分类：健康-内科-心血管内科
问题：血压计水银柱看起来是二截正常吗?新买了一台血压计,里面的水银柱看 
新买了一台,里面的水银柱看上去是二截,中间被一小段气泡隔开,请问血压计是这样的吗?
回答：不行的，正常血压计的水银柱没有断开的，里面进了空气后血压量不准的，你把血压计略向右倾斜，让水银全部进入储藏罐（约拇指大小），再把开关关上，开关在血压计的底部，也是靠右边。下次使用时，要把开关打开。 如果还有，就拍一拍,就能把最上面的水银弄下来。