分类：电脑/网络-互联网-上网帮助
问题：DT830B数字万用表的电压电流读数变为实际值的五分之一问题的引 
问题的引起：本人发现该表的测试插座接触不良，于是便在表的右侧开了一个方孔，装了一个与之并联的三极管测试插座（并联焊上六条线）。之后，发现交直流电压、电流读数变为实际值的五分之一，电阻值测量正确。 因为我在开孔时曾用手压过线路板，怕将印刷线路搞断，用放大镜检查没发现问题。将与之并联的三极管测试插座拆下之后，问题照旧。请问毛病出在哪里？
回答：手里没有图纸，不好替你分析。
如果交直流各档都是实际值的1/5，则分压部分应该没有问题。
如果电阻测量没有问题，则电压、电流、电阻测量的共用部分，即标准电压表头及其以后的部分均正常，剩下的只是涉及到电压电流信号处理的少部分电路了。
按照楼主叙述的话语，也应该是一个内行，完全可以分析出这1/5的读数是怎么形成的。实在检查不出问题在哪里，也可以自己在这部分独立的电路中，添加或者更换电阻，将读数强行升上去。