分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：关于拉力表请问专家机械拉力表的操作规程答案.谢射 
请问专家拉力表的操作规程答案.谢射
回答：主要技术参数
　　1、拉力表精度为2.0级
　　2、基本误差≤±2.0%F.S
　　3、测量范围（kN）：  0~5      0~10     0~30    0~50 
                     0~80         0~120       0~160


1、使用时避免潮湿和强烈震动，并应防止灰尘进入表内.。
2、被测拉力应加在拉力表的轴线上。
3、被测拉力不得超越拉力表上的限值。
此表不设有特殊保险机构，只是在机芯上具有超越载荷的空滑机构，在变形体部份只是安全系数上有的增大，故强行规定在使用过程中超载不宜超过极限值的30%，否则使该表使用寿命下降。
4、表盘指针不对零位，可用随表配备的定值杆，调动表盘对准零位。
5、拉力表应送计量部门检定，检定期为半年或一年.