分类：电子数码
问题：谁有数字跟模拟示波器的使用介绍？ 
谁有数字跟模拟示波器的使用介绍？

回答：模拟示波器的使用方法模拟型示波器显示波形及波形稳定的原理显示波形原理：当被测信号接适应症示波器Y轴即示波管的Y轴偏转板，例如正弦电压，若X轴不加交变信号，从电子*射出的电子束在垂直方向随时间作正弦式上下往返，一般由于频率较高，看到的实际就是一条直线。同理若只在X轴加有交变信号，看到的就只是一条水平亮线。只要是示波器，机内都有一个锯齿波信号电压发生器，它的作用是专门可提供加在X轴，随着锯齿波电压从低至高成正比变化，使得电子束从左至右在水平方匀运动，然后随信号的变化立刻回到左边，开始另一次从左至右的匀速运动，所以称为扫描运动，相应的称为扫描信号，这相当于在示波器置X为时间轴，在它的作用下，Y轴原来直线的正弦信号被展开，若每扫描一周期，Y轴信号也刚好变化一个周期，不管频率多高，因为每次扫描都走相同的路径，屏幕上就是一个完整的被测信号波形。同理可知当T扫=nTy或fy=nf扫(n=1,2,3……)荧屏将显示n个完整的Y轴信号波形，若fy≠nf扫或fy下面将详细讲述示波器种类、型号很多，功能也不同。数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型号的示波器，只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能。2.1荧光屏荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线，指示出信号波形的电压和时间之间的关系。水平方向指示时间，垂直方向指示电压。水平方向分为10格，垂直方向分为8格，每格又分为5份。垂直方向标有0%，10%，90%，100%等标志，水平方向标有10%，90%标志，供测直流电平、交流信号幅度、延迟时间等参数使用。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。2.2示波管和电源系统1.电源(Power)示波器主电源开关。当此开关按下时，电源指示灯亮，表示电源接通。2.辉度(Intensity)旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度。观察低频信号时可小些，高频信号时大些。一般不应太亮，以保护荧光屏。3.聚焦(Focus)聚焦旋钮调节电子束截面大小，将扫描线聚焦成最清晰状态。4.标尺亮度(Illuminance)此旋钮调节荧光屏后面的照明灯亮度。正常室内光线下，照明灯暗一些好。室内光线不足的环境中，可适当调亮照明灯。2.3垂直偏转因数和水平偏转因数1.垂直偏转因数选择(VOLTS/DIV)和微调在单位输入信号作用下，光点在屏幕上偏移的距离称为偏移灵敏度，这一定义对X轴和Y轴都适用。灵敏度的倒数称为偏转因数。垂直灵敏度的单位是为cm/V,cm/mV或者DIV/mV,DIV/V,垂直偏转因数的单位是V/cm,mV/cm或者V/DIV,mV/DIV。实际上因习惯用法和测量电压读数的方便，有时也把偏转因数当灵敏度。踪示波器中每个通道各有一个垂直偏转因数选择波段开关。一般按1,2,5方式从5mV/DIV到5V/DIV分为10档。波段开关指示的值代表荧光屏上垂直方向一格的电压值。例如波段开关置于1V/DIV档时，如果屏幕上信号光点移动一格，则代表输入信号电压变化1V。