El Progreso agrícola y pecuario (1903-01-31 00:00:00), página 4

capilaridad no debe preocupar cuando se poseen barómetros buenos, como ya hemos dicho: la anchura del tubo donde llega la superficie superior del mercurio evita la formación del menisco.

Todas las lecturas, si han de servir como observaciones científicas, se han de reducir á o grados. De lo contrario, no podrían compararse entre sí las tomadas á diferentes temperaturas. Aumentando ésta, el mercurio se dilata haciéndose más ligero específicamente y acusando mayor altura por sola esta circunstancia. De no disponer el instrumento de un termómetro con dos graduaciones como decimos más arriba, la centígrada y la de los milímetros á restar ó sumar á la altura barométrica hallada, según la temperatura del mismo termómetro, la fórmula empleada es:

\[
b = \frac{B}{1 + 0,00048 t}
\]

en la cual \( B \) y \( t \) representan la lectura directa del barómetro, la corregida y la temperatura, respectivamente.

La última corrección barométrica para reducir la altura ya corregida de temperatura que, como la de capilaridad, si esta fuera precisa, debe preceder á ella, consiste en añadir á la lectura, resultante la diferencia que darán dos observaciones simultáneas hechas en el punto que se considera y al nivel del mar. Sin esta corrección, tampoco serían comparables los datos recogidos para formar las isobares.

Así se llaman, como se sabe, las curvas formadas sobre un mapa, uniendo todos los puntos de igual altura barométrica en un momento dado. Estas cartas isobáricas, repartidas por los centros meteorológicos que cuentan con medios para poseerlas, dan cuenta por una ligera inspección, de la repartición de las presiones atmosféricas. Se confec- cionan uniendo á las del día, puesto que son cuotidianas, las del anterior, con trazo distinto. Los puntos que acusan una situación barométrica más elevada, disfrutan, por lo general, de un tiempo seco, sereno y vientos débiles; mientras que en las comarcas donde se registren las mínimas de presión, el tiempo es húmedo, malo y tempestuoso. Permiten aparte otros ulteriores propósitos, prever por lo menos, cuáles serán las principales direcciones de las corrientes atmosféricas, así como el estado meteorológico que ellas llevan consigo. El aire se dirige, de ordinario, de los puntos de presión atmosférica más elevada hacia aquellos que la tienen más baja. Conviene conocer asimismo, la amplitud y rapidez de las oscilaciones.

La referida corrección consiste, como llevamos dicho, en aumentar á las lecturas del barómetro los milímetros de mercurio que representen la altitud del lugar de la observación sobre el nivel del mar, convirtiendo de este modo á todas ellas en lecturas hechas sin la influencia de las alturas, para que sea fácil descubrir en las mismas la influencia nada más de las circunstancias reinantes en ese mar atmosférico que nos envuelve.

Para facilitar la corrección de altitudes se emplea la tabla dada á continuación, calculada, teniendo en cuenta las fórmulas aplicables al caso, de Laplace y Babinet. El ejemplo de una altura barométrica leída en el Observatorio de Madrid, reducida por este medio al nivel del mar, bastará para comprender su uso; siendo esa lectura de 700 milíme- tros, y hecha ya la corrección de temperatura por tratarse de un barómetro de mercurio, pues en otro caso hay que atenerse á la temperatura del ambiente para buscar la corrección, vemos que la cifra que se halla en el encuentro de estos dos datos, o y 700, es 11,4 y representa el número de metros que habrá que recorrer verticalmente para variar un milímetro la altura barométrica. Por consiguiente, á Madrid (Observatorio) correspondería 655 : 11,4 = 57,54 milímetros, que tendrán que añadirse á los leídos, ó sean 757,54 milímetros.

Cuadro que sirve para referir la altura barométrica al nivel del mar.

    Temperatura férica
    LECTURA DIRECTA

    760	750	740	730	720	710	700	690	680

  -5°	10,3	10,4	10,6	10,7	10,9	11,0	11,2	11,3	11,5

  0°	10,5	10,7	10,9	11,0	11,1	11,3	11,4	11,5	11,6

  +5°	10,7	10,9	11,0	11,2	11,3	11,5	11,6	11,7	11,9

  10°	10,9	11,1	11,2	11,4	11,5	11,7	11,9	12,0	12,1

  15°	11,1	11,3	11,4	11,6	11,7	11,9	12,0	12,2	12,3

  20°	11,4	11,5	11,7	11,8	12,0	12,2	12,3	12,5	12,6

  25°	11,6	11,7	11,9	12,0	12,2	12,4	12,5	12,7	12,8

  30°	11,8	11,9	12,1	12,2	12,4	12,6	12,8	13,0	13,1

  35°	11,9	12,1	12,3	12,4	12,6	12,8	13,1	13,3	13,4

Con estos elementos pueden construirse cuadros para los distintos puntos donde se hallen los barómetros, transformando las cifras de éste por las halladas, según más arriba vimos.

Cuando puede prescindirse de una gran exactitud, se facilita esta operación usando un cuadrante reductor análogo á la muestra del aneroide descrito á continuación. La mitad de la derecha lleva las lecturas directas, sobre las cuales se coloca la punta de una flecha, en cada caso particular, y en la otra mitad de la izquierda aparecen las correjidas de altura, indicadas por la extremidad de otra flecha que forma con la anterior un ángulo invariable para cada punto de observación.

Figura 1.a

Pero de no exigir la observación el grado de exactitud dado por los barómetros de mercurio, se emplean los llamados metálicos (aneroídes u holostéricos), que, como se ve por la figura 1.a de su exterior, da la aguja ó flecha de la