分类：教育/科学-理工学科-物理学
问题：电压表和电流表怎么估读数据？记得以前高中时候老师说过只有当精确度 
记得以前时候老师说过只有当精确度的小数点最后一位是“1”的时候才能进行估读。也就是当精确度为0.02A这样的情况不能估读。按最接近的一个刻度来读。请问具体是不是这样的情况呢？说说关于电压表和电流表估读的问题。
回答：读数后的数值是准确值和估计值的结合体，准确值很好确定，关键是估计值，估计值是指离指针最近的数值和最小刻度值
1.电流表有三个接线柱一正两负，0~0.6A（最小分度值为0.02）和0~3A（最小分度值为0.1）

2.电压表三个接线柱，一个负接线柱，两个正接线柱
测量时根据电压大小选择量程为“15V”时,刻度盘上的每个大格表示5Ⅴ，每个小格表示0.5V(即最小分度值是0.5Ⅴ)；量程为“3Ⅴ”时,刻度盘上的每个大格表示lV，每个小格表示0.lV(即最小分度值是0.lⅤ）。 


①选择的接线柱是0~0.6A最小分度值0.02已经精确到百分之一，所以不需要估计值

②除了电流表一个接线柱为0~0.6A最小分度值0.02以外，其他都是精确到0.1位所以都需要估计值

③估计值：当指针不在刻度线上，在两线之间，估计占一格的几分之几，如1/2；1/3；1/4；1/5；或3/4；2/5等等。换算为读数。