分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：关于百分表的使用请教百分表的问题，就是关于压表量的问题，压表量是 
   请教百分表的问题，就是关于压表量的问题，压表量是不能自己控制的啊。调零时把调整到被测值公称尺寸并锁紧，选择相应尺寸的测头，放在千分尺内进行校准，这时表盘上大指针肯定会走动，而这个走动量就是压表量，对吗？那这个量是不能自己控制的啊！因为公称尺寸是固定的啊，这个也就是固定的，不能随意调整啊！比如我要让压表量是30丝，可是这时大指针只指在20丝的位置，这时怎么办啊！    如果我测量的东西的内径变化范围超过了1mm，也就是100丝，而调表时压表量只有30丝，那测量的时候能读出数来吗？
回答：实际上，百分表也好，千分表也好，除了外圈的大指针外，是还有小指针，百分表及千分表的读数，除了根据大指针在外圈的移动量外，还要注意小指针的读数变化，“大指针”转一圈，小指针偏转一格，所以，即使是千分表，可以指示的变化范围也达到1mm，百分表的范围更大：大指针转一圈，小指针转一格为1mm。
百分表或千分表用以指示被测量物与标准尺寸的偏差，使用百分表或千分表时，为了保证表杆测头与被测表面保持一定的压力，以减少测量误差，内径百分表在将表与测杆装配到一起时大指针需要预先压紧一圈就是这个原因；
当选用适当的测头与测杆配合，对标准尺寸调零时，如大指针被压了一圈多（可从小指针上看出），那对零后，该表实际可以指示较标准尺寸大1mm以上，按90.00mm对零后，测量读数指示91.15mm完全可能；如果调零时多压二圈，那就可以指示更大的范围，所以使用百分表、千分表时，调整、读数时除注意大指针的转动，保持一定的“压表量”外，更要注意小指针的读数变化情况。
另外，内径量表测量时要保证测杆处于与孔轴线垂直的截面上，否则测量值偏大（得到椭圆的长轴值），