分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：大地网接地电阻测试仪怎么用？ 
大地网接地电阻测试仪怎么用？
回答：SXDW-III 型地网接地电阻测试仪，采用了新型变频交流电源，并采用了微机处理控制和信号处理等措施，很好的解决了测试过程中的抗干扰问题，简化了试验操作过程，提高了测试结果的精度和准确性，大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。 
测试操作步骤 
1） 首先检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象（可以用万用表测量），地桩上的铁锈是否清除干净，其埋进深度是否合适（>0.5 米），同时检查测试线与地桩的连接是否导通。 
2） 电流测试线与电压测试线的长度比为 1：0.618，电流测试线的长度应是地网对角线的 3—5 倍。 
3） 电流测试线和电压测试线按规定的长度将一端与仪器相接后平行放出。另一端分别接在两支地桩上。 
4） 将已放好的测试线检查一遍，将万用表一端接电流线或电压线，另一端接地网线如无阻值显示即为断路，确认完好再进行测试。 
5） 检查连线无误后，给仪器接上 AC220V/50HZ 电源，对仪器进行通电。 
6） 按测量键，开始测量 
7） 仪器显示测试结束后，记录测试数据。