分类：生活
问题：电能表倒转问题我单位有一计量用三相四线制电能表（型号为DT862 
我单位有一计量用三相四线制电能表（型号为DT862—2K），该回路启动负荷后表数走到252，之后几年的时间一直没有启动负荷，但电能表却发生了倒转现象，现在的表数为69，我想请教一下大家，这是什么原因，能否避免这一现象？
回答：就你所说,你的电能表存在潜动现象.
所谓潜动,就是电能表的电流线圈没通过负荷电流但由于电能表电压线圈是和负载并联接在外电压上，当用户停止用电时，电压线圈中存在少量电流以及因此而产生的少量磁通，导致铝盘缓慢转动。
潜动有正方向潜动和反方向潜动,你的情况属于反方向潜动.
要避免这种现象,可以将电能表送校验机构进行调校.
btw,你们现在还用DT862?建议换成电子表,精确度高也没有潜动的情况.