分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：用指针式万用表怎样检测电容器的好坏？电容器规格：16uf+_5% 
    电容器规格：16uf+_5% .PO 450V AC 50/60Hz 无+ -极标识；万用表规格：电阻档 X1 X10 X100三个档。请告诉电容器放电的方法，用万用表的哪个档。
回答：电容器放电的方法: 将电容器拆下，把引线相碰即可。

检测电容器的好坏：
用x100档，
① 把万用表表笔分别接到电容器的两引线上，
② 把电容器的两引线对换
③ 在把万用表表笔分别接到对换后电容器的两引线上

第②③步可以反复进行。

注意万用表表笔接触电容器引先线时，万用表指针的反应：
正常现象是，接触瞬间，万用表指针摆过一定角度，然后恢复无限大。

如果电阻值为零，电容器击穿。
如果不能恢复无限大，电容器漏电。
如果万用表指针没有反应，电容器内部断线。