El Progreso agrícola y pecuario (1903-02-07 00:00:00), página 6

ella relacionados, son cuatro, y dependiendo de los mismos todo ó la mayor parte del ingenioso mecanismo puesto en práctica por el constructor de Getttingue para adelantar con veinticuatro horas de anticipación el estado del tiempo en una región ó localidad no muy extensa, justo y conveniente ha de ser entrar en la exposición de esos cuatro datos; refiriéndolos por el orden siguiente:

Humedad máxima.
Humedad real ó absoluta.
Humedad relativa.
Punto de saturación ó de rocío.

De la primera baste decir, para traer á la memoria su significación, que representa la cantidad máxima de vapor de agua que un metro cúbico de aire es capaz de absorber á una determinada temperatura, en cuyo caso decimos que el aire está saturado de vapor.

Recordemos que casi representan estas cifras, la presión medida en milímetros de mercurio, de la cantidad de vapor de agua contenido en esa atmósfera, y suele expresarse también bajo la forma de fuerza elástica de dicho vapor medida de aquel modo.

El termómetro del aparato que hoy hemos de describir lleva dos escalas, una la centigrada (izquierda), y otra la tensión ó fuerza elástica del vapor acuoso correspondientes á cada temperatura (derecha), como se ve en el cuadro adjunto:

    TEMPERATURA
    FUERZA elástica del vapor de agua en mm. de mercurio.
    TEMPERATURA
    FUERZA elástica del vapor de agua en mm. de mercurio.

    10
    9
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35

    10	2,1	2,3	3,1	3,5	3,7	4,0	4,3	4,6	5,0	5,3	5,7	6,1	6,5	7,0	7,5	8,0	8,6	9,2	9,8	10,5	11,2	11,9	12,7	13,5	14,4	15,4	16,3	17,4	18,5	19,7	20,9	22,2	23,6	25,0	26,5	28,1	29,8	31,5	33,4	35,4	37,4	39,3	41,5

La segunda humedad, ó sea la real y absoluta, es la contenida en cada momento, en el metro cúbico de aire á la temperatura que se considera; es igual á la anterior, en los casos de completa saturación del aire atmosférico; y siempre, la que corresponde al punto de rocío, como veremos más adelante.

Por esta razón, para conocerla, se comienza por averiguar el mencionado punto de saturación ó de rocío, ó también la humedad relativa.

Ésta, como su nombre indica, es la resultante de referir á 100 la relación de las dos anteriores, la absoluta y la máxima. Úsase con frecuencia para representar el llamado estado atmosférico, por dar una idea fiel y exacta de la capacidad de saturación del aire. Se obtiene, como se sabe, dividiendo las referidas humedades previamente halladas y multiplicando el cociente por 100. El aparato que pronto describiremos la da directamente por la indicación de una escala experimentalmente hallada. Ya vemos que, poseyendo esta humedad relativa y la máxima, datos ambos que los da el aparato de referencia, también tendremos la humedad absoluta, y con ella podríamos, por medio del termómetro ó el cuadro antes copiado, tener el punto de saturación ó de rocío.

Pero los constructores lo adquieren para la graduación de sus aparatos, mediante una placa pulimentada y un termómetro bastante sensible, colocados ambos en atmósfera reducida: por procedimientos ingeniosos consiguen el enfriamiento de ese espacio ó atmósfera limitada, la cual deja depositar el vapor de agua que ya no puede absorber á las temperaturas á que se le va colocando, bajo la forma de rocío que empaña la superficie brillante de la placa testigo: en ese momento, hecha la lectura del termómetro que la acompaña, se tiene la temperatura á que pasará á ser humedad máxima, la absoluta ó real de la atmósfera que consideramos. No es del caso entrar en más detalles pertinentes, á conseguir este dato con todos los requisitos exactos exigidos para su empleo y uso; bastará para su recuerdo lo que antecede. Conócese directamente, por medio de la doble escala del termómetro anterior, si se tiene la humedad absoluta, pues como es la temperatura á la cual la humedad existente en el aire, la real, pasa á ser máxima, allí tendremos enfrente lo buscado.

Es decir, que con la temperatura del ambiente, tendremos la humedad máxima del mismo, y con la representativa de su punto de saturación ó de rocío, la absoluta. Con esas dos humedades fácil nos es hallar la relativa; así como poseyendo ésta, buscar la absoluta sin intentar conocer el punto de rocío.

VI

Polímetro.—Pues bien, todos esos datos los suministra el instrumento para el cual hemos anticipado lo que llevamos dicho, el higrómetro fijo ó polímetro de Lambrecht representado exteriormente en la figura 1.

La parte superior muestra el termómetro ya conocido, con las dos escalas. La de la izquierda contiene los grados centígrados y la de la derecha la humedad máxima. La esfera de su parte inferior lleva un tridente por aguja, marcando sobre dos graduaciones, en la inferior la humedad relativa y en la superior la escala llama-