分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：三极管的Ube测量若用万用表测量工作在放大状态的晶体管的Ube， 
若用测量工作在放大状态的晶体管的Ube，但不将电压表直接接在B、E之间测量，而是分别测得Ub和Ue，然后通过计算得到Ube之值，这样测量是否合适，为什么？
回答：这样测量的问题，你实际上是想问两次的测量，表的内阻对测量结果的影响。

这也得分情况而定。

表的因素：

如果用数字表。它内阻很高、精度也高，两次测量与一次测量的误差就小。

而指针式的表要看它的测量精度和每伏的欧姆数，如常用的500型的直流电压档是20000Ω/v  精度是2.5级，基本上能达到要求。  再低一些的如有5000Ω/v就影响较大。

电路的因素：

有的电路e极本身就没有电阻 ，是直接接地的，这肯定就没有影响，有的e极有电流反馈电阻，理论上就要有影响。（因为测量时相当于把万用表的内阻并在了发射极反馈电阻上，多少要改变电路的工作状态）而测量b极电位时同理。