分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：0
是因为，未量到最高点吗？内量爪测力加力时，有些拧吗？
回答：“正常拧锁紧装置3圈。但是，继续转动数据继续变小”，你说的“锁紧装置”应是千分尺的测力装置，此种情况一般有两种可能：
 1、测量时，千分尺没有放平；
 2、千分尺测力装置的测量力过大（其测量力应该在6--10N范围之内）。