分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：微波辐射计的原理、应用？ 
回答：微波辐射计是一门相当新的技术领域，它正处在迅速发展阶段，从电子工程、海洋、地球物理、大气和空间科学等领域中引伸。下面是微波辐射计的一些典型的应用：　　（1）环境应用：沙子潮湿的测量、海洋表面的风速、洪水绘图、大气层温度的轮廓、雪层/冰层的测绘等。　　（2）军事应用：目标检测、监视、目标确认、绘图等。　　（3）天文学应用：行星绘图、银河星系射电噪声目标的测绘、太阳辐射测绘、宇宙黑体辐射的测量等。微波辐射计发展至今，可总结为以下五种基本类型：全功率型微波辐射计，Dicke型微波辐 射计［1］，负反馈零平衡Dicke型微波辐射计［2］，双参考温度自动增益补偿型微波辐射计［3］，数字增益自动补偿型微波辐射计［4］。本文提出的实时定标微波辐射计［5］完全消除系统增益波动和系统噪声波动的影响，技术难度低，是一种新体制的微波辐射计。2　实时定标微波辐射计　　图1为实时定标微波辐射计原理框图。主要由两个射频开关，两个恒温源，射频放大器，本振，混频器，中频放大器，平方律检波器，直流放大器和低通滤波器，A/D变换器，单片机及输出显示等电路组成。两个射频开关完成接收机输入信号在两个参考源和天线之间的转换，两个恒温源提供实时定标的标准温度信号，射频放大、本振、混频、中放完成对信号的放大作用，平方律检波使输入噪声温度与输出电压呈线性关系，直流放大和滤波对低频信号进行放大和积分，A/D变换及单片机对信号进行数据采集、运算及控制开关工作程序。输入开关，它或者把天线端口，或者把参考端口与接收机相连；参考开关，它把输入开关与具有恒定温度为T1和T2的两个参考源之一相连。在很短时间内，接收机的增益及本机噪声认 为基本保持不变，当接收机的输入噪声温度分别为T1、T2和T′A时其输出电压分别为：V1=G(T1+TREC)　　(1) f (5386 bytes)图1　实时定标微波辐射计原理框图V2=G(T2+TREC)　　(2)V′A=G(T′A+TREC)　　(3)　　其中G为接收机的增益，TREC为折合到接收机前端的有效本机噪声。T1和T2为恒温源的有效输出噪声温度，T′A为天线输出口噪声温度。将(1)和(2)代入(3)式可得： f (696 bytes)　　(4)　　每进行一次测量，新采集一次V1和V2，进行一次定标，这样即使在下一个周期内系统的增益G及本机噪声TREC发生变化，它的定标方程也跟着变化，即对接收机系统进行实时定标，达到对信号的准确测量。由方程(4)可以看出实时定标微波辐射计利用天线、高温参考源和低温参考源的输出电压之差，消除本机噪声TREC的影响，又利用电压差的线性组合相除，消除增益G波动的影响，使整机具有良好的稳定性和较高的灵敏度。这种工作过程，实际上是在系统增益和系统噪声慢变化之上进行目标信号测量。可以查看： yqyb/yqyb99/yqyb9906/ m