Boletín meteorológico (Madrid. 1890) (1894-07-01 00:00:00), página 2

curvas de variaciones de los tres elementos magnéticos:

«El 25 de Febrero, dice, hubo efectivamente una gran perturbación magnética. Desde el 20 estaba profundamente perturbada la situación magnética, y la agitación de los imanes fué muy grande en las noches del 22 al 23 y del 28 al 24; pero la más interesante fase corresponde al 25. Además, durante la aurora del 28 se observó también una fuerte perturbación.

»Esta serie recuerda las grandes tormentas magnéticas del año 1892, por la amplitud de las desviaciones; ninguna de las de 1893 se ha presentado con tal intensidad.»

Nótese que cuando ocurrió esta perturbación magnética del 25 de Febrero, la gran mancha solar era visible á la simple vista y había pasado por el meridiano central hacia tres días, el 22.

EL BARÓMETRO ANEROIDE
y modo de graduarlo y arreglarlo para la previsión del tiempo.

(Continuación.)¹

En cuanto á las notaciones lluvia, viento, tempestad, buen tiempo, variable, seco, etc., escritas sobre el cuadrante de los barómetros aneroides ó á lo largo de la escala en los barómetros de mercurio, son generalmente absurdas. Para conocerlo basta fijarse que, en todos los países de Europa, la presión atmosférica reducida al nivel del mar no oscila más que entre los límites extre-

¹ Véase el núm. 105, pág. 89.

mos de 735 y 780 milímetros, y que, por consiguiente, la aguja no podrá jamás indicar ni tempestad, ni buen tiempo fijo, ni muy seco, inscritos más allá de estos límites, hacia 725, 790 y 795 milímetros.

Cuando la escala del barómetro da la presión real, estas mismas notaciones son falsas, porque, como en el caso precedente, traspasan el límite del camino del mercurio ó de la aguja, y porque generalmente la palabra variable está colocada frente la división 760 milímetros, mientras que su posición debería variar con la altitud del lugar, donde se halle instalado el barómetro, y corresponder á la altura media del barómetro en el sitio considerado.

Comparación y arreglo del barómetro.

Hay que averiguar si es completamente exacto el barómetro que sale de los talleres del constructor ó de los almacenes del comercio, comparándolo con las indicaciones de un barómetro comprobado. De otro modo no puede inspirar ninguna confianza, á menos que el fabricante ó vendedor no hayan ellos mismos ordenado la verificación, que será tanto mejor cuanto la presión atmosférica haya variado durante la comprobación.

Independientemente del arreglo que puede resultar de esta primera operación, los barómetros que señalan la presión reducida al nivel del mar tienen que sufrir otra posterior cada vez que se les cambia de sitio instalándolos más arriba ó más abajo. Esta segunda corrección depende de la altitud del lugar en el cual debe funcionar, es decir, de la altura del sitio sobre el nivel del mar.

(Continuará.)

PREVISIÓN DEL TIEMPO

Prohibida la reproducción.

Hemos sentido mucho tomar esta medida, impuesta por la necesidad de defender los intereses de nuestro BOLETÍN, altamente mermados por la excesiva benevolencia con que hemos venido consintiendo que nuestros pronósticos sean copiados por la generalidad de los periódicos.

Mucho nos honra, efectivamente, tal distinción, que sinceramente agradecemos; pero también son ya muy numerosas las quejas que nos han dirigido bastantes de nuestros suscriptores acerca de esto, pues varias veces ha llegado á su noticia la previsión del tiempo de la quincena por los periódicos que la copiaban ó extractaban, (algunos sin citar nuestra Revista), antes de que hubiesen recibido el número correspondiente del BOLETÍN.