La Ciencia (Madrid. 1857) (1857-07-22 00:00:00), página 6

zos. Entonces se marca cero en cada extremo del líquido. Para concluir la graduación se le da á una esfera la temperatura conveniente, para que adelante en 10 grados á la temperatura de la otra. El aire que contiene la primera se dilata rechazando á la columna líquida, que, por lo tanto, se eleva en el otro brazo. Cuando la columna queda estacionaria, se señala 10 en cada lado, y en el punto donde se detiene el nivel del líquido; después se dividen los intervalos de cero á 10 en diez partes iguales, y se continúan las divisiones del mismo modo, hasta que se haya concluido la escala.

Termóscopo de Rumford.—Al mismo tiempo que Leslie inventaba el termómetro diferencial, el conde de Rumford, americano, que murió en 1814, adoptaba un termómetro análogo, que ha recibido el nombre de termoscopo de Rumford.

Este aparato difiere del precedente en que las esferas tienen el diámetro un poco mayor, que el brazo horizontal del tubo es de más longitud, y que la escala corresponde á este y no á las verticales. El índice E (Fig. 6), no tiene sino dos centímetros de largo, y en sus dos extremos es en donde se señalan los ceros cuando sus esferas sufren la misma temperatura, en cuyo caso el índice debe ocupar el punto medio del brazo horizontal. La demás graduación se efectúa como en el termómetro de Leslie. El apéndice D, sirve para arreglar el aparato; cuando encierra demasiado aire una de las esferas, se hace de modo que el índice pase á ocupar el apéndice, lo que permite que el aire se introduzca en la otra esfera. Basta inclinar un poco el aparato, para que el índice vuelva á ocupar su posición y tomar el sitio conveniente; esto último precisa algún cuidado.

Termómetro médico de Bréguet.—Abraham Bréguet, relojero de París, que murió en 1823, presentó un termómetro fundado en la desigual dilatación de los metales. Su aparato es sumamente curioso por lo sencillo y gran sensibilidad. El termómetro se compone de tres hojas sobreuestas, una de plata, otra de oro y la última de plata. Están colocadas de modo que no forman sino una sola hoja, á la cual se la hace tomar la figura de hélice, y se fija su extremo superior en un soporte, mientras que el otro, libre, lleva una aguja sumamente ligera que se mueve sobre un círculo graduado. La plata, que de los tres metales es el que más se dilata, forma la cara interior de la hélice; la plata, que es el metal menos dilatable, va en el exterior, y el oro, por consiguiente, en el centro. Cuando la temperatura se eleva, la hélice se desarrolla de izquierda á derecha (Fig. 7). El caso contrario sucede cuando la temperatura desciende. El oro va colocado en medio, á fin de contrarrestar la fuerza de dilatación, que obrando sólo sobre la plata y plata, podría destruir el aparato. El termómetro de Bréguet se gradúa comparándolo con uno de mercurio.

Termómetro de máxima y mínima de Rutherford.—En las observaciones meteorológicas es necesario conocer la mayor temperatura del día y la menor de la de la noche. Los termómetros que acabamos de explicar, no pueden servir para este uso, á menos de no mirarlos continuamente. Para destituir este inconveniente se han inventado un sin número de aparatos. El mas sencillo es el de Rutherford. Sobre un cristal rectangular (Fig. 8), se fijan dos termómetros, cuyas varillas están recubiertas horizontalmente. La primera, A, es de mercurio; la segunda, B, de alcohol. En el termómetro de mercurio hay un pequeño cilindro de hierro A, que puede correr á lo largo del tubo. Este cilindro, que sirve de índice, se coloca de modo que esté en contacto con el extremo de la columna de mercurio. Dispuso el aparato horizontalmente, cuando la temperatura se eleva, el mercurio encerrado en el tubo se dilata y lleva delante de él al índice. Éste se detiene en cuanto el mercurio deja de dilatarse, permaneciendo en el mismo sitio, aun cuando el líquido se contraiga, supuesto que el cilindro es de hierro y entre este y el mercurio no hay adherencia. De lo dicho resulta, que el punto en donde se detenga el índice, indica la mayor temperatura que ha sufrido el aparato.

El termómetro inferior es de mínimas; el líquido que contiene es alcohol, en el que está sumergido un cilindrito de esmalte, que también nos sirve de índice. Si la temperatura desciende mientras el cilindro está en el extremo de la columna líquida, ésta, contraéndose, arrastra tras sí al índice por un efecto de adhesión, y llega de este modo hasta el punto en donde tiene lugar el máximo de contracción del alcohol. Cuando la temperatura se eleva, el líquido se dilata; pasa entre la pared del tubo y del índice, sin que este se mueva. Por consiguiente, el extremo del índice opuesto al recipiente, indica la menor temperatura que ha sufrido el termómetro.

José Martínez de Hohert.

(Se concluirá.)

ESMALTES.

El bello, elegante y delicado arte de esmaltar se reduce á cubrir la porcelana, el cristal, los metales, etc., de una capa ténue y unida de materias vitrificables, trasparentes, opacas ó coloridas, enriquecida á veces de graciosos dibujos, dorados, figuras y demás primores del arte pictórico. Por lo que se ve, el esmalte no es otra cosa que una especie de barniz vidrioso, que se aplica por medio de la fusión sobre la superficie de los objetos, formando un precioso fondo que se puede llenar de multitud de ornamentos de exquisito gusto.

No obstante la sencillez de los principios en que se funda como químico-mecánico, reclama en alto grado la teoría hermanada á la práctica mas continuada y mejor dirigida. Es no solamente necesario que el artista