分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：什么仪器可以测量流明值？RT，国内是否可以采购到这样的仪器？ 
RT，国内是否可以到这样的仪器？
回答：光通量：光源以波的形式辐射能量。 我们用通量来形容光能，光通量是对光源发射或是表面接收光能流量的测定。 通过估算与标准眼睛相对应的光度效率的辐射，从辐射通量得到光通量的数值（CIE标准光视效率函数，Vλ）。单位是流明(lm).lm = 683 x W (Watt) x V λ要测量流明值，正式的测量仪器是积分球。也叫光通量计。光通量计：光通量测量可以得到光源发射的所有可见光的能量。通过使用积分球，将光源发射的能量汇聚到传感器上，以便测量。通常情况下，积分球要足够大，才能容纳待测光源，而且积分球越大，在测量不同光源时的误差也就越小。举个简单的例子，以一盏小的白炽灯作为标准，在直径为2.5米的积分球内校准一根1.5米长的灯管，所产生的误差是将灯管放置在直径2米的积分球内所产生误差的一半。对此种积分球的校准，通过可溯源至国家标准的标准光源来进行。一个高质量的积分球，要求球体尽量圆整，其内腔的涂层投入也很大，并且通常是需要根据光源的具体测量应用来定制。因此，作为普通用途的光通量计数量非常有限。