Boletín meteorológico (Madrid. 1890) (1895-12-01 00:00:00), página 2

yor, que resulta horizontal cuando se suspende el imán, tiene 80 divisiones del valor angular de 1°81' y sirve para observar las oscilaciones; la más pequeña sirve, en la misma observación, para ajustar el eje magnético del imán con la línea de colimación del telescopio B en la posición horizontal.

La manera de disponer el magnetómetro unifilar de Elliot para la observación de las desviaciones, en la forma que representa el grabado de la primera plana, consiste en quitar el tubo largo de suspensión, la caja prismática y el anteojito corto; y se prepara el aparato colocando el tubo corto de suspensión, el anteojito largo A, que lleva una escala graduada, y la regla metálica D. En dicha regla se coloca un soporte L, y en éste el imán de las oscilaciones, cuyo centro se coloca á 0m.30 del centro del aparato. El imán auxiliar de suspensión lleva un espejito, en el cual se refleja la escala graduada del anteojito, en cuyo campo aparece la imagen reflejada de la misma. Suspendido, pues, el imán auxiliar y colocado el desviante á la distancia dicha, toma aquél una posición de equilibrio entre la componente horizontal y la fuerza del imán desviante. Entonces se da al aparato un movimiento azimutal, hasta que el retículo del anteojito coincida con la división central de la escala vista por reflexión. En esta posición se hacen la primera y segunda lecturas, al Oriente, con el polo N. vuelto primero al E. y después al O. Inmediatamente se coloca el soporte con el imán á 0m.40 y se repite la operación hecha á 0m.30. Después se pasa el soporte con el imán al lado opuesto del aparato, al Poniente, y se repiten las mismas lecturas y á iguales distancias que anteriormente, con el polo N. vuelto primero al O. y luego al E.

Al hacer cada lectura se observa el termómetro y luego se toma el promedio de la temperatura.

La medida de las cuatro desviaciones observadas en estas posiciones, es el ángulo de desviación correspondiente á la distancia que se colocó el imán desviante.

Para determinar el número de oscilaciones que hace la barra imantada en un segundo, ó bien el tiempo que tarda el imán en hacer una oscilación, se introduce dicha barra en el estribo del aparato y se dispone este de manera que el imán quede en reposo en la línea de los microscopios. Acercando entonces de repente un cuerpo magnético y retirándolo al instante, se excitan con el imán oscilaciones simétricas á una y otra parte del trazo central de la placa índice.

Por medio de un contador de puntos se nota cuidadosamente el momento en que la extremidad de la barra oscilante pasa por delante del trazo central, y se cuenta una á una las 20 primeras oscilaciones, anotando el paso de la vigésima; luego se sigue contando de 20 en 20 hasta 100, por lo menos.

Después de haber efectuado la observación de las desviaciones, se hace en seguida la de las oscilaciones, en la forma que dijimos al describir el declinómetro 1; pero el imán de suspensión es distinto. Verificado el caso de torsión del hilo, se coloca el imán, y estando ya en reposo y coincidiendo el retículo con la división central, se acerca por un instante un cuerpo magnético á dicho imán para excitar las oscilaciones, y se procede á la observación del tiempo que emplean en cada una.

Luego después se repite la observación de las desviaciones en la forma dicha. La observación completa lleva dos horas; y como la componente horizontal está sujeta á la variación diaria, no es constante su valor en el tiempo de una observación. Por este motivo conviene hacerla con la mayor celeridad posible y en las horas del día en que sea menor la variación.

Los procedimientos y fórmulas para deducirla son muy extensos y no podemos reproducirlos. Sólo agregaremos, para concluir, que la unidad de fuerza más comúnmente adoptada, tratándose de la fuerza magnética terrestre, es la que se expresa por el símbolo C. G. S. Esta unidad de fuerza tiene por unidades fundamentales: el centímetro, de longitud; el gramo, de masa; y el segundo, de tiempo. De donde se infiere que la unidad de fuerza en este sistema es la que, si obrase sobre la masa de un gramo durante un segundo, le imprimiría la velocidad de un centímetro por segundo. Á esta unidad de fuerza, á la cual sueñen referirse todas las magnitudes físicas, se le ha dado el nombre de dina, cuyo valor aproximado puede decirse que equivale al peso de un miligramo.

PREVISION DEL TIEMPO

Primera quincena de Diciembre 2.

Las invasiones oceánicas, que durante la quincena anterior han pasado tan cerca de nuestras regiones, se alejarán de ellas en los cuatro primeros días de Diciembre, como lo indica la trayectoria I del mapa 1.º Pero desde el 5 hasta el 13, las depresiones procedentes del Atlántico pasarán próximas á nuestra Península, y una de ellas la atravesará de Occidente á Oriente, del 9 al 10. Con este motivo y durante dicho novenario (5 al 13) volveremos á tener mal tiempo.

La borrasca que en los primeros días del mes se desenvolverá por el N.E. de Europa, producirá por derivación, el 1 y el 2, un núcleo de bajas presiones en el Mediterráneo, que ocasionará en este mar una perturbación atmosférica,

1 Véase el número 139, pág. 164.
2 Véase lo dicho, para mejor inteligencia de los mapas del tiempo, en la pág. 8.ª del núm. 119.