分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：孔板流量计前后直管段不水平有倾斜，会造成什么情况？谢谢！谢谢！R 
谢谢！RT
回答：对于气体流体，其密度较小，对流体流束状态影响可以忽略，对节流差压式流量计的测量影响可以忽略不计。
对于液体，其密度大，倾斜会导致势能与动能的转换，有附加的冲击力，影响流体流动状态，若孔板设计计算时是按水平管道状态计算的，就会带来附加测量误差。