分类：教育/科学-理工学科-物理学
问题：用电流探头接数字万用表测试电流，显示的数值是电流还是电压需要换算? 
用电流探头接数字测试电流，显示的数值是电流还是电压需要换算呢？（注明：探头的换算比是1mV/1mA)   求解
回答：数字万用表测量电流是一个很重要的功能，数字万用表测量电流一般有以下两种测量方法：    1、直接电流测量法：就是将数字万用表直接串到被测上，让被测电路电流直接流过数字万用表内部电路。    2、间接电流测量法：不需要将电路打开并将数字万用表串到被测电路上，间接法需要用到电流钳或电流探头。    如果你要测量电流值超过数字万用表的量程或者现场条件不允许断开电路测量电流，在高电流(通常大于2A)测试，而又不需要很高的精度时，电流钳或电流探头会非常方便。电流钳套住导线测量电流，并将其转换为数字万用表可以处理的值。有两种基本的电流探头：①电流互感器，仅用于交流测量。②霍尔效应型探头，用于测量交流或直流电流。　　电流互感器一般都是用1毫安代表1安培，100安培的电流值就会变为100毫安，这样可以很安全地用数字万用表测量。将导线接到“mA”和“Com”插孔上，并将功能选择旋钮旋转至交流毫安挡。　　霍尔效应型探头使用1毫伏代表1安培的交流或直流值。例如，100安培的交流电流就会转换为100毫伏交流电压。将测试导线连接至“V”和“Com”插孔。将功能选择旋钮旋转至“V”或“mV”挡。此时多用表用1毫伏电压代表1安培电流。    很典型的互感器电流探头像福禄克80i-400，数字万用表用1mA的显示来代表实际的1A信号。很典型的霍尔效应探头像福禄克i1010，可以测试很高的交流或直流电流，它将电流转换为电压信号，1mV的电压显示代表1A实际电流。