分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：请问钳形接地电阻测试仪的测量原理是什么？越详细越好。 
请问钳形接地测试仪的测量原理是什么？越详细越好。
回答：   ETCR2000钳形接地电阻测试仪的基本原理是测量回路电阻。仪表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号，并在被测回路上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流1。仪表对E及1进行测量，并通过下面的公式即可得到被测电阻R：

    因此，ETCR2000只能测量回路电阻。这似乎是它的一个局限性。但是，只要用户能有效地利用周围的环境，ETCR2000就能测量绝大部分的接地系统。

    ETCR2000钳形接地电阻测试仪详细的产品特性和一些技术参数可以参考武汉华天电力网站