分类：教育/科学-理工学科-物理学
问题：阴极射线管是不是光电效应的逆反应 
回答：不是。阴极射线管（CRT）是德国家布劳恩（Kari Ferdinand Braun）发明的，1897年被用于一台示波器中首次与世人见面。但CRT得到广泛应用则是在电视机出现以后。  阴极射线管能提供聚集在荧光屏上的一束电子以便形成直径略小于1mm的光点。在电子束附近加上磁场或电场，电子束将会偏转，能显示出由电势差产生的静电场，或由电流产生的磁场。实验室通常使用静电偏转式示波管，它的旁热式阴极需要1A的电流、4或6．3V的电压。阴极被离得较远的顶部开孔的圆柱形金属筒罩着，圆筒相对于阴极加上负电势，电子受到它的排斥、形成通过小孔的电子束。这个圆筒电极称为栅板或屏蔽栅，改变栅极电位能控制阴极发射电子，于是就改变了光点的辉度。相应的控制旋钮标记为“辉度”。从控制栅出来的电子束穿过第一、二、三阳极，这三个阳极对于阴极都处于正电位。这些电极之间的电场，随所加的电势不同，可以使电子束汇聚或发散。它们的作用类似光学中的透镜组。通常使第一、三阳极相对于阴极处于最高电位，第二阳极则处于较前两个低些的电位，但比阴极电位高。第二阳极的电位可以改变。用这样的方法，能将光点聚焦在屏上。控制第二阳极电势的分压器起着“聚焦”作用，见图38／1。屏面涂着一层硅化锌，当电子轰击屏时，它会发出绿光。在最后一个阳极和屏之间安装了偏转板，X偏转板比Y偏转板离屏更近，X偏转板造成水平偏转，Y偏转板造成垂直偏转。在Y方向上有较高的灵敏度（单位为mm／V）。因为电子束由电子组成，所以，加在X偏转板之间的电势差会引起电子束随X板的极性由左向右、或由右向左移动。光点向着具有较高正电位的电极板移动。加在Y偏转板上的电势差也以同样的方式引起电子束向上或向下移动。关于电极电压有一点要特别注意：通常最后的阳极要接地以使偏转板不会处于高压附近，错误的方法会引起光点漂移，甚至在某些情况中导致危险。示波管阴极末端处在相对于地几千伏的负电势上，它取决于示波管的零点。因此，当示波管工作时，阴极、阴极加热装置，加热装置的电流变压器线圈，以及聚焦阳极（A2）对于操作者而言是危险的。所以这些部件的相应旋钮中间都必须绝缘，始终保持与高压电源隔离。