分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：mf30型万用表线绕分流电阻13。5
线绕分阻13。5-135-1350-2。25k等实测阻值都比原理图上标的小。如：13。5欧姆实测只有5欧姆。焊开测量也是如此。拆开电阻丝变成一条直线测量仍是如此。说明此电阻没有坏，原来就应该是5欧姆。其他几个也是同样情况。可是表头指针的指示值降低了。请问：这几个比原理图上的阻值均小很多的好电阻为什么电表原来指示值却是正确的呢？请教高手。谢谢！lyok
回答：MF30指针式万用表中单表头本身灵敏度高于50uA,而指针的偏转与表头线圈匝数、阻值、磁场的强弱等都有关系，大规模生产中，每批产品的实际性能会有一定偏差，从电路图上可以看到，这几个电阻与表头线圈组成一个分流环路，分流的目的就是组成一个基本的50uA的表头，即接入50uA的电流时表针达到满刻度，作为该型号电表的基本测量档，当表头机构中其中某一项有变动时，相应整个分流环上的电阻值分布都需要跟随改变；所以电路图提供的是一个基本数据，供维修时参考，每批电表实际数值以调节达到相应的量程要求为准。