分类：教育/科学-理工学科-物理学
问题：物理游标卡尺如何读数？最好附图 
如何读数？最好附图
回答：游标卡尺        游标卡尺的构造如图１所示。左测脚固定在主尺上，跟主尺垂直，右测脚和左测脚平行，和窄片一起固定在游标尺上，可以随同游标尺一起沿主尺滑动。上面一对测脚可量槽的宽度、管的内径等，下面一对可量零件的厚度和管的外径，窄片可量槽或筒的深度。主尺上有毫刻度线，并注明刻度值，游标尺上也有刻度线可用来准确读出主尺最小分度的几分之几的数值。如果用游标卡尺量度物体的长度，得到如图２所示的游标位置。由于游标的0刻度线在2.3 ~ 2.4之间，表示待测物体在2.3cm至2.4cm之间，可写成2.30+x(cm)x根据游标尺和主尺对齐的游标刻度线写出，由图2可知，游标的第8线与主尺刻线对齐，所以待测物体的长度是2.38。上述游标尺的原理是:主尺的9分度长(即0.9cm)和游标尺10分度相等，所以游标每分度长度比主尺每分度小0.1mm，现在游标0线和主尺2.3线相差x(mm)，游标1线和主尺2.4线相差x-0.1(mm)，游标2线和主尺2.5线相差x - 0.2(mm)，，游标8线和主尺3.1线相差x - 0.8(mm)，由于8线和3.1线对齐，因此x - 0.8=0，即x = 0.8(mm)=0.08(cm)，因此待测物体长度为2.30+0.08=2.38(cm)。如果游标尺共有20个等分刻度线，如图3所示。根据类同的原理，待测物体的长度应写成2.380(cm)。注意：x=0.080(cm)。不是0.08(cm)。其他游标分度也可按相同原理来读数。用游标卡尺量长度前应该先检查主尺和游标尺的各自0刻度线是否相互对齐。如果存在零误差，那末量得的数据还要减去初读数。初读数x0可正也可负，当x0>0时，则x = L - x0；当x0<0时，x=L - x0=L+│x0│。式中L由主尺与游标尺读出。如果用游标卡尺量度时，出现如图4所示的情况，即游标尺分度线没有一根和主尺刻度线对齐。那末物体的长度可写成4.15cm或者4.16cm，或者写成4.155±0.005(cm)0.005cm就是10分度游标尺测量长度的最大误差值。依此类推，20分度游标尺的最大误差值为0.0025cm等等。注意游标主尺的读数是准确值，用游标估计的数字也是准确的。米尺估读的最后一位数带有主观判断，是可疑的，属于不准确数。游标尺是比较精密的长度计量仪器，使用时严禁碰撞，量测时姿势和位置要准确无误，用毕后用油揩清，将两尺0线对齐，检查零点误差有否变化，再放在盒子里盖好，保存在干燥的地方。