分类：教育/科学-理工学科-物理学
问题：绝缘子测试仪的原理是什么？怎么测量绝缘子的分布电压？ 
绝缘子测试仪的原理是什么？怎么测量绝缘子的分布电压？
回答：SX-15 型表采用静电式结构，测量绝缘子两点之间电位差，将被测电压变成电场进行测量。因而阻抗高，对于被测量系统的影响最小。被测出的信号经内部放大处理，最后以电压值的形式，由 LCD 数字显示输出。如果某一片绝缘子的电位差为 O 时 , 则该片绝缘于为零值绝缘子。如果测 试中某一节是标准值 50% 时说明其是劣化绝缘子。根据所测的数据还可以绘制 绝缘于分布电压图。用来进下一步判断劣化绝缘子。
参照厂家提供的装配图，组装好绝缘子测试仪。用 M6 螺丝将 SX-15 表装于绝缘操作杆上，杆的长度应符
合带电作业的规定。连接好插头，打开开关，有液晶显示便可工作。调整探头，使接触杆与被测绝缘子的悬挂方式对应，能顺利地接触到被测绝缘子两端的金属部分，读数的单位为 kV