El Progreso agrícola y pecuario (1900-10-22 00:00:00), página 8

Las de agua son por lo general grandes, de madera, forradas de plomo. Las hay pequeñas de vidrio ó de gres. Las de mercurio son de mármol ó de porcelana. La cuba de mercurio llamada de Bunsen sirve para las determinaciones endiométricas.

Digestores.—Son vasos de vidrio cerrados herméticamente, formando dos cuerpos, como se ve en los más comunes (fig. 10), encerrando el inferior una sustancia ávida de la humedad, como el ácido sulfúrico concentrado, el anhídrido fosfórico, el cloruro de calcio, etc.

Figura 10.
Digestores y extractores ó aparatos de loción.—Sirven para quitar á una sustancia sus principios inmediatos, valiéndose para ello de disolventes apropiados. El extractor más sencillo es el aparato de loción de Robriquet (fig. 11). El di-

gestor de Payen (fig. 12) es de los más usados; el disolvente evaporándose constantemente, sus vapores se condensan en la parte fría del apa-
rato, y cae el líquido sobre la sustancia que se quiere analizar.

Gasómetro.—El de Regnault es de los que más se emplean en los laboratorios (figura 13).
Para cargarlo se cierra el orificio inferior V y se abren las llaves a, t y T; la cuba C se llena de agua, la cual, al pasar al recipiente inferior, desaloja el aire, que sale por las llaves a y T; cuando aparece el agua por esta última, se ha llenado ya el gasómetro; entonces se cierra este orificio de salida, después las otras dos llaves y, por último, se abre el orificio V. Sale por él un poco de agua hasta que el equilibrio se establece entre el aire atmosférico y el agua del interior del gasómetro; entonces se halla ya en disposición de recibir el gas, l'ara lo se introduce por el orificio inferior V el tubo delgado que conduce el gas; éste, por su menor densidad, sube á la parte superior del gasómetro, y no hallando salida, se almacena y desaloja un volumen igual al suyo de agua, que se escapa por la parte que deja libre el tubo de desprendimiento al penetrar por el orificio V.

Una vez lleno el gasómetro, se cierra la abertura V, y cuando se quiera emplear el gas, se echa agua en el recipiente c, se abre la llave t, y la presión de la columna de agua, que se establece por el tubo de la llave t comprime el gas, obligándolo á salir por el grifo T. Mientras está funcionando debe conservarse lleno de agua el recipiente c.

Máquinas para hacer el vacío.—Para hacer el vacío se emplean en los laboratorios las trompas de mercurio trabajando con una corriente de agua á la presión de algunas atmósferas; y caso de que esto no fuera posible, debe preterirse la máquina neumática de mercurio de Alvergnat, ó la trompa de Sprengel, modificada por Sainte-Claire Deville.

Reguladores de gas.—Estos reguladores sirven para obtener temperaturas constantes. El mecanismo de estos reguladores se funda en la compresión que todo líquido, agua, mercurio, etc., ejerce, dilatándose por el calor, sobre las membranas de caucho que sirven de obturadores á la entrada del gas; ó también en la misma dilatación del líquido que cierra gradualmente el tubo que conduce el gas. En otros reguladores se sustituye la fuerza de dilatación de los líquidos, por una compresión graduada ejercida sobre las membranas, con pesos, vapor de agua, ó la dilatación de los gases.

El regulador que más se usa es el de Schössing (fig. 14). Colocando en el ambiente cuya temperatura se va á regular, su recipiente de mercurio, éste se dilata y eleva verticalmente en el tubo que termina por un embudo, con llave también de vidrio, y que permanece abierta hasta conseguir la temperatura deseada; entonces se cierra la llave, y á partir de este momento, la dilatación del mercurio tiene lugar lateralmente por la rama que el tubo de vidrio lleva soldada normalmente á su dirección, resultando de este modo, que la presión se efectúa sobre la membrana de caucho que cierra el extremo de este tubito lateral. Esta membrana se dilata lo bastante para ir cerrando poco á poco la salida del gas por el extremo del tubo E, lo cual determina un descenso de temperatura y como consecuencia, la contracción del mercurio, que permite á la membrana de caucho volver á tomar su posición primitiva, pasar mayor volumen de gas, y de este modo restablecerse otra vez el equilibrio.

Vasos graduados.—Se emplean para medir los volúmenes de los líquidos y de los gases; según su forma, en el primer caso se llaman probetas, matracas ó copas; y en el segundo, campanas, ó tubos.

Debe haber en los laboratorios diferentes colecciones de probetas, matracas y copas graduadas, donde se puedan medir volúmenes desde 0,1 hasta 1.000 centímetros cúbicos.

Las campanas para gases también deben ser de diferente capacidad; las hay de 50, de 100 y de 200 centímetros cúbicos.

También son muy necesarias las probetas desecadoras con tubulatura inferior.

Lampara de esmaltar.—Este aparato es indispensable en todo laboratorio, porque sin él no es posible tratar el vidrio, doblar convenientemente los tubos para montar los aparatos. Consiste, en esencia, de un mechero colocado sobre una mesa, bajo la cual va el fuele, que se mueve con pedal. El aire conducido por un tubo, sale por el extremo añadido de éste, que puede recubrir distintas posiciones para variar la dirección del dardo. Cuando hay gas, se emplea un pico de Bunsen con dos tubulaturas, una para el gas y otra para el aire.

Precauciones que deben observarse para calentar el vidrio.—Los tubos calentados bruscamente, se quebraban sobre todo cuando son muy gruesos. Para evitarlo es preciso calentar el tubo poco á poco, basta por último aumentar la elevada temperatura del dardo de fuego ó de la llama. Cuando el tubo ha adquirido la forma que se desea, debe procurarse un enfriamiento rápidamente para que no se quiebre.

Manera de cortar el vidrio.—Para partir un tubo por determinado sitio, con una lima triangular ó una hoja de acero bien templada se practica una señal ó anillo circular, y en su sentido, perpendicular al eje del tubo, se da un pequeño golpe que lo separa en dos partes. También se puede aproximar al círculo hecho, la extremidad de un carbón puntiagudo y bien encendido.

Con este objeto se emplea el carbón especial llamado Berzelius, que se prepara del siguiente modo:

a) Se disuelven 40 gramos de goma arábica en 100 centímetros cúbicos de agua destilada, añadiendo luego más agua hasta completar un volumen de 100 centímetros cúbicos.
b) Trátense 16 gramos de goma adragante con agua hervida hasta disponer de un volumen de 125 centímetros cúbicos.
c) Disuélvase 8 gramos de estoraxa calamina en 20 gramos de alcohol de 0,83.
d) Se disuelven 16 gramos de benjui en 13 gramos de alcohol de 0,83.
Mézclense las soluciones a y b, después se le añaden las c y d, removiéndolas perfectamente con varilla de vidrio.
En seguida se echa en la mezcla 100 gramos de carbón de encina, finamente pulverizado y cribado por el tamiz de mallas de 0,600. Todo