分类：生活-保健养生
问题：电子血压计怎么校正阿我家的电子血压计测量的结果与医院那种测量不一 
我家的电子血压计测量的结果与那种测量不一样，怎么校正阿
回答：电子血压计"校对"的建议    介绍一种简易"校对"方法,供参考：　　一、标准的水银柱血压计应选择是准确的,经过计量认证的:测血压的医生应是很熟练的。按正规操作,置水银柱血压计气囊于右上臂:电子血压计置于左手,上臂式气囊下缘置于左上臂臂弯上约2厘米,即肘关节以上一横指,整个气囊布袋包围上臂。气囊下缘有一根直通机体的皮管埋在气囊内的内下方,常常可以摸到一个突出的像蚕豆大小,这是电子血压计的关键部分,是一个"换能器气接收胧动脉的跳动,信号传到电子部件,转化为数字显示血压。　　二、重要的是这个"蚕豆状"换能器应该对准左上臂的陈动脉,胧动脉搏动最显著处在臂弯上方的上臂内侧,应在内侧1/3处,量血压前可用手指摸到跳动的胧动脉,换能器应该对准此处贴紧,测出的血压最为准确。有的换能器很小,不易摸到,此皮管也应置于内1/3处。　　三、水银柱血压计和电子血压计分右手、左手缚好之后,摆正病人的坐位,两前臂放松平摆在桌面上,身体坐正,并排两下肢放准,全身放松,不要紧张。四、启动电子血压计开关后立即开始水银柱血压计测压,两者应同时进行测量血压。校正以水银柱血压计读数为准。举例: 仔细记录水银柱血压计值,精确至半格,如血压为153/95毫米录柱:阅读电子血压计数字显示如为143/91:则表示电子血压计"偏低"的日10/4以表示病人的准确血压,这就是相差值。又如水银柱血压为153/饵,电子血压计同时测出为"2/肌则表示电子血压计"偏高",今后在同一患者测压时,减9/5。这种相差值可在一段时间内使用,如能每半至一年"校对"一次,更有意义。　　五、这种"校对"方法,应同时连续测压3次以上,两种血压计的血压平均值(各自相加除3)相比,是两种血压计的平均相差值。如果水银柱血压计测得每次血压值变化不大,而电子血压计相差值很大,则表明此电子血压计不够准确。　　六、这种"校对"方法,在同一患者血压波动较大时最好在水银柱血压计测得为140/90和大于等于160/大于等于100左右两种情况时,应"校对"两种血压高度的相差值,以求在"一般"和"较高"血压不同时,同样给予"校对"。这样可更为正确。　　七、这一电子血压计的"校对"方法,只限于这位患者的相差值,到另一病人身上就可能不同或完全不同,即使是同一电子血压计,"相差值"不能套用。因为每一个人的左右上臂血压可以不同,或可达到5一10毫米录柱之差,甚至更多。"校对"法是每个人有每个人的相差值,等于取消了两上臂血压之间的不同。所以同一个电子血压计只对特定一个人显示其和水银柱血压计的"相差值气是不能用在另一个人身上的。　　八、700型以上的电子血压计应该比较准确,与水银柱血压计相差不多,如果"校对"一下,更可放心使用,当然丝毫不差也不现实。　　九、手腕式电子血压计也可用此法"校对。但腕式电子血压计电池质量要保证,每次使用后电池宜取出,电池不能使用过久,以免出现不必要误差。　　十、一家人或更多人同时使用同一个电子血压计时,每人必须作各自"校对",求得每一个人的相差值,供自己"校对"之用。　　十一、同一病人如果左右上臂血压相差值在进行性变化时,"校对"值也会变动。例如某些由大动脉炎引起的高血压,大动脉炎逐步影响左或右上臂动脉供血时,"校对"值也随之变化。不过这种病人较少。　　十二、在使用简易"校对"法中可能会出现的问题,请和医生讨论,以求正确测量血压。　　这是一个民间基层方法,也未经过深入研讨,虽然经过多年运用,有其实用价值,只是供病人家庭里经常随访血压时的一个试用方法而己,供大家参考。