分类：健康-医院
问题：眼压是怎么办法测量出来的它的原理是什么 
眼压是怎么办法测量出来的它的原理是什么
回答：   眼压测量方法有眼压计法、直接检测法（液体压力计）及指压法。　　 目前临床上常用的眼压计有Goldmann压平眼压计、Perkins手持眼压计、Tono-Pen眼压计、Proview眼压监测计与非接触式眼压计等。 Goldmann压平眼压计.设计原理　　 Goldmann压平眼压计是国际上用以测量眼压的“金标准”眼压计，它是利用测压头压平角膜来进行间接的眼内压测量。根据Imbert-Fick原理：Pt（眼内压）＝W（压平角膜的外力）/A（压平面积）而推算的。Goldmann眼压计的直径为3.06mm，当测压头使角膜压平使7.35㎜2的环形面积所需的力即为眼压测量值。若需1g的力量加在测压头上，达到7.35㎜2环形面积时，眼压为10mmHg（1克重≈1cm3H2o=1000mm3H2o ，Pt=W/A=W/πr2=1000mm3H2o/[3.14×(3.06/2)2]= 1000mm3H2o/ 7.35mm2=135.98mmH2o=135.9 8/13.6(mmHg)=10mmHg），依此类推。    Tono-Pen眼压计的原理　　 用Tono-Pen眼压计进行测量时，每获得一次测量值需要将仪器与角膜接触几次（即测量几次），一般为3～6次，获得数个电压波形，这些电压波被放大后传递到其内部的一个有单集成电路块构成的微型信息处理仪中，经微型信息处理后去掉不正确的波形，将正确的波形变为数字并贮存，每次正确的测量即可获得一个数据，经过3-6次测量后，微型信息处理仪将获得的3-6个数据平均后将其平均值显示在液晶屏上，即眼压的毫米汞柱值。在液晶屏的底部有四根斜线，分别指向不同的数字，即<5%，10%，20%，>20%，分别代表所测数次眼压时的变异系数。当变异系数显示为20%或>20%时，说明眼压测量不可靠，需再次测量。一般采用变异系数为5%的眼压值.   Proview眼压监测计的作用原理　　Proview眼压监测计是利用按压眼球时出现压眼闪光的原理设计的。该眼压监测计的作用像一个有摩擦力且在圆筒中移动的弹簧，在弹簧的刻度内带有初始眼压值以及带有一个非线性部分，应遵循的理想公式：P=Pf+K*(Pn+Po)+K2*(Pn+Po)**2，P是真实压力，Pn是是监测计的压力读数，Po是刻度的初始值，大约是8～10mmHg，Pf是单位面积的摩擦力，K及K2是校正系数，K是代表线性部分，K2代表非线性部分所谓压眼闪光是指在按压眼球时，可在按压部位的对侧的视线中出现一个黑色的圆圈，外围一个光圈，光圈可能完整，也可能不完整。    非接触式眼压计 (noncontact tonometer，NCT).设计原理　　眼压计的测量头不与角膜接触，仅用喷射空气压平恒定面积的角膜，喷射空气的力量迅速随时间的延长呈线性增加，与此同时瞄准光束射到角膜，然后从角膜反射出来，被光电管接受。当压平角膜的面积达3.6mm直径时，光电管接受了最大光线量，即产生最大量的角膜光反射时间，直接与空气喷射力相关，与眼压的抵消力相等，而可测出眼压值。NCT每10mmHg需1.4克力量，而Goldmann眼压计压平直径为3.06mm的角膜面积，每10mmHg需1克力量，相比之下NCT在测量过程中需要更大的力量，但作用与单位面积的力在两种眼压计是相同的。