分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：蓄电池内阻仪的描述，功能，技术参数 
蓄电池内阻仪的描述，功能，参数
回答：一、产品概述 深圳普禄科PITE3915内阻仪采用最先进的交流放电测试方法，能够精确测量蓄电池两端电压和内阻，并以此来判断蓄电池电池容量和技术状态的优劣。客户可以根据自身情况选择按键操作和液晶触摸两种操作方式。它既可以对蓄电池进行成组测量，也可以进行单节测量。  二、产品使用范围    用于通信行业蓄电池的内阻测试，电压测试，容量估算。           作为新电池配组时内阻匹配的依据。在放电前后测试蓄电池内阻用于鉴别真实落后电池。 三、产品特点智能化、数字化，全中文操作菜单、准确测量、操作简单。重量不超过0.5Kg，手持式与腰跨式双重设计，单人操作，全程自动测量。           满足各种电池内阻检测标准，必须收录齐全的蓄电池内阻参数，并能根据不同电池自己定义蓄电池标准内阻。       测试方法简单，不会影响蓄电池的工作状态，也不会产生安全隐患。仪表本身可大量存储测试数据，并能在仪表上进行结论性查询和分析，也可将蓄电池测试数据用U盘导出到计算机软件中生成图表和曲线进行分析。测试报表可以方便的导入Excel和Word文件，并以指定的格式打印成报告，方便管理，以减少工作量。           四端多用途测试夹，集测试夹、探针等功能于一体，能够适应98%以上的电池连接安装方式和电池极柱形式。四、产品功能电池测试中有单节测量功能和成组测量功能。示波器功能。在有需要的时候可以随时随地使用示波器数据管理，数据查询，数据删除，转存U盘。  可以在仪表上面直接查看数据结果，对现场判断提供可靠及时的数据支持，可以将数据存储到U盘，方便携带。系统管理，时钟设置， 计量校正，系统参数设置，程序更新。  将正确的时间设置显示在仪表上以方便工作，仪表提供自主校正功能，方便自主进  行比对校准。更新程序功能简单方便，软件管理功能   分析软件必须免费提供终身升级服务  五、技术参数         项目  参数测量范围  内阻：0.0mΩ--100mΩ     电压：0.000v--16v最小测量分 辨 率  内阻：0.01 mΩ            电压：1mV测量精度  内阻：±2.0%rdg±6dgt     电压：±0.2%rdg±6dgt显 示 屏  240×320 24bit 3.5寸TFT LCD + 触摸屏尺    寸  190mm×100mm×30mm重    量  0.5KG内存容量  16 M字节FLASH工作电源  可充电锂电池，充满可工作5~6小时外接电源  AC100~240V/DC8.4V-1A 电源适配器/充电器通讯接口  USB接口（可插接U盘）