分类：电脑/网络-硬件
问题：恼人的电源.前日我用万用表测到了两种电流.一个直流压.一个交流压 
.前日我用万用表测到了两种电流.一个直流压.一个交流压.是我的表有问题呢.还是电源有问题哦..我测到了交压和直流电压哦.有一个电源我用测电笔测(6v时)笔亮了,还有的麻手的.是电源坏了吗?
回答：你用万用表测量稳压电源的输出端，则完全可能交直流两档都会有读数，分析如下：
如果是直流稳压电源，则直流档测量出来的当然是它的输出电压，而交流档测量出来的数值则是表示该直流电的波纹电压。好的直流稳压电源的波纹电压应该是很小的，毫伏级的。
如果是逆变式交流稳压电源，则交流档测量出来的是交流输出电压，直流档测出来的是交流电的不对称电压（非正弦波）。好的逆变式交流稳压电源的不对称电压也应该很小。电抗式或者伺服式交流稳压电压是没有不对称电压的。
你用测电笔测试发现氖泡发亮，那是感应电压的缘故，很正常，甚至难以避免（氖泡的驱动电压约80V，但是驱动电流极小，0.1mA的电流都可以发光，感应电是足以驱动的）。当你用灵敏度非常高的数字万用表的一根表笔碰它的时候，都可以读出比较高的电压数值。