分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：华佗佳人电子血压计说明书 
华佗佳人血压计说明书
回答：【产品名称】华佗佳人血压计【产品型号】 PG-800A3【产品特点】1.自动记忆90次测试结果。            2.日期、时间显示。            3.1分钟无操作自动关机。            4.单位转换（mmHg/kPa）            5.心律不齐（仅供参考）            6.WHO 血压分类指示【产品介绍】*测量方式：手脘式            *显示方式：数字式显示方式            *测试方法：示波测定法            *测量范围：压力 （30-280）mmHg,（4-37.3）kPa                      脉搏数40次/分-199次/分            *准确度：压力：±30mmHg（±0.4kPa）以内                    脉搏数：读出数值得±5%以内            *排气：自动快速加压方式            *压力检测：电阻式压力传感器            *储存容量：可存90次测量值            *电源： DC 3V,2节7号干电池            *电池寿命：碱性干电池能使用约250次            *使用环境：+5℃-+40℃，（30%-80%）RH                       大气压力范围：86kPa-106kPa            *保存环境：-20℃-+55℃，（10%-93%）RH                      大气压力范围： 50kPa-106kPa            *可测定的手脘周长：（13.5- 19.5）cm            *本体重量：约1100g（不含电池）            *外形尺寸：宽74mm×高70mm×厚32mm                   【使用方法】1.正确的测量姿势             *挺直身体，保持正确的坐姿；注意不要让身体前倾弯曲。             *测量前深呼吸5-6次，恢复自然呼吸，放松肩部和手臂；让全身松弛。             *测量时，将臂带的中部与心脏高度保持一致，手不要用力，请勿用另一只手托住臂带，否则会造成勿测。            2.臂带佩戴方法             *左手穿入臂带，讲臂带拉紧扣在手臂上。             *拉着腕带的尾端紧贴在腕带表上。【测量注意事项】            1.深呼吸放松后进行测量            2.排尿便后进行测量            3.以正确的姿势进行测量            4.每天在固定的时间测量            5.不要再过冷或过热的房间进行测量            6.同一连续测量不能超过3次，否者可能导致手臂淤血。