrumento, construido con arreglo á los principios expuestos al hablar del actinómetro, y representado en la figura 9.a, se compone de un depósito de forma cilíndrica, puesto en comunicación con un tubo Bourdon por medio de un tubo de cobre flexible filiforme, cuya longitud puede llegar hasta 4 metros, lleno todo exactamente de líquido dilatable. La acción de la temperatura ambiente sobre el líquido contenido en el tubo filiforme y en el manométrico se compensa por medio de un segundo tubo en la forma ya explicada.

Se coloca el depósito cilíndrico en el medio cuya temperatura se quiere estudiar, y se obtiene directamente el diagrama de dicha temperatura sobre el cilindro del instrumento, que puede colocarse sobre una mesa al abrigo de las emanaciones, muchas veces nocivas, de los laboratorios.

Estos mismos termómetros, sin más variación que la forma del depósito, que es lenticular generalmente, ó cilíndrico también en algunos usos, se pueden emplear como clínicos, así como otros cuyo aparato registrador es eléctrico, no entrando en los detalles de su descripción, porque desde luego se comprende la gran variedad de aparatos análogos que pueden construirse.

Higrómetro registrador.—En los primeros higrómetros registradores, construidos con arreglo al tipo general descrito de los Sres. Richard, se empleaba como cuerpo higrómetro una peluca de tripa de buey ó de carnero, con bastante buen resultado, pues el cuerpo mencionado, de propiedades iguales á las del cabello, ofrece sobre éste la ventaja de una gran estabilidad; porque sabido es que los higrómetros de cabello, que son muy sensibles, no conservan mucho tiempo sus primitivas cualidades.

La forma general del aparato se representa en la figura 10.a, representando la 11.a un gráfico del mismo, á la misma escala que los dos anteriores.

Las dificultades prácticas para la manipulación que presenta la peluca de tripa, que, aun cuando sólida, es delicada, á causa de su pequeño espesor, han determinado á los constructores á hacer ensayos, con objeto de ver si lograban sustituir dicho cuerpo por otro que tuviera sus ventajas sin presentar sus inconvenientes, habiéndolo al fin logrado adoptando el cuerno de buey en bruto,