La Naturaleza (Madrid. 1890) (1890-09-11 00:00:00), página 13

gos, uno de los cuales tiene en su extremo un microscopio, con retículo, cuyo ocular sale fuera del falso del aparato, microscopio que tiene en el fondo un micrómetro mm.

Manéjase, para los pesos ordinarios, como las demás; pero para los inferiores, por ejemplo, á 0,2 gramos, se usa ya el microscopio. Se deja inclinar la palanca efecto de la pequeña diferencia de pesos que haya en ambos platillos, y cuando el movimiento oscilatorio se detiene, que es muy pronto, por la disposición que veremos tiene el aparato, se mira por el microscopio y se anota la división ó número del micrómetro que corresponde al hilo del retículo, cuyo número indica la diferencia de carga entre ambos platillos con una aproximación muy grande (un décimo de miligramo por ejemplo).

Pero ¿cómo se logra detener las innumerables e incómodas oscilaciones de la cruz? Por medio del amortizador de aire AA que detiene las oscilaciones y que hace que el fiel se coloque casi inmediatamente en la posición de equilibrio.

Ni los amortizadores magnéticos, ni los de líquido, dan tan excelentes resultados para este uso como los de aire. En el esquema 1.º se ve muy bien su disposición, y en el grabado núm. 2º su conjunto exterior.

Los platillos P, P, están articulados por medio de los resortes r, r, r, r, con los dos alambres soportes exteriores, y éstos con la base ó platillos inferiores, de los cuales bajan dos cilindros huecos metálicos, abiertos por abajo, que encajan en otros cuatro abiertos en sentido inverso, A, A, y sujetos al soporte de madera del aparato. Son, como se ve, los de arriba de distinto diámetro que los inferiores, y queda entre todos ellos una delgada capa de aire, porque sus respectivas paredes distan muy poco.

Cuando la cruz se inclina, el sistema superior penetra más ó menos en el inferior, y varía, por consiguiente, la cantidad de aire bajo la campana. Como el aire no puede circular instantáneamente por entre las paredes de los cilindros, se producen variaciones de presión que duran tiempo suficiente para amortizar ó detener las oscilaciones. Por esto las oscilaciones no siguen con su movimiento la periodicidad normal de las demás, y esta balanza se llama «aperiódica».

Se da á la balanza un amortización tal (admitase la frase), que su movimiento comience á ser aperiódico sin carga en los platillos, de modo que al cargarlo se produzcan sólo dos ó tres oscilaciones rápidas antes de la detención.

El micrómetro, construido fotográficamente, contiene divisiones y cifras que distan entre sí \( \frac{1}{50} \) á \( \frac{1}{60} \) de milímetro.

INDUSTRIAS MODERNAS

FABRICACION DE LA LECHE CONDENSADA EN VEVEY (SUIZA)

los resortes r, r, r, r, con los dos alambres soportes exteriores, y éstos con la base ó platillos inferiores, de los cuales bajan dos cilindros huecos metálicos, abiertos por abajo, que encajan en otros cuatro abiertos en sentido inverso, A, A, y sujetos al soporte de madera del aparato. Son, como se ve, los de arriba de distinto diámetro que los inferiores, y queda entre todos ellos una delgada capa de aire, porque sus respectivas paredes distan muy poco.

Cuando la cruz se inclina, el sistema superior penetra más ó menos en el inferior, y varía, por consiguiente, la cantidad de aire bajo la campana. Como el aire no puede circular instantáneamente por entre las paredes de los cilindros, se producen variaciones de presión que duran tiempo suficiente para amortizar ó detener las oscilaciones. Por esto las oscilaciones no siguen con su movimiento la periodicidad normal de las demás, y esta balanza se llama «aperiódica».

Se da á la balanza un amortización tal (admitase la frase), que su movimiento comience á ser aperiódico sin carga en los platillos, de modo que al cargarlo se produzcan sólo dos ó tres oscilaciones rápidas antes de la detención.

El micrómetro, construido fotográficamente, contiene divisiones y cifras que distan entre sí \( \frac{1}{50} \) á \( \frac{1}{60} \) de milímetro.