La Física moderna (1887-11-01 00:00:00), página 6

Nuestra experiencia personal con uno de estos barómetros nos ha permitido concordar exactamente sus indicaciones con las de un buen barómetro de mercurio, construido por Cassella, sin que el máximo de corrección haya pasado nunca de medio milímetro. Parece que la corrección normal sigue una ley análoga á la que siguen las correcciones de temperatura en los barómetros de mercurio; pero no tenemos datos bastantes ni suficiente tiempo de observación para poderlo asegurar.

La figura 2.a representa, á mitad de escala en las dimensiones lineales, un gráfico del barómetro registrador.

El barómetro aneróide, que acabamos de describir, se puede emplear por la Marina con una suspensión á la Cardan, con la que se consigue evitar que los movimientos del barco afecten á la buena marcha del instrumento, sin aumentar sensiblemente su precio.

La suspensión consiste en un cilindro de metal, asegurado por su extremo superior al techo del camarote, y cuyo extremo inferior es un disco con una ancha abertura en el centro, sobre el cual se apoya un muelle espiral, y sobre éste, á su vez, un segundo disco, en cuyo centro se ha fijado una varilla terminada en gancho, del que se cuelga el barómetro. Como la varilla pasa por la abertura ancha, y la fuerza del muelle es tal, que su altura se reduce á una mitad con el peso del instrumento, éste puede tomar todas las posiciones relativas á las que toma el cilindro, siguiendo los movimientos del barco, sin que las trepidaciones de éste afecten al aparato.

Otra construcción de los Sres. Richard es el barómetro registrador de mercurio compensado, que se representa en la figura 3.a

Este barómetro, como se ve claramente en la figura, es de sifón, en cuya rama abierta hay un flotador, que transmite los movimientos del mercurio, por medio de una biela, al estilo en que se fija la pluma. La biela tiene una pieza especial, cuyo objeto es hacer desde luego en el barómetro la corrección de temperatura, de modo que la curva del instrumento resulte reducida á 0 grados. Consta de dos varillas, colocada cada una en prolongación de la otra, unidas entre sí por una caja de Vidie llena de alcohol; estando calculado el volumen de esta caja de modo que los movimientos del diafragma, debidos á las variaciones de temperatura, compense exactamente las variaciones de nivel del mercurio por efecto de la misma causa.

También puede obtenerse una compensación suficiente, empleando un barómetro cuyas ramas tengan diámetros interiores, que se encuentren en una relación determinada.

En estos instrumentos la escala es mayor que en los aneroides registradores ordinarios; cada dos milímetros efectivos representan un milímetro de mercurio.

También han utilizado los Sres. Richard, para la construcción de barómetros registradores, la marcha excelente de los tubos Bourdon, cuando van armados interiormente con una lámina de acero templado. La escala de los instrumentos, obtenidos así, es doble de la que tienen los barómetros ordinarios, y la inscripción se hace en una tira de papel sin fin, con cuya disposición es suficiente renovar cada seis meses el rollo de papel, consistiendo únicamente el entretenimiento del aparato en dar cuerda cada quince días, y poner tinta una vez al mes.

Mariano Gallardo.

(Se continuará.)

NUEVO GENERADOR PIROMAGNÉTICO DE EDISON

El periódico The Scientific American del 27 de Agosto del presente año publicó un extracto de la lectura hecha ante la Sociedad Americana para el adelantamiento de las Ciencias por el ilustre inventor Thomas Alva Edison, quien se propone en ella dar á conocer los medios que emplea para obtener directamente del carbón energía eléctrica; problema cuya resolución es de grandísima importancia, y que por su trascendencia indudable ha de interesar mucho á los lectores de LA FÍSICA MODERNA. Hé aquí el extracto.

La producción directa de la energía eléctrica con el carbón es un problema que ha preocupado mucho tiempo á los inventores más hábiles. Si la inmensa cantidad de energía latente en el carbón pudiese transformarse en energía eléctrica con un aparato sencillo de transformación, y este resultado se obtuviese con cierta economía, se verificaría una profunda revolución en los procedimientos y sistemas mecánicos del mundo entero.

La producción de una diferencia de potencial por medio del calor data de Seebeck y de Melloni. La ciencia termo-eléctrica así creada se desarrolló gracias á los estudios de Becquerel, Peltier, Thomson, Tait; las pilas termo-eléctricas de Clamond y de Noé han recibido algunas aplicaciones prácticas. Los maravillosos resultados obtenidos estimularon otras investigaciones, y muchos han creído encontrar, en este camino, nada menos que la piedra filosofal.

Nuestro colega Mr. Moses G. Farmer ha trabajado asiduamente mucho tiempo y ha obtenido, según dicen, resultados notables bajo el punto de vista económico, pero deficientes, hasta el punto que sólo ha transformado en energía eléctrica el uno por ciento de la energía del carbón.

Lord Rayleigh ha discutido, con su acostumbrada habilidad, la ley del rendimiento de la pila termo-eléctrica bajo el punto de vista de la segunda ley fundamental de la termo-dinámica, y ha llegado á la conclusión que un elemento hierro-cobre, trabajando en los límites más elevados de temperatura posible, no puede transformar más que \( \frac{1}{500} \) de la energía total del carbón en energía eléctrica.

De aquí deduce que, para resolver este problema, será preciso abandonar la termo-electricidad y buscar la solución por otros caminos. Al estudiar esta conclusión, una serie de investigaciones completamente nuevas se ha presentado á mi espíritu.

Se sabe desde hace mucho tiempo que la imantación de los metales magnéticos, y en particular el hierro, el cobalto y el níquel, sufre modificaciones considerables con las variaciones de temperatura. Según Becquerel, el níquel pierde su poder magnético á 400° centígrados, el hierro al rojo cereza, y el cobalto al blanco.

Como, por otra parte, cada vez que un campo magnético varía de intensidad cerca de un conductor, este conductor recoge una corriente eléctrica, he pensado que, colocando un núcleo de hierro en un circuito magnético y variando su permeabilidad magnética, ó facilidad de imantación, por cambios de su temperatura, sería posible producir una corriente eléctrica en una bobina de hilo rodeado á este núcleo. Esta idea constituye el principio esencial y fundamental del nuevo generador, al que he dado el nombre de generador piromagnético de electricidad.

El principio que consiste en utilizar las variaciones de magnetismo producidas por el calor ha sido aplicado en