Boletín meteorológico (Madrid. 1890) (1891-02-15 00:00:00), página 2

bién de la raza que los reemplazó, pero que el interés político hizo dedicar á la patria.

Guillermo y María transformaron su residencia real de Greenwich en asilo de los restos de sus flotas.

El hospital de Greenwich es uno de los mejores de Europa, y superior al de los Invalídos de Paris. Cerca del hospital está el royal naval Asylum, en cuyo parque se alza el Observatorio, erigido en 1675. En la torre del E. baja una bola al medio dia, y por ella se arreglan los cronómetros de la marina y los relojes de los ferrocarriles.

No sin un sentimiento de respeto se franquea el umbral del Observatorio de Greenwich, especie de santuario de las ciencias, en donde aún viven los impercederos recuerdos de los grandes astrónomos que le han dado renombre, como Flamsteed, Halley, Bradley, Maskelyne, Pond, y tantos otros. Este Observatorio no tiene, en verdad, un aspecto monumental, y los terrenos en que está enclavado no son de grande extensión; pero han sabido sacar un maravilloso partido de esta situación, y con justo motivo las observaciones astronómicas, físicas, meteorológicas y magnéticas del Observatorio de Greenwich son consideradas como las más exactas y precisas y las que están hechas con mayor cuidado en el mundo entero. Desde Bradley tienen el mayor peso y autoridad en la ciencia.

Actualmente el director encargado de las observaciones astronómicas es Mr. Turnes, y de las meteorológicas y magnéticas lo es Mr. Ellis. En lo alto de la colina de Greenwich, rodeada de bosques y jardines, está situado el célebre Observatorio, del cual damos en la plana primera una reproducción fotográfica, tomada del lado del parque.

SEISMOLOGIA

(Continuación.)

A fin de obtener que los dos cuchillos descansen el uno sobre el otro exactamente, se necesita regular convenientemente la espiral antagonista (o), lo cual se obtiene fácilmente moviendo el tornillo que la sujetaba, alargándolo ó acortándolo la pequeña cantidad que se necesite. La masa de esta especie de péndulo ondulatorio y vertical lleva en su parte inferior un tubo de latón (t) que puede correr á frictamiento dulce á lo largo de otro (t') (figura 2.a del seismógrafo del P. Cecchi, en la plana primera del ya citado núm. 25); á la parte inferior del tubo (t) está sujeto un pedazo de tela fina sin almidonar y muy tendido, ésta se halla taladrada por la punta superior externa (1) de un anillo de latón (r) (véase la figura 3.a) que con otras dos puntas internas (2 y 3) viene á apoyarse en una palanca horizontal (u) y con la punta exterior (4) descansa sobre la punta del tornillo (v). Tanto este tornillo como la palanca horizontal (u) son movibles sobre sus brazos, á fin de que el anillo pueda ponerse en posición vertical y precisamente en la prolongación de la vertical del péndulo doble vertical y ondulatorio. A la extremidad de esta última palanca está atado un tercer cordóncito (f) (figura 1.a) de seda, que se une también el con la palanca intermedia (i) á la derecha del punto de apoyo.

A la extremidad del brazo largo de la palanca intermedia sobredicha se apoya una planchita de latón (n), al extremo de la cual se halla atado un hilo (f') que pasa por detrás de un apoyo fijo y se prolonga hasta la palanca del reloj (o) que no es visible en el dibujo y que obra sobre el balancín y el volante del mismo. El peso del reloj (p) se mueve entre cuatro hilos de hierro á fin de que una sacudida no le haga tocar á los otros pesos del seismógrafo: de un tambor que gira cuando el reloj se pone en movimiento sale una cuerda que se envuelve al rededor de la polea puesta detrás del gran cilindro (G), por el cual resbala la carta ahumada y va á unirse á su peso (p'). Sobre este cilindro se hallan tres muelles, con los cuales se sujeta una extremidad del papel ahumado y se hace pasar sobre el otro cilindro (g') de latón, fijando su borde extremo con unas pinzas á propósito de hierro, cuyo peso sirve para tenerlo bien tirante. Del lado izquierdo del reloj, como se ha dicho, se halla suspendido el péndulo (P) con una especie de suspensión cardánica (y) en la forma descrita en la figura 4.a); la lente ó cilindro del peso lleva encima un disco de latón (d) cubierto de papel ahumado; sobre este papel se apoya una puntita de marfil fija á una palanca ligerísima y equilibrada con un contrapeso y que se mueve sobre un bracito (b) fijo al mármol. Debajo del peso (P) está colocada otra palanca (b) semejante á la precedente, cuya punta se apoya sobre la carta que pasa por encima de los cilindros (G y G').

Debajo del reloj y al lado de los cilindros se halla el péndulo (S) para movimientos verticales. Consta de un peso (m') que resbala entre las astas de una horquilla (e) la cual á su vez está unida á un brazo fijo. El peso y la horquilla se hallan sostenidos por una espiral (s') unida á otro brazo sobre el cual gira un árbol que lleva una poleita (c') y una asta vertical. Sobre la poleita se envuelve un cordóncito de seda (F''') que por un extremo se fija al peso del péndulo y por el opuesto á una pequeña espiral de latón que sirve de contrapeso. Sobre la asta vertical hay móvil otra punta, fija como la anterior á una palanquita de latón (b'') y que se apoya sobre la carta que se desenvuelve de los cilindros.

Para poner el instrumento en estado de funcionar se necesita primero poner la lanceta del reloj sobre las 12, hacer descansar la punta inferior