分类：教育/科学-理工学科-物理学
问题：万能表中，直流电流的测量？我想用它来测1.5V的小电池电流，18 
我想用它来测1.5V的小电池电流，1800mah的电池电流，12V7A的摩托车电池电流。我不会测，请高手指教哦，谢谢？
回答：你想用万能表测量直流电流，我提醒你注意以下几点：1.必须使用直流电流档.2.必须使电流从“+”端流入万用表。3.先用最大量程。4.先要试触看是否合适，如确实过大再减小一档，再试触。再调整。5.必须注意，你所说的想用它来测1.5V的小电池电流，1800mah的电池电流，12V7A的摩托车电池电流。都是电源，一般情况下，不允许把电流表直接接到电源的两极测量电流，这样做可认为是电源短路，会损坏电源，特别是12V7A的摩托车电池这样测难免造成损坏，1800mah的手机电池这样测也很危险，1.5V的小电池价格低廉，勉强可以，但时间必须极短，我实验过。所以一般要串联一个合适的电阻，但串联了电阻以后，所测出的电流已经不是电源的电流了。所以你想用它来测1.5V的小电池电流，1800mah的手机电池电流，12V7A的摩托车电池电流并无多大意义。6.一般情况下，测量前最好能估计一下电流的大小，可按I=E/（R+r）计算（这里忽略了电流表内阻），但毕竟还是估计，所以还是要试触。其实，除了要防止损坏万用表外，还要防止损坏电源。我不是高手，但我多次用过，因为我修理过约500台黑白电视机了，我经常测量黑白电视机里面的1.2A 电流，我一般都是迅速点一下就离开。所以我提醒你注意上述问题。若有不妥，请各位指正。