El Progreso agrícola y pecuario (1903-01-31 00:00:00), página 5

derecha la altura barométrica en milímetros de mercurio corregida de capilaridad y temperatura mediante un instrumento tipo de mercurio, y la de la izquierda la correspondiente á la altura reducida al nivel del mar; la tercera flecha, movible por el botón exterior, sirve para fijar en el aparato la última lectura hecha.

Figura 2.a

La figura 2.a, que representa el interior de estos barómetros, deja ver la caja metálica de Vidi D, fija por la parte P al fondo del instrumento: la cara ondulada circularmente mueve en combinación con el resorte F el sistema de palancas n b, las cuales girando alrededor del punto c, llegan á multiplicar el espacio recorrido por sus extremidades, hasta el punto de hacerse bastante apreciables las ligerísimas oscilaciones del centro de la cara ondulada en a, donde se inserta la cadenita que, arrullada al tambor W y auxiliada por un resorte-muelle f, mueve las flechas ó agujas Z Z, sobre el cuadrante ó muestra S S.

Siempre debe indicarse, al pedir un barómetro de esta especie, la altura del lugar á que se destina, para que el constructor lo remita con la graduación adecuada, así como la disposición angular de las flechas ó agujas, evitándose de este modo correcciones enojosas.

Conócense además de estas dos clases de barómetros, los gráficos, poseyendo como los aneroides los mismos órganos sensibles; las cajas de caras onduladas se multiplican, uniéndose unas á otras, por su parte central, para que, fijada una extrema, la otra trasmita á las palancas, muy amplificadas, las oscilaciones de la presión que ha obrado sobre todas las caras del sistema. La última palanca va dejando sobre un papel rayado convenientemente, según el tiempo que dura la completa revolución del tambor en que se halla envuelto, el trazo de tinta constituido por las distintas presiones que se han sucedido. Llámase por esto gráficos. Los papeles suelen contener los siete días de la semana, comenzando por el lunes, y sirven principalmente para el estudio de la física del globo más que para la previsión del tiempo, por cuya razón sólo los mencionamos, habiéndonos fijado en los metálicos por su intervención ó por formar parte de los aparatos ó instalaciones que describiremos.

III

Termómetro.—Otro de los auxiliares para la previsión del tiempo local con el sistema Lambrecht es el termómetro. Corresponde por tanto conocer los tipos más empleados para llegar á darse cabal cuenta de aquel sistema, una vez conocidos aiadamente todos sus elementos.

Constrúyense ordinarios de mercurio, de máxima y mínima, metálicos y gráficos. Preciso será reconocer la calidad del termómetro de mercurio, de la cual depende la mayor exactitud y sensibilidad de sus indicaciones. Es uno de los primeros instrumentos aun en las instalaciones mas modestas de aparatos de meteorología. Las clases y tipos construidos son muchos: ni á enumerarlos entramos. Baste saber que los generalmente empleados son los de Celsius, con graduación de — 30,0 á + 50,0.

Los de máxima y mínima más usados, se construyen de alcohol ó creosota y del sistema que vamos á describir. El tubo doblado en forma de U, con mercurio en su parte inferior para transportar los índices de vidrio con alma de hierro, indicadores de la máxima (rama derecha) y de la mínima (rama izquierda) por los extremos á que llegaron ambos en las veinticuatro horas de observación. Dichos índices permanecen inmóviles donde fueron llevados por el mercurio, merced á pequeños resortes que frotan la pared, y pueden llevarse á ponerlos en contacto con el mercurio, por la acción de un imán. La rama considerada como depósito del líquido, va llena por completo, á diferencia de la otra que tiene una cámara de aire con vapores del líquido para contener el resultante de sus dilataciones. Bien considerado, no es otra cosa que un termómetro más ó menos complicado en su construcción, con doble escala termométrica, la superior (derecha) para las máximas, y la inferior (izquierda) para las mínimas. La inmovilidad de los índices, conseguida por las espirales de vidrio, sólo se destruyen por la acción impulsiva del mercurio ó del imán. Todas las mañanas se monta el termómetro para registrar las extremas de las veinticuatro horas siguientes, corriendo los índices hasta colocarlos en contacto con el mercurio.

Si se admite como temperatura media del día la de sus extremas, se ve coincide por lo general con la observada á las ocho de la mañana. Esta circunstancia ha de tenerse muy presente para la comprensión del funcionamiento de las instalaciones previsoras del tiempo, como hemos de ver pronto.

Los termómetros llamados metálicos se construyen utilizando el principio de la diferente dilatación de dos metales que soldados en toda su longitud forman las dos mitades de una barra. Así, por ejemplo, un metro de una barrita de hierro se dilatará un milímetro cuando pasa de 0° á 100°; y otra igual de zinc se alargará 3 milímetros con igual amplitud termométrica; y soldados á lo largo de toda su longitud, esos efectos particulares á cada metal, ocasionan variaciones sensibles en la forma que se da á la barra compuesta.

El termómetro metálico de Pfister y Hermann, representado en la figura 3, se halla constituido por la espiral de zinc y de hierro, sujetada en su extremidad interior en situaciones variables á voluntad, por medio de los tornillos de corrección superiores, y fijada por el inferior central. La