分类：生活-生活常识
问题：怎样检测饮用水铅超标．急盼回复．先谢了． 
怎样检测饮用铅超标．急盼回复．先谢了．
回答：   建议送到质检局之类的检测中心，毕竟饮用水中的铅应该控制在0.01mg/L，常规的检测方法是很难精确的，起码还要铅标准品，标准溶液及吸收光谱仪，或者是感?詈想??{質譜等！双硫腙分光光度法测定水质中铅的原理在p H 为 8.5一9.5的氨性柠檬酸盐一氰化物的还原性介质中.铅与双硫腺形成可被氯仿萃取的淡红色的双硫粽铅鳌合物，萃取的氯仿混色液，于510nm波长下进行光度测量，从而求出铅的含量，其反应式为:HI广H C,H, 夕IN一N 一H/Pb'+ +2S二二C\叮~-叫，. 5二二CC,H, C,H ,! lN ，N二二N\P b1' \C= S+2H +步骤7.1 测定7.1.1 显色萃取向试 份 (含铅最不超过3049，最大体积不大于loomI ) 加人lomI 硝酸(4.3.1)和50MI 柠檬酸盐一氮化钾还原性溶液(4.6)，摇匀后冷却到室温，加人loml双硫棕工作溶液(4.12)，塞紧后，剧烈摇动分液漏斗30s，然后放置分层。7.1 .2 吸光度的测量在分 液 漏 斗的茎管内塞入一小团无铅脱脂棉花，然后放出下层有机相，弃去1一2m1氯仿层后，再注人lomm 比色皿中，在510nm 测量萃取液的吸光度，测量前用双硫粽工作溶液(4.12)将仪器调零(注意:第一次采用本方法时应检验最大吸光度波长，以后的测定中均使用此波长)，由测量所得吸光度扣除空白试验吸光度再从校准曲线上查出铅量。然后按8.1的公式计算样品中铅的含量。7.2 空白试验