分类：生活
问题：称重传感器输出的是电压信号还是电流信号我单位用到很多称重传感器, 
我单位用到很多称重,我想知道它们输出的是电压还是电流号,输入与输出有正负之分吗.它的信号线是特制的吗,能否用其它铜芯线代替,
回答：称重种类很多 一般有电阻应变式  半导体式  电容式电阻应变式称重传感器是基于这样一个原理：弹性体（弹性元件，敏感梁）在外力作用下产生弹性变形，使粘贴在他表面的电阻应变片（转换元件）也随同产生变形，电阻应变片变形后，它的阻值将发生变化（增大或减小），再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号（电压或电流），从而完成了将外力变换为电信号的过程。半导体式称重传感器是利用半导体的压电特性,一般晶体硅 ,压电陶瓷都有这个特性,在晶体的一面有压力作用 在另一面又电压出现，我们用电压的大小反映压力大小。电容式称重传感器是利用电容原理改变电容大小例如压力改变两极间的距离使电容发生改变检测电路一般都采用惠斯登电桥，因为惠斯登电桥具有很多优点，如可以抑制温度变化的影响，可以抑制侧向力干扰，可以比较方便的解决称重传感器的补偿问题等，所以惠斯登电桥在称重传感器中得到了广泛的应用。　　 因为全桥式等臂电桥的灵敏度最高，各臂参数一致，各种干扰的影响容易相互抵销，所以称重传感器均采用全桥式等臂电桥。 电压形式的模拟量一般应用在短距离上，远距离一般用电流形式的。用铜线通信可以要办证两极距离要相同。