分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：HT20砖回弹仪应该怎么用？怎样操作 
HT20砖回弹仪应该怎么用？怎样操作
回答：正确使用与操作回弹仪才能取得可靠的测试效果。
1．在测试过程中回弹仪的轴线应始终垂直于砂浆表面，将回弹仪的弹击杆顶住砂浆表面，轻压回弹仪使按钮松开弹击杆伸出仪壳，并使挂钩挂上弹击锤。
2．将已伸出的弹击杆对砂浆表面均匀施压，待达到即将脱钩时，调整好回弹仪对测试表面的垂直度再轻微施压使弹击锤脱钩进行弹击，重复上述动作，在一个测点上连续弹击三次，且不能移位，然后读取记录第三次在刻度尺上标示的某一回弹值，如条件不利于读取回弹值时可按下按钮，锁住机芯，将回弹仪移离墙体砂浆表面，再读取回弹值。
3．将弹击杆重新伸出，恢复正常状态，以备下一点测试之用。
4．每次测试时均应按上述要求重复进行操作。