分类：烦恼
问题：压力表安装时，接头拧不下去是什么袁颖？ 
压力表安装时，接头拧不下去是什么袁颖？
回答：1、生产厂家将接头螺纹提供错了，如大连某用户合同中要求的接头螺纹是M20×1.5，而生产厂家提供的接头螺纹是G1/2,这样G1/2的外螺纹很明显然宁不进去M20×1.5的内螺纹中。2、用户在订货中，将压力表的接头螺纹写错了，如青岛某用户是以家合资，在中国生产产品，为符合中国国情，将压力表的接头连接螺纹改为公制螺纹M20×1.5，由于疏忽，压力表安装座上的内螺纹没有改过来，还是用原设计中的ZG1/2管螺纹，这样，M20×1.5的外螺纹就是宁不进去ZG1/2的内螺纹中。3、虽然内外螺纹是一致的，但如果内螺纹或外螺纹的加工不良，如内螺纹的扣小或外螺纹的扣大，都可能造成接头拧不下去。这种情况的判方法有2个：一是用螺纹环规或螺纹塞进行检查，若通规（通端）能进去，就是合格的，若通规（通端）过不去，就是不合格的。二是用卡尺检查内螺纹的内径或外螺纹的外径（仅适用于直扣螺纹）。4、压力表接头上螺纹被磕伤、碰伤、造成齿尖磕平、翻角，均有可能造成接头拧不下去。这种情况，只要用对应的螺纹板牙过一下即可解决，或用小锉将翻角处锉平即可解决。若是使用过的压力表，在检修时，接头拧不下去，最常见的是在压力表初次安装时，由于内、外扣不一致或接头没有垂直旋入而将接头强拧入，而造成外螺纹扣崩缺、磨秃，螺纹扣乱以及乱扣现象。