Boletín meteorológico (Madrid. 1890) (1891-02-01 00:00:00), página 2

SEISMOLOGÍA

La frecuencia con que se repiten los fenómenos sísmicos en nuestra Peninsula y la importancia que este estudio tiene, ya en sí mismo, ya también por la presentida y confirmada relación con los demás fenómenos meteorológicos, nos ha hecho considerar este asunto como de actualidad y preferente á cualquier otro.

A este propósito, hemos creído que nada podría dar mejor idea de lo que es esta importante rama de la Meteorología, como dar á conocer algunos de los aparatos destinados á este estudio. En este concepto, no tenemos necesidad de ir á á buscar prototipos de observatorios sísmológicos en países extranjeros, porque nuestras colonias los tienen tan bien montados como en las naciones más civilizadas. De este modo, dándolos á conocer, tratamos de conseguir que este gran de interés que por la ciencia meteorológica existe desde hace años en dichas colonias, sirva en la madre patria de estímulo y de ejemplo digno de ser imitado, y para que los que tienen obligación de cumplir deberes científicos ineludibles salgan de su apatía y del abandono en que tienen á esta ciencia, antes que nuevas catástrofes, como la de Diciembre de 1884, les hagan despertar de su inexplicable e incomprendible letargo y del olvido de sus deberes.

El Observatorio meteorológico de Manila, bajo la dirección de los Padres de la Compañía de Jesús, puede presentarse como modelo de los estudios sísmológicos. Estúdianse en él, con asiduidad no interrumpida, y se observan directamente, ó por medio de aparatos registradores, las observaciones microsísmicas y las sísmicas. Para las primeras cuenta dicho Observatorio con los siguientes aparatos:

Microseismómetro Bertelli 1.—Se compone de un péndulo, suspendido de un finísimo hilo de cobre; la distancia del punto de suspensión al de oscilación, ó sea la longitud del péndulo, es de 1,50 metros. El peso del péndulo termina en un pequeño platillo, sobre el cual está trazada una cruz; la imagen de la misma se refleja por medio de un prisma en la dirección del eje óptico de un microscopio ordinario, de suerte que, mirando por el ocular del microscopio, pueden verse y apreciarse las oscilaciones del centro de la cruz y, por consiguiente, del péndulo, medir su intensidad con una escala micrométrica, próxima al ocular del microscopio, determinar su dirección por medio de un anillo, en el cual están trazados los rumbos de la rosa náutica y que se halla orientado convenientemente. Las observaciones con este instrumento se apuntan todas las horas del día y de la noche.

Microseismógrafo de Rossi.—Consta de cinco péndulos, uno para los movimientos verticales y cuatro para los horizontales; las puntas de los diferentes péndulos están sobre cinco capsulitas de cobre llenas de mercurio, las cuales se pueden aproximar á voluntad á las puntas de los péndulos; cualquier movimiento del suelo, sea horizontal, sea vertical, origina el contacto de las puntas respectivas con el mercurio de las cápsulas; se cierra entonces el circuito de la pila y ésta va á imantár el porta-lápiz correspondiente al péndulo que se ha puesto en contacto con el mercurio, marcando al mismo tiempo un punto sobre el papel que se desdobra en un aparato telegráfico de Morse movido por un reloj. Las observaciones recogidas con este instrumento dan, si, la hora y dirección aproximada del movimiento microsísmico, pero no la intensidad del mismo. De las indicaciones de este aparato, combinadas con las del anterior de Bertelli, se deducen las curvas microsísmicas, que ponen en evidencia la relación que guardan los movimientos microsísmicos del suelo con los trastornos atmosféricos.

Observaciones sísmicas.—Los movimientos sensibles ántesos del suelo los dejan escritos varios péndulos ordinarios en una ligera capa de licopodio extendida sobre casquetes esféricos, cuyo radio de curvatura es la longitud de los respectivos péndulos; los movimientos verticales, ó la componente vertical de los movimientos oblicuos, se deducen de la distancia que recorre un índice movido por péndulos de espirales, cuyas pulsaciones se han determinado de antemano por medio de movimientos mecánicos artificiales.

Seismógrafo Cecchi.—La falta de exactitud de que adolecían las indicaciones de los péndulos ordinarios últimamente descritos, y la confusión que resultaba de la superposición de los trazados, dio origen al Seismógrafo general, que vamos á describir por extenso, por ser poco conocido y haberlo ideado su autor á petición del P. Faura para dicho Observatorio.

El P. Felipe Cecchi, de las Escuelas Pías, director del Observatorio Ximeniano de Florencia y de la red meteorológica de Toscana, ha sido también autor del seismógrafo eléctrico adoptado en las estaciones que constituyen la red italiana Alpino-Apenina. Este aparato difiere del construido para Filipinas; pero es sencillo y poco costoso, habiendo resuelto el problema de dar uniformidad á las observaciones de los movimientos del suelo, cuyo estudio ha adquirido tanta importancia en nuestros tiempos. Este aparato indica con exactitud todos los elementos necesarios para el completo estudio de tales fenómenos, por cuyo motivo el sabio Escolapio ha prestado un importante servicio á la ciencia.

Pero no hemos de describir hoy el modelo del

1 La escala del microscopio del seismómetro Bertelli tiene cuarenta divisiones, veinte por cada lado del c, y toda la escala subtiende un arco de 9°10' con respecto á la longitud del péndulo. Cada división de las abscisas en las curvas representa dos divisiones de la escala.