Boletín meteorológico (Madrid. 1890) (1894-06-16 00:00:00), página 2

á que se extienda como éste su uso entre los pescadores y los labradores, ya que son de tanta utilidad sus indicaciones.

No se nos oculta que muchas personas quisieran adquirir un aneroide, y no lo hacen por desconocer su manejo y las aplicaciones prácticas que tiene, entre otras, á la previsión del tiempo.

Para darlo á conocer y vencer estas resistencias, es para lo que vamos á escribir estos artículos. En ellos describiremos el aneroide y sus diferentes clases; expondremos luego la manera de graduar los barómetros, su comparación y arreglo, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias y dificultades que pueden ocurrir, y por último daremos algunas reglas prácticas que sirvan de guía en las indicaciones del aneroide, á fin de que vaya ayudando á la experiencia personal que se adquiere con su constante uso.

Barómetro aneroide, que quiere decir sin aire, es una caja cilíndrica de paredes de metal delgadas y flexibles. Esta caja está herméticamente cerrada, después de haber hecho en ella el vacío lo más perfectamente posible. Las paredes laterales son bastante consistentes, para impedir que sea aplastada la caja por el peso del aire; pero la pared del fondo está acanalada, para que sea más elástica y presente mayor superficie á la influencia de la atmósfera.

Los movimientos que esta placa experimenta por la mayor ó menor presión que sobre ella ejerce el aire, obran sobre un mecanismo de palancas, encerrado en la caja, y se transmiten á una aguja que gira sobre un cuadrante graduado.

De modo que este barómetro metálico, inventado por M. Vidy y perfeccionado por M. Breuguet, descansa en el mismo principio de la presión atmosférica ejercida sobre los cuerpos, que sirve de base al barómetro de mercurio, con la diferencia de que en éste la acción del aire se ejerce sobre el mercurio, y en el aneroide sobre la placa de metal.

Es muy sencillo el manejo de este instrumento, y su objeto es darse á conocer la presión actual del aire, que va marcando la aguja del aneroide como la manecilla de un reloj.

Graduación del barómetro.

El grabado que publicamos en la plana primera representa un barómetro aneroide que está graduado para acusar la presión reducida al nivel del mar. Mas hay dos clases de graduaciones en los barómetros: una que sirve para darse á conocer la presión real de la atmósfera, en el lugar de la observación; y otra que representa la presión atmosférica reducida al nivel del mar. Esto es, la presión que indicaría el barómetro si en el mismo lugar de la observación se abriese un pozo bastante profundo para que, colocado el instrumento en el fondo de este pozo, se hallase al nivel del mar.

Por regla general, los barómetros de mercurio están graduados de modo que señalan la presión real de la atmósfera en el lugar donde están instalados, pero hay algunos que indican también aproximadamente la presión reducida al nivel del mar. Los barómetros aneroides tienen una ó otra graduación, y algunas veces las dos.

La mayor parte de los barómetros llevan además las palabras variable, buen tiempo, lluvia, viento, etcétera. Se reconocerá la escala que señala la presión reducida al nivel del mar, ó por el mayor valor de las cifras de la graduación, ó porque el número 760 milímetros está inscrito frente la palabra variable, ó aun porque el número 760 milímetros ocupa el punto medio de la escala que se halla en la parte superior del cuadrante, como sucede en el aneroide que figuramos en el grabado de la primera plana.

(Continuará.)

LA METEOROLOGÍA Y LA SALUD PÚBLICA

(Conclusión.) 1

Ya dijimos en el número anterior que no podíamos hacer un extenso análisis del trabajo del Sr. Descroix, por su mucha extensión, sino dar de

1 Véase el núm. 105, pág. 82.