Gaceta agrícola del Ministerio de Fomento (), página 186

Es el viento hay que determinar su direccion y su intensidad. Para la direccion hay en el observatorio de Montsouris un anemómetro que en vez de llevar una veleta ordinaria, tiene dos ruedas de aspas inclinadas, las cuales van en un eje horizontal, que por un mecanismo sencillo transmite la posicion giratoria á una especie de martillo, el cual se orienta constantemente en la direccion del viento reinante. Este martillo descansa sucesivamente en ocho sectores de circulo, separados entre sí, y que corresponden á las ocho direcciones principales de lo que ha solido llamarse rosa de los vientos. A veces se apoya en dos sectores inmediatos, lo cual indica una direccion intermedia en el viento reinante, con respecto á los sectores correspondientes. Hay ocho alambres que van desde el aparato anotador á los sectores, y un noveno que trae desde la pila electrica una corriente al eje vertical: el circuito se cierra en un sector, ó en dos á la vez; los ocho alambres comunican con otros tantos punzones sobre el cilindro indicador, y al cerrarse el circuito marcan uno ó dos punzones una ó dos señales en dicho cilindro. La corriente se cierra cada diez minutos, pues bastan las señales al cabo de plazos tan cortos y se evitan así confusiones y complicaciones.

La intensidad del viento se mide por una indicacion de velocidad que se hace de tal suerte que el circuito no se cierre hasta que un molinete circular haya dado un número de vueltas, equivalente á un kilómetro de longitud: cuando el viento es muy rápido el molinete especial del anemómetro de Robinson gira con mucha rapidez, y por consiguiente, acaba muy pronto un kilómetro de longitud y se cierra el circuito: el punzon ad-hoc es atraido entonces por un electro-iman y hace una señal en el cilindro anotador. Cada milímetro trazado en el cilindro, corresponde á un kilómetro recorrido por el viento en el espacio: como se conoce tambien el tiempo empleado, queda determinada la velocidad. El cilindro anotador de este aparato tarda varios dias en efectuar una revolucion.

Respecto de aparatos magnéticos y eléctricos, he de ser muy breve. Los aparatos magnéticos suelen llevar un espejito en el extremo de la aguja, el cual refleja la imagen de una llama de gas, pues generalmente se hallan en los sótanos ó sitios oscuros, sobre una cinta de papel fotográfico, animada de un movimiento uniforme de traslacion, y marca sobre ella una línea sinuosa que dá idea de las oscilaciones de la aguja. Hay aparatos para apreciar las variaciones en declinacion, inclinacion é intensidad de la aguja magnética; pero no puedo molestaros más con tantos detalles.

En cuanto á los aparatos destinados á medir la electricidad atmosférica, siguen usándose electrómetros ya conocidos, si bien los hay tambien anotadores, parecidos, en los medios auxiliares, á los magnéticos.

Dispensad si me he entenido quizá demasiado en estas descripciones de los aparatos anotadores. Sé que no es fácil dar idea de los mismos por simples indicaciones; pero si alguno de los que me escuchan no tenia conocimiento de ellos, creo que se habrá formado, si no una idea completa, al menos como un bosquejo de lo que son; y de todas suertes habrá podido comprender que de lo que se trata es de construir mecanismos automáticos que fijen y marquen las observaciones. Estos aparatos marchan con regularidad, no exigen que el observador vaya á horas determinadas; demandan, sí, vigilancia sobre sus órganos, pero el meteorologo puede descuidarse durante una noche entera, por ejemplo, y sabe que al dia siguiente todo ha de quedar dibujado. Y á este propósito recuerdo que una persona que me escucha, astrónomo del