Boletín meteorológico (Madrid. 1890) (1895-11-16 00:00:00), página 2

APARATOS PARA LA MEDIDA ABSOLUTA DEL MAGNETISMO TERRESTRE

II
Inclinación.

El inclinómetro ó brújula de inclinación, como lo indica su nombre, sirve para determinar la inclinación de la aguja imantada.

El aparato que para este efecto se usa como más perfecto es el de Barrow, y el que representa el grabado de la primera plana es el construido por J. Dower.

Este inclinómetro no se diferencia esencialmente de la brújula de inclinación de Brunner; de suerte que el observador que esté acostumbrado á usar uno de dichos inclinómetros podrá con gran facilidad hacer observaciones con el otro. Diferénciase en que en el de Dower se hacen con más comodidad las lecturas del círculo horizontal y vertical, ya por tener mayores dimensiones que el inclinómetro de Brunner, ó ya por tener excelentes microscopios para efectuarlas.

Los círculos del inclinómetro están graduados por cuadrantes de 0° á 90°, en divisiones de medio grado. El vertical B (véase el grabado) tiene dos nonios, y el azimutal E uno solo: los tres dan fracciones de 1°. Contiene una caja metálica, con paredes laterales de cristal que permiten ver el interior, la cual encierra el círculo vertical y la aguja imantada, preservándola de este modo de la influencia directa del viento. Unos soportes verticales, que arrancan desde el fondo hasta el centro de la caja, llevan dos ágatas, en cuyos bordes reciben el eje de la aguja CC, que es de forma romboidal. Por medio de un botóncito horizontal se puede levantar y bajar la aguja para colocarla en su verdadera posición. Veamos ahora el método de observación.

La inclinación magnética es el ángulo que forma con la línea del horizonte una aguja imantada, colocada en el plano del meridiano magnético, y movible alrededor de un eje horizontal que pase por su centro de gravedad.

Tres métodos pueden emplearse para determinar la inclinación magnética. El primero y más común consiste en observar la aguja en el plano del meridiano magnético; el segundo determina la inclinación aparente de la aguja en dos azimuts rectangulares, y el tercero toma la inclinación aparente en su determinado azimut, deduciendo la inclinación verdadera por la fórmula correspondiente.

El método más preferible es el primero, ó directo, que consiste en observar la aguja en el mismo plano del meridiano magnético. La determinación de este plano se efectúa del siguiente modo:

Nivelado el aparato, se hace coincidir la división 90° del círculo vertical con el cero de su nonio, á fin de que la línea de los espejos quede vertical. Entonces se gira la caja que contiene la aguja, hasta que ésta se ponga vertical, lo cual sucederá cuando las imágenes de sus puntas, reflejadas por los espejos, se vean en el microscopio en la prolongación de las mismas puntas. Entonces se lee el círculo horizontal; luego se hace girar la caja próximamente 180°, repitiéndose las mismas operaciones. El promedio de las dos lecturas del nonio, dará la traza del plano perpendicular al meridiano magnético sobre el círculo horizontal. Haciendo entonces girar 90° el plano de la aguja, quedará ésta colocada en su propio meridiano.

Además de esto, para tener el verdadero valor de la inclinación, y, por lo tanto, que su medida sea exacta y completa, se necesita que el aparato reuna los siguientes requisitos: 1.º, que el plano de la aguja esté perfectamente horizontal; 2.º, que el eje de la aguja pase por el centro del círculo; 3.º, que el eje magnético de la aguja sea paralelo á la línea de sus extremos; y 4.º, que el centro de gravedad de la aguja esté situado en el eje sobre el cual gira.

Difícilmente en la práctica se pueden reunir todas estas condiciones; pero haciendo las lecturas en dos posiciones opuestas, y tomando el promedio de ellas, se obtendrá la primera; observando cada vez las dos puntas de la aguja, y tomando el promedio, se cumplirá la segunda; la tercera dando media vuelta á la aguja sobre sus estribos, y la cuarta invirtiendo los polos de la misma aguja.

Colocada ésta sobre las ágatas y suponiendo ya el aparato en el plano del meridiano magnético, por medio de un resorte en forma de V, se sube y baja con cuidado la aguja, hasta que amortigüadas sus oscilaciones, toma una posición próxima fija.

Entonces se conduce el círculo vertical de modo que el centro del espejo superior venga á coincidir con la punta superior de la aguja, leyendo en seguida el círculo vertical sin tocar la aguja; se lee también la división correspondiente á la punta inferior, después de haber hecho coincidir las puntas directa y reflejada por medio del tornillo de precisión. Luego se hace girar el aparato 180°, y se repiten dos lecturas idénticas á las anteriores. Abriendo después la caja circular, se da media vuelta á la aguja y se hacen otras dos series de observaciones de dos lecturas cada una, como antes. Últimamente se cambian los polos de la aguja y se repiten todas las operaciones hechas antes de la inversión. Para el cambio de los polos se coloca la aguja horizontalmente en una pieza á propósito que acompaña al aparato, y con los polos contrarios de dos grandes imanes se hacen veinte fricciones sobre ambas caras de la aguja por el método de doble contacto.

1 Véase el núm. 159, pág. 165.