分类：教育/科学-理工学科
问题：如何对光学系统维护和保养？ 
如何对光学和保养？
回答：光学仪器特点及一般维护保养常识 我们知道象显微镜这类光学仪器是由许多光学零件和金属零件所组成，因而必须按其特点进行维护保养。一、光学系统显微镜是由许多透镜、棱镜、反光镜等光学元件构成的。它是由一系列的综合而获得了独特的优良性能。所以注意防止光学系统的灰尘和污物，经常保持清洁是十分必要的。⒈ 附着在一般光学系统上的灰尘和污物部位的识别方法：① 用显微镜检查时：如果一面转动各个透镜，进行调换光程，则附着的灰尘和污物由于转动的关系就能判断其所处的部位。例如：当目镜转动时灰尘跟着目镜的转动一起转动，则灰尘在目镜的部位而且是在成象面附近，则说明在目镜的场镜镜片等。② 照相系统：由于照相透镜或转象棱镜上往往容易沾有灰尘，所以在照相前必须要进行检查和清洁。⒉ 必要的清洁工具：有吹风球、刷子、镊子、棉棒、纱布、清洁剂（乙醚7 分与纯乙醇3 分的混合液）、放大镜（也可用目镜倒过来作为放大镜使用）。⒊ 光学零件的清洁：① 如果在光学元件上附有灰尘，则要用吹风球吹去或用软刷子刷去。② 对于污脏了的地方，用清洁剂（混合剂）沾在脱脂纱布上或指定的透镜用的镜头纸上，由透镜的中心向外进行圆圈式地轻拭。⒋ 浸油物镜的清洁：① 要养成每次使用显微镜观察或照相结束后及时地把镜头上的油全部拭去的习惯。否则由于油吸收空气中的水份，会改变折射率使解象力下降。② 长期把物镜装在转换器上，不仅会影响镜体和外表，而且也是容易故障的原因。③ 清洁方法：把清洁剂（混合剂）沾湿在透镜用纸上或脱脂棉上，拭去物镜和标本上的油。⒌ 光学零件生霉：光学零件上的霉可分成为两大类：生物霉和霉（我们主要讨论生物霉）在光学零件上见到蜘蛛状的东西就是霉斑，是霉菌繁殖的结果, ,引起生霉的菌类都是空气中常见的曲霉和青霉等。霉菌繁殖的条件有：霉菌的种子（叫孢子），温度在25～35℃，湿度80%～95%，营养物：碳（糖类及脂肪），氮（蛋白质）和无机盐及氧气。仪器中的霉菌养料主要是油脂、汗渍、空气中的灰尘、温度和营养物。⒍ 光学零件生雾：光学零件表面呈现微小露水状的物质统称发雾，它可分为油性雾、水性雾、油水性雾。生雾的原因有：① 光学玻璃中含碱金属能和凝结的水气起化学反应。② 有结雾核心，如手指印，油雾渍，凝集水蒸气。③ 有适宜的温度和湿度。⒎ 光学零件脱胶胶合的光学零件，若胶层裂开称为脱胶，脱胶的光学零件会使成象质量降低，严重时会使仪器不能使用。脱胶原因：① 温度剧烈变化。② 受力不均匀或受到撞击。③ 檫拭时，清洁剂（混合溶剂）侵入胶合层使胶层溶解等等。⒏ 防霉、防雾措施：① 保持仪器良好的密封性，严禁曝热、酷冷、潮湿、水气、尘埃等侵入。② 保持仪器干燥、防潮。正确存放仪器，干燥剂及时还原、勤更换。⒐ 对光学零件发霉、生雾的处理：① 一般先用脱脂棉蘸上少许蒸馏水将表面的霉洗掉，然后再用脱脂棉蘸上少许混合剂反复轻檫，直至透明、清洁、无痕迹为止。② 对胶合零件，切忌将混合剂渗入胶合层以防脱胶。③ 霉斑严重，表面受到腐蚀，影响透光率使象质模糊不清，则要送专门修理厂或制造厂进行檫洗或更换。二、机械结构⒈ 显微镜上各精密机械机构是实现仪器动作保证光学系统正确工作的可靠保证，在使用中不宜过分用力和随意乱动，对一些相互配合的运动部分，应经常维护，保持清洁，适当加油润滑防锈、防腐，零部件切勿随意拆装。⒉ 严禁碰撞冲击和严防潮气及尘埃侵入，以免使光学零件位置发生变化及发霉生雾、锈蚀等。⒊ 金属零件表面油漆部的清洁：对手指印或油沾污的地方，可用混合剂檫拭去掉。⒋ 塑料部件的清洁用中性洗剂（如肥皂水）沾在布上进行拭檫，不能用有机溶剂拭檫，否则会使塑料溶解产生发白等变化。显微镜常见故障及维修：显微镜机械结构的组成是为光学系统正常工作服务的，这些机构的组成、分布和运动关系等，因仪器的使用要求不同，在构造上也各有差别，但都不能破坏光学系统的特性。如果某机构部分出了故障，那么光学系统想要获得准确的运动，显微镜想要有良好的性能是不可能的，所以显微镜在制造上无论从设计到加工、装配以及检查、包装等各方面都是细致而复杂的工作，使用方法的正确与否都会影响到显微镜的观察效果，故使用者对其原理和构造也应有所了解，如果使用不当或损坏某部件都会影响显微镜的正常工作，所以对于正确使用和保养维修知识对使用者来讲尤其重要。在不少情况下，仪器的损坏是由于操作粗心或操作方法错误引起的。例如：⒈ 使用高倍物镜观察液体标本时，一定要加盖玻片。否则，不仅象质不好，而且试液会侵入镜头内，使镜片受到污染和腐蚀。⒉ 油镜使用后，一定要及时檫拭干净。香柏油在空气中暴露时间长，就会变稠和干涸，檫拭就困难了。镜片上留有油，清晰度必然下降。⒊ 仪器出了故障，不要勉强使用，应修复后再使用，否则会引起更大的故障和不良后果。例如：粗动手轮不够灵活，如果勉强转动可使齿轮、齿条全部变形和损坏。修理显微镜应具备的工、校器具⒈ 工具① 螺丝刀和钟表螺丝刀，供拆装各种大小螺钉用。② 双钉和双槽可调扳手，供拆装各种带槽的螺母、螺钉用。③ 钢丝钳、尖头钳、镊子钳、小台钳等，供修整零件时夹取各种零件用。④ 各种锉刀、粗细砂纸和油石，供修整零件和去除毛刺用。⑤ 手锉、木锉、冲子，用来整形和拆装各种销子用。⒉ 校具专用校具如：带十字线的玻璃、标本板、星点板、带十字分划板的10X 中心目镜和校棒，供修理后校正各机械结构运动性对光学系统各运动位置中心用。⒊ 用品除上述工具外还需要备一些润滑油、汽油、酒精、乙醚、脱脂棉球、少量红粉等，供清洗零件，润滑机构，檫拭光学零件用，有条件可准备一些易损零件，便于修理时更换。常见故障和维修方法故障现象及解决办法一、光学系统⒈ 成象不清    物镜后组镜片积灰，物镜前组镜片的指印、油渍，物镜受强力撞击，镜片之间、镜组有相对位置变化    用软毛刷、长纤维棉、混合液清除，用混合液、长纤维棉清除，星点法校正象差，恢复彼此之间相对位置，当有彗差存在，影响彗差最灵敏的是月牙片，即月牙片光轴歪斜和整个物镜的光轴不重合造成彗差。通过改变月牙片光轴的位置来消除彗差。当有象散存在，其影响因素较多。如：各镜组间隔端面与中心轴线的垂直度；辊边时压力较大，在光学零件上产生的压力；磨边及胶合对中心不好等等, ,都是造成各光学零件之间，光学组件之间光轴不重合的原因。要消除象散，就需要变动各组镜片的相互位置修磨金属件。在金属件和镜组加工装配合格条件下，只需改变各组镜片的相互位置。方法是先转动后组镜片或前片，同时也可转动月牙片，再动其他镜片。当球差存在，它的影响因素是各个镜组之间的间隔，即可切削镜框端面或加垫片，以减少或增加空气层的厚度。改变前片、月牙片间或月牙片与中组间的空气层厚度对球差的变化最为敏感。必须注意，在取镜片时，不得破坏已校正好彗差、象散的各组镜片的相对位置，为此需事先做好标记若校正的物镜较多，且改变间距效果不大时，也可依次换掉前片、月牙片等。    合格的物镜，检修时也不应有色差的存在。若有色差，对90X 或油浸更换月牙片效果较好，对胶合层存在气泡或脱胶时星点也会产生颜色，则需拆开重新胶合。⒉ 镜片脱胶     送厂清除胶层，重新胶合，重新校正光轴⒊ 镀膜损伤    镜片发霉（物镜、目镜、聚光镜）    膜层损伤时，在对着光线反射可以看到划痕或膜层脱落。将残膜清除干净，对冕牌玻璃真空镀氟化镁膜层可用酒石酸钾钠和草酸混合（3：1）液浓度（3%）中煮沸十分钟即可。轻度发霉用CaCo3 抛磨镜片再用混合剂清洗。较重发霉用氧化铁（红粉）抛磨镜片，再用混合剂清洗。⒋ 高、低倍物镜不齐焦    物镜从低倍转到高倍看不到成象。产生原因：物镜松动，物镜螺丝定位端面被碰毛；物镜螺丝被碰，局部变形。    物镜松动：当物镜由低倍转到高倍，调焦范围超过0.03mm，当向下调高倍物镜能看清标本象时，证明是低倍物镜松动。当向上调高倍物镜能看清标本象时证明是高倍物镜松动，拧紧即可。以上现象的出现皆因物镜工作距离的变化而引起。拧紧后，齐焦性能仍差，可采用垫锡箔的办法调整。当由低倍转到高倍时，若向上调能看清标本象，可在低倍物镜螺丝定位端面处垫一锡箔；若向下调能看清标本象，可垫高倍物镜。物镜螺丝定位端面有毛刺，可用刮刀或细锉除掉。物镜螺丝局部变形，需进行局部整形。严重受损，需更新物镜外壳⒌ 双筒目镜两光轴的平行性，二出射光轴在水平面内不平行度允差＜30′（会聚情况下）＜60′（发散情况下），在垂直面内不平行度允差＜20′    用双筒前置镜来校正⒍ 物镜中弹簧元件生锈、折断。可变光阑：光阑变形、生锈；调节杆变形、折断    用汽油除锈。损坏时更换新零件，矫形；除锈；更换新零件二、机械结构⒈ 转换器组件 ① 物镜螺孔牙齿变形，螺孔端面碰毛，使高、低倍物镜不齐焦    整形、去毛刺② 转轴晃动，定位失灵前者是锥面轴接触松或锥面轴与钢球接触松。后者是定位簧片松动、断裂或产生塑性变形和定位槽磨损。其结果是清晰中心不在视场中央    松开锁紧螺母，调节锥面螺钉，使锥面接触无晃动，再锁紧螺母松动的拧紧固定螺钉；损坏的更换新簧片；修磨定位槽⒉ 粗微动调焦机构① 上下运动松紧不一样。燕尾导轨变形、局部磨损造成燕尾母线不平行② 升降时自由下滑，手轮有梗跳不舒服。    自动下滑原因：长期磨损，齿轮与齿条脱开，产生下滑齿轮轴杆静止扭距小于由工作台、聚光镜托架等自所产生的动力距梗跳原因：实际上在装配燕尾导轨时，用力过猛齿条受撞击而变形，而在啮合中产生梗跳研磨燕尾母线平行度，用碳粉或氧化铬加机油研磨    更换新的齿轮齿条，对轻脱离可垫齿条，消除间隙。局部脱离，可使齿条变形，消除两者的间隙更换齿轮轴与轴套间的赛璐珞。轻度损伤可整形，损伤重者更换新零件⒊ 聚光镜配件① 光阑片变形：光阑孔缩的太小，使光阑片凸起变形② 光阑片生锈：保管不良③ 调节螺杆变形、折断：使用时用力过大    整形或更新，除锈，更新⒋ 移动工作台①   工作台倾斜② 移动手轮有空位③ 导轨局部晃动    通过校正垫锡纸解决，松开齿条固紧螺丝，齿条向手轮靠拢，可消除空位，可能是顶导轨的弹簧失效或导轨钢丝严重弯曲，这现象很少三、电器部分⒈ 变压器故障    短路、断路，电压输出错误⒉ 灯泡不亮    产生原因：电源短路或灯泡松脱；开关接触不良；电线脱焊；灯光聚焦不到中心位置送检修电路及器件检调节、更新    目前各类显微镜的结构基本定型。低档显微镜结构简单，需要量大，成本低，今后应着眼于操作方便，外形美观，并应加强产品性能。中档显微镜应向万能型发展，使附件增多，通用性强，形成不同功能的组。合，并仍需保持价廉的特点。高档显微镜除应设计质量更高的光学系统外，还应积极配备电子装置、记录机构及计算机、自动化装置等，以供科学研究的需要。