分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：MF30型万用表欧姆档测量线路是如何工作的外电路的正极接1.5V 
外的正极接1.5V的负极是怎么回事?工作时电流是怎么流的?
回答：MF30万用表是老型号产品，因其精度与使用广泛的500型万用表相同（最小直流电流档为50微安），而体积重量较之小很多，亦得到使用者喜爱，目前我仍使用。因为万用表还用于测量电流、电压，所以测量电阻时内部提供的电源连接方向应与测量电流等时的极性相同。在测量电阻状态下，如果将表笔短接，负表笔正好接于内部电源的负极，形成回路，表头正向偏转，两表笔分开时，回路断开，此时负表笔连实际接到内部电源的正极，所以有万用表置测量电阻档时“负表笔是正极”这样的说法。附图中O-A-B-C-O组成一个分流环，其中B、C之间组成带保护的，内阻2750欧，量程50微安的电流表，B端接正，C端接负；在O点到B点之间某点（如D点）与O点间可以看成O-A-D段电阻与O-C-B-D段电阻并联，改变D点接到O-A-B段的位置，就可以改变流经O-A-D段电阻与流经表头的电流大小的比例，电表不同量程的电流档就是从O-A间不同点接入被测电流，这是分流环的作用。当测量电阻时内部电源正极经分档开关F从D点接入分流环，D点是电位器抽头，改变抽头位置同样改变流经表头的电流大小，所以在测量中用以调零；经分流环到O点后连接到负表笔，内部电源负极接到正表笔上。当正、负表笔间接有一定阻值的电阻时，内部电源提供的电流从正极到分档开关F，再从调零电位器滑动接点D接入分流环，分别流经表头及分流电阻到O点，再到负表笔，经被测电阻到正表笔、丝、D点再电源负极。所以当电表置测量电阻档时，负表笔实际是接内部电源的正极，参看简化后附图详图参考