分类：教育/科学-理工学科-物理学
问题：对湿度传感器性能作初步判断的几种方法 
回答：在湿度传感器实际标定困难的情况下，可以通过一些简便的方法进行湿度传感器性能判断与检查。一致性判定，同一类型，同一厂家的湿度传感器产品最好一次购买两支以上，越多越说明问题，放在一起通电比较检测输出值，在相对稳定的条件下，观察测试的一致性。若进一步检测，可在内间隔一段时间记录，一天内一般都有高、中、低湿度和温度情况，可以较全面地观察产品的一致性和稳定性，包括温度补偿特性。用嘴呵气或利用其它加湿手段对传感器加湿，观察其灵敏度、重复性、升湿脱湿性能，以及分辨率，产品的最高量程等。 对产品作开盒和关盒两种情况的测试。比较是否一致，观察其热效应情况。 对产品在高温状态和低温状态（根据说明书标准）进行测试，并恢复到正常状态下检测和实验前的记录作比较，考查产品的温度适应性，并观察产品的一致性情况。 产品的性能最终要依据质检部门正规完备的检测手段。利用饱和盐溶液作标定，也可使用名牌产品作比对检测，产品还应进行长期使用过程中的长期标定才能较全面地判断湿度传感器的质量。（资料来源：西域科技）