分类：电子数码
问题：示波器通电后，指示灯亮，但显示屏上没有光点，扫描基线，这时应调节? 
示波器通电后，指示灯亮，但显示屏上没有光点，扫描基线，这时应调节哪些开个和旋钮？
回答：1、是通道的基线偏移过大，就是说，现在的0电平不在屏幕中心！这种情况可以把示波器的耦合打到GND的方式，触发方式为AUTO，此时调节垂直位移旋钮，将基线调节到屏幕的中间位置在测量信号。
2、同样，如果此时你的垂直灵敏度过低，信号的DC电平过大，也是观测不到信号的，这时候可以调节垂直位移，看看能不能将信号调到屏幕的显示位置，或者将基线调到中心后，输入耦合打到AC方式，看看有没有信号
3、触发电平不对，就是信号没有触发，调节触发电平看看有没有显示（如若，您对我的答复满意，请点击左下角“好评”，谢谢您的采纳。）