分类：健康-五官科-口腔科
问题：口腔x光机曝光后没图像是怎么会事 
x光机曝光后没图像是怎么会事
回答：1. X光机X光机有三参量：千伏（KV），毫安（mA）, 曝光时间（S）。这三个量有着不同的物理意义：a) 千伏值（KV）决定拍摄的穿透力。千伏值（KV）越大，所能拍摄的组织厚度越厚（对胖人的拍摄效果才能越好）。b) 毫安值（mA）决定X光片成像的密度（或黑白对比度）。毫安值（mA）越大X光片的黑白对比度才能越大，X光片所表现的内容才能越丰富。目前口腔X光机毫安值（mA）的国际标准应在7mA—10mA。用于胃肠X光机的国际标准应为500mA--800mA（国外500mA以下的胃肠X光机早已停产）c) 曝光时间（S）决定X光线的剂量（也就是控制电子数的多少）2. 拍摄后牙时的厚度我们脸部肌肉的密度非常大，拍摄后牙时的厚度要比我们手掌最厚的部位还要厚出三分之一。从以上两方面的原因分析后牙拍摄的问题，图像发白是由于X光机的毫安值（mA）不够，X光片的对比度差（国际标准应在7mA—10mA，配合X线数字成像系统的进口X光机的毫安值为4 mA）；后牙的图像拍不到（摆位正确）是由于X光机的千伏值（KV）不够，没能穿透所拍摄的部位（生产厂家为了延长X光管的使用寿命，降低故障率，降低维修成本，出厂时调校的最大功率要低于说明书的最大功率，这样千伏值（KV）也就降低了）。以上两个问题是后牙拍摄的最主要问题。