分类：教育/科学-理工学科-物理学
问题：如何选用交流电流表和电压表 
回答：  我们知道，一般配电盘上常用的交流表和交流电压表都是电磁式仪表，并且分为直接接入表和比数表两类。如：1Ti—A型电流表（直通）有0．5、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200（A）等规格。电流比数表则与电流互感器配套使用，其量程可达300、400、600（A）。    ITi一V型电压表（直通）有15、30、75、150、250、300、450、500、600V等规格。电压比数表则与电压互感器配套使用，其量程可达6000、10000、110000V以上。是不是我们需要测多大电流或电压，就选购多大量程的仪表就可以了呢？这样选择是不行。因为电磁式仪表的刻度是不均匀的，为了以小测量误差，应当使被测值在仪表刻度2／3以上区间为好。    在选择仪表时还要注意了解有关仪表的误差和准确度的含义．一般把仪表由于本身结构的不完善，元件间的摩擦及外磁场的影响，或者安装不当和测量方法上的缺点，导致测量结果与实际值之间的差别叫做仪表的误差。其表示方式有三种：  （1）绝对误差：绝对误差=测得值一实际值，绝对误差可以是正，也可以是负，实际值是用标准表所测得的值。   （2）相对误差：相对误差=（绝对误差／实际值）×100％。相对误差有正负之分。   （3）相对额定误差；相对额定误差=（绝对误差／仪表最大量程）×100％。相对额定误差也叫允许误差，是一个百分数，有正负之分。    仪表的准确度等级就是根据允许误差的纯数值来划分的。一般仪表表盘上左下角标有该仪表的准确度等级，也是它的允许误差。仪表用互感器也是按允许误差分有准确度等级的，一般电能表规定使用0．5级的互感器。下面举例来说明仪表相对误差。    例：用一块准确度为1．5级、量程为100A的电流表分别去测量80A与30A的电流，测量时可产生的最大相对误差分别为：    测80A时相对误差=士1．5％×（100／80）=±1．875％    测30A时相对误差=±1．5％×（100／30）=士4 999％    由此可见，被测值比仪表的最大量程越小，则测量的误差越小。这就是为什么使被测值在仪表刻度2／3以上的区间，可减小测量误差，提高测量准确度的道理。    用电压表测量相电压，即火线对地线的电压，可选0～250V的电压表。若电动机电压为380V时，电压表可选0～450V或0～500V的，电压表两个接线端必须分别接到两根火线上。    用交流电流表监视电动机的电流，应以电机额定电流的1．5～2．5倍选用电流表。若选得过大；误差也并大，若选得过小，在电机起动电流的冲击下，易损伤仪表。    配用互感器的比数表，其仪表与互感器的变比应相符，以便直接该表和减少测量误差。