Boletín meteorológico (Madrid. 1890) (1895-11-01 00:00:00), página 2

que se conocen, no era mucho pedir que en España tuviésemos otras dos. Lo que hace falta es que se establezca pronto en Granada, dada la frecuencia con que allí se sienten los temblores de tierra, por la relación que existe entre el magnetismo y los fenómenos sísmicos.

Las estaciones magnéticas, como las meteorológicas, contienen aparatos registradores y de observación directa, llamados también de determinaciones absolutas.

Estos han sufrido notables perfeccionamientos; pero los que en la actualidad son más estimados y figuran en los principales Observatorios son el Unifilar, de Elliot, y el Inclinómetro, de J. Dover, modelos adoptados por el Observatorio de Kew, Inglaterra.

Tienen que estar colocados permanentemente sobre pilares de cantería, fijos en el suelo, dentro de una casilla aislada del edificio principal y construida sin hierro.

Con estos dos aparatos se mide la declinación, la inclinación y la fuerza magnética de la Tierra, por medio de procedimientos que no podemos describir por su mucha extensión 1. Sólo lo haremos de los aparatos, para que nuestros lectores puedan formarse una idea de ellos.

DECLINACIÓN. — Para conocer la declinación magnética hay que determinar el meridiano astronómico del lugar donde se hace la observación y el ángulo que forma la aguja magnética del declinómetro con el meridiano astronómico.

Para determinar el meridiano astronómico ó, por mejor decir, el azimut astronómico de una mira bien escogida y fija, puede hacerse por un aparato especial que tiene el declinómetro, ó también por medio del teodolito de Throughton et Simms.

El MAGNETÓMETRO UNIFILAR DE ELLIOT. — El grabado que publicamos en la primera plana representa este notable aparato, que es el que han adoptado las principales estaciones magnéticas del mundo 2.

Consta de una plataforma, que tiene tres tornillos para colocarla bien horizontal. Sobre esta plataforma gira un platillo de latón, en medio del cual está fija una caja que sirve para la determinación de la componente horizontal, como á otros números diremos. La plataforma lleva en su alrededor una división de plata que alcanza veinte minutos, sobre la cual giran juntamente con el platillo dos nonios provistos de adaptaciones microscópicas que abarcan un minuto.

Un tornillo de presión sirve para cerrar el platillo sobre la plataforma, y con otro tornillo se le imprime movimiento.

La cajita lleva sobre dos caras laterales dos tubos igualmente de latón, uno de 64 mm de largo y el otro de 215 mm, que sirven, no sólo para mantener en equilibrio el aparato, sino también para sostener otras partes constitutivas de dicho aparato.

Sobre esta cajita lleva otra algo mayor, A, cuyas caras laterales opuestas están cerradas con cristales, y las otras se cierran con postigos de corredera.

En la cara horizontal superior de la cajita mayor, tiene al lado un termómetro C, y en medio un tubo de cristal D, que lleva el hilo que debe sostener la aguja en la cajita.

Este imán tiene la forma de un cilindro hueco de acero magnetizado. En uno de los extremos del cilindro lleva una lente biconvexa, cuyo foco corresponde al otro extremo del imán, en el cual se encuentra un cristal con una escala micrométrica.

La escala micrométrica está dividida en 80 partes, y cada división corresponde al valor angular de 1°34'.

Lateralmente á esta escala lleva también otra, igualmente micrométrica, dispuesta verticalmente, la cual sirve para apreciar el grado de horizontalidad del imán.

El estribo que sirve para sostener el imán está formado de dos tubos paralelos. En el interior se introduce el imán y se suspende de modo que se encuentre en el plano del centro de gravedad de la aguja. El tubito superior sirve para determinar el momento de inercia del imán.

Cada uno de los dos tubos lleva una suspensión de muelle que abraza el perno por donde se ata el hilo y sostiene de este modo la aguja. Las dos puntas superiores del hilo están unidas al que está encima por una cremallera H, que con un tornillo P, se puede subir ó bajar el hilo en un tubito de latón, que sirve de remate al tubo de suspensión. Este tubito de latón consta de dos partes, pudiendo girar la superior sobre la inferior, y el borde de cada una está dividido en cuatro cuadrantes, para determinar cuánto gira la parte superior sobre la inferior.

Al extremo del tubo horizontal más corto tiene un apéndice N, que sirve para determinar el azimut del Sol por el meridiano astronómico.

Al extremo del otro tubo más largo lleva dos estribos, sobre los cuales se coloca un anteojos, B, provisto de un diafragma, para observar la aguja de declinación.

Para tomar la medida de la declinación, se empieza por nivelar el aparato; después se suspende del hilo, en vez del imán, un pedacito de latón que pese igual que éste, para cerciorarse de

1 Como se debe á Gauss el método para medir en unidades absolutas la fuerza magnética de la Tierra, ó la intensidad del campo magnético terrestre, como hoy se dice. Véase su obra Intensitas vis magneticæ terræs ad mensuram absolutam revocata, Comment. Soc. reg. Götting., t. viii, 1832.—Lamont, Handbuch des Magnetismus, Leipzig, 1879.—Manual del magnetismo terrestre, del general E. L. Sabine, que es un extracto del Admiralty Manual of Scientific Enquiry, tercera edición, 1859.

2 El que aquí ponemos es una reproducción del que, desde hace bastantes años, tiene el Observatorio meteorológico y magnético de Coimbra (Portugal).