Boletín meteorológico (Madrid. 1890) (1894-10-16 00:00:00), página 2

jaba antes del mal tiempo, con más ó menos lentitud; pero desde 1784 Rosenthal notó que «cuando se aproxima una tormenta al sitio donde se halla instalado el barómetro, principia á subir el mercurio, hasta el momento en que la nube tempestuosa se halla en el cenit del observador; y luego que ha pasado la nube, vuelve á bajar el mercurio.»

Poco se ha progresado en este punto, después de la observación que acabamos de citar, porque es muy fatigosa y de pocos resultados la observación directa.

Pero la aparición de los aparatos registradores y el creciente número, cada día mayor, de esta clase de barómetros, ha permitido darse cuenta del interés que estas variaciones de la presión pueden tener para la Meteorología.

Para estudiar fácilmente este fenómeno, hay necesidad de valerse de aparatos que lo amplíen considerablemente, tanto respecto de la oscilación barométrica, como en el desarrollo del papel que recibe el trazado.

Primeramente se construyeron, á costa de grandes gastos, enormes aparatos autográficos, que trazaban sus ondulaciones sobre fajas de papel sin fin; pero para algunas útiles observaciones, hechas á largos intervalos, se obtuvieron diagramas de exagerada longitud y frecuentemente sin interés práctico.

Hace algunos años pidieron unos aeronautas á los hermanos Richard un aparato que fuera tan sensible que, una vez instalados en el globo, se pudiera saber en cualquier momento si el aerostato subía ó bajaba, puesto que la mayor parte de las veces no es bastante la observación del papel fino que se tira fuera de la barquilla.

La solución más acertada que podía adoptarse era seguir con cuidado las oscilaciones de la presión atmosférica, y, por lo tanto, nada más adecuado que construir un barómetro ligero, de un pequeño volumen y muy sensible, pues bastaba un centésimo de milímetro de mercurio. Entonces los hermanos Richard construyeron un instrumento que respondía á todas las exigencias y resolvía la cuestión; y en atención á su destino, le dieron el nombre de estatoscópio. Luego, más tarde, hicieron registrar el aparato, aplicándole al trazado de curvas de tormenta de la columna barométrica, y es el que está representado por la figura de la plana 1.a

Compónese de un recipiente metálico, de unos cuatro ó cinco litros de capacidad, lleno de aire y puesto en comunicación con un manómetro de diagrama registrador, en el cual corre la pluma de 0,1 á 0,2, por una diferencia de presión equivalente á \( \frac{1}{100} \) de milímetro de mercurio.

Si se supone que la temperatura del aire del recipiente es constante, estando sometido el diagrama del manómetro por una parte á la presión atmosférica, y por otra á la presión del aire del recipiente, que es constante, acusa todas las variaciones de la atmósfera exterior, ampliándolas de diez á veinte veces con relación á la columna mercurial.

Para mantener el recipiente á una temperatura constante, se le coloca dentro de una caja rodeada de franela y lana.

Siendo el límite de la marcha de la aguja de 5 milímetros (5 centímetros de amplitud), en más ó en menos de la presión del recipiente, es necesario que se pueda volver con facilidad la aguja al cero. Esta operación se hace abriendo una llave que cierra el recipiente del aire.

El estatoscópio es, pues, un barómetro de presión relativa, y no debe de hacerse funcionar más que en los momentos en que se supone que pueden ser interesantes sus indicaciones. Basta, al efecto, cerrar la espita ó llave de paso y anotar la presión absoluta en aquel instante.

De este modo constituye un aparato de precisión y relativamente sencillo, capaz de dar todos los resultados exigidos por la Meteorología.

Con este aparato se han obtenido, ya varias importantes aplicaciones. Mr. Vallot se llevó dos de ellos á la cúspide del Monte Blanco y obtuvo diagramas extraordinariamente curiosos, en el momento de las tempestades de nieve, á las cuales pudo asistir después de la construcción de su Observatorio.

Mr. Symons, célebre meteorologista inglés, ha hecho construir un aparato completo, compuesto de un estatoscópio, de un anemógrafo, etcétera, de modo que pueda registrarse á la vez y en una misma faja de papel: la velocidad del viento en metros por segundo, las variaciones rápidas del barómetro, el instante preciso en que se ve el relámpago y el del en que se oye el trueno; y, por último, la apreciación de la lluvia y del granizo que cae. Se ha llamado á este aparato brontómetro, y permitirá estudiar con él á fondo la cuestión de las tormentas y aclarará muchos puntos de ellas.

PREVISIÓN DEL TIEMPO

(PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN)

Segunda quincena de Octubre.¹

RESUMEN

Del 18 al 20 habrá mal tiempo; lluvioso el 18, con vientos de entre SO. y NO., y desapacibles el 19 y 20, porque dominarán los vientos de entre NO. y NE. Más desapacibles y fríos serán el 21 y 22, de cariz nivoso, con vientos de entre N. y E., y nevará en varios puntos de la región septentrional y aun de la central.

Del 23 al 26 se desarrollará el período propiamente lluvioso de la quincena, en nuestra Península, siendo generales las lluvias de los días 23 y 25.

¹ Véase lo dicho, para mejor inteligencia de los mapas del tiempo, en la pág. 3 del núm. 95.