分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：整流滤波后为何还能测出交流量700V呢整流滤波后测直流电流310 
整流滤波后测直流310V，而用交流档测有700V左右交流量，为什么？
回答：交流电压表也是在表内整流后测量，一般是半波整流，其测量要经过有效值转换。直流如果极性正好与整流极性相同，就会造成电压测量大于直流2倍以上（半波的原因）。你在交流档测直流电压，并把表笔对调就可以看出问题原来是这样。去试试吧。对调后交流档测不出直流电压（二极管反向）。