Boletín meteorológico (Madrid. 1890) (1890-11-16 00:00:00), página 2

Limitados á la observación puramente pasiva, es preciso observar bien, corregir las observaciones, perfeccionar la construcción y el uso de los instrumentos de que nos servimos, y sustituir, hasta donde sea posible, por instrumentos registradores ó escritores las observaciones directas, deficientes é inexactas, por no comprender más que determinadas horas, y por lo que se llama la ecuación personal de los observadores.

Las observaciones discontinuas ofrecen, entre otros inconvenientes, el no poder determinar las circunstancias más importantes de los fenómenos, que muy pocas veces coinciden con las horas de la observación; y mucho menos cuando los intervalos que median entre una y otra son grandes, como sucede durante la noche, por regla general. Entonces es mucho más sensible la carencia de datos, que suplen con ventaja los instrumentos registradores ó escritores.

Muchos son los que se han inventado, con aplicación al estudio de los diversos elementos meteorológicos, aisladamente ó reuniendo en un solo aparato, como sucede en los meteorógrafos, el estudio de varios elementos.

Y siendo el barómetro el principal auxiliar de la Meteorología, son varios los que, preferentemente y con más ó menos fortuna, se han dedicado á inventar barógrafos (de Bίzος, peso, y γράφω, escribo), ó barómetros que dejan anotadas sus variaciones por medio de curvas, procurando reunir las condiciones más esenciales que ha de tener todo barógrafo, que son sensibilidad y exactitud.

Vamos á describir el de Redier, que publicamos en la primera plana.

La poca fuerza motriz que comunican á un aparato las variaciones del peso de la atmósfera no basta para conducir una aguja de cierto peso ó arrastrar un lápiz, por grandes que sean las proporciones que seden á los elementos de la máquina.

Este inconveniente se evita por medio de un sólido aparato de relojería, provisto de un motor que arrastre un lápiz ó lleve la aguja, pudiendo ser dirigido en su marcha el rodaje por cualquiera barómetro, de mercurio ó aneroide.

Consta de un barómetro de sifón ordinario, BB, que tiene un flotador E, de marfil, muy ligero, sobre el cual tiene fijo un tallo vertical de acero, muy fino y terminado en punta. Sobre esta punta descansa una aguja horizontal A, muy ligera también, que termina en gancho.

El barómetro está fijo en una plancha, OC, como un barómetro ordinario, y esta plancha está sujetá al instrumento por medio de dos botones XX. Al lado del barómetro está colocado un doble aparato de relojería MN. El rodaje M está terminado por un escape de cronómetro; el rodaje N por un volante V muy ligero. Estos dos rodajes están calculados de modo que la velocidad del volante sea el doble de la del escape. Estos dos movimientos se unen por medio de un tercer rodaje, en cuyo eje lleva la rueda Y, que engrana con un piñón, sobre el cual se fija la polea P. Esta polea lleva una cadena que arrastra el lápiz registrador K, en uno y otro sentido, según que vuelva á la derecha ó á la izquierda. El eje de la polea P lleva un segundo piñón, invisible en nuestro grabado, que comunica su movimiento por medio de una cremallera á la plancha CC que lleva el barómetro.

Cuando no cambia la presión, el trazado que hace el lápiz es una línea recta. Pero cuando aumenta la presión, bajará el mercurio en la rama corta del sifón; descenderá el flotador, arrastrando la aguja A, que enganchará el volante V con mayor fuerza. Necesitará, pues, más tiempo el escape E para producir el desprendimiento del volante; de consiguiente, la polea P dará vuelta en el mismo sentido en un tiempo más largo, que por otra parte será proporcional al cambio de presión, y el trazado que figure en el papel indicará este movimiento. Si, por el contrario, disminuye la presión, se desasirá el volante V, y la separación entre el volante y el gancho será tanto mayor, cuanto más considerable sea la baja.

El barómetro de mercurio no obra directamente sobre la aguja, como sucede en el barómetro de cuadrante; sirve sólo para indicar, de cierta manera, al aparato de relojería, en qué sentido debe volver, y por lo tanto, imprimir al lápiz un movimiento á la derecha, que corresponde á una alza, ó á la izquierda, que anuncia una baja.

Para hacer funcionar el instrumento, basta remontar los dos resortes motores, encargados de comunicar sus movimientos al lápiz registrador, y se tendrán curvas de tres, diez, quince y más días, según la longitud del papel que se desarrolle. Estas curvas pueden hacerse á la escala que se dese; las proporciones adoptadas son: la hora, representada por 4 milímetros, y el milímetro de mercurio por 5.