分类：生活-生活常识
问题：数字双钳相位伏安表是什么？跟相位表是什么关系，又有什么区别？ 
数字双钳相位伏安表是什么？跟相位表是什么关系，又有什么区别？
回答：数字双钳相位伏安表又名相位表。详细的产品别称有：相位表、双钳相位表、双钳相位伏安表、钳形相位表、钳形相位伏安表、数字双钳相位表、数字式双钳相位表、低压伏安相位检测表、手持式数字双钳相位伏安表数字双钳相位伏安表是一种具有多种电量测量功能的便携式仪表。该表最大特点是可以测量两路电压之间、两路电流之间及电压与电流之间的相位和工频频率。1主要指标  1.量程 ◆ 相位：0-360° ◆ 电压：0-200V/500V ◆ 电流：0-200mA/2A/10A2.基本误差（在参比条件下的准确度）  ◆参比条件：  温度  湿度  波形  频率  导线位置  相角测量          电压  电流23±5℃  <65%  正弦波  50±2Hz  钳口中心  100V±25V  1A±0.2A    失真度≤1%  25±2HZ       ◆  相位：1.0级  ◆  电压： 量程  准确度  分辨力200V  1.0级  0.1V500V  1.0级  1V ◆ 电流： 量程  准确度  分辨力10A  2.0级  10mA2A  2.0级  1mA200mA  2.0级  0.1mA3. 输入阻抗  ◆  电压测量时各档为2MΩ  ◆ 相位测量时，电压输入阻抗>500KΩ 2使用方法举例    本数字双钳相位伏安表除了能够直接测量交流电压值、交流电流值、两电压之间、两电流之间及电压、电流之间的相位和工频频率外，还具有其他测量判断功能。    1.感性电路、容性电路的判定    将被测电路的电压从U1端输入、电流经卡钳(钳型电流互感器)从I2插孔输入，测量其相位。若测得相位小于90°，则电路为感性；若测得的相位大于270°，则电路为容性。    2.三相电压相序的测量    将UAB(或UAO)电压从U1端输入，UBC(或UBO)电压从U2端输入，测量其相位角Φ。若Φ=120°，则为正相序；若Φ=240°，则为负相序。    3.检查变压器的接线组别    我国电力变压器采用Y/YO-12，YO/Δ-11，Y/Δ-11三种接线组别。当采用Y/YO-12接法时，UAB与Uab同相，测量其相位角为0°或360°；当采用YO/Δ-11或Y/Δ-11接法时，Uab与UAB间相位角为30°，即Uab超前UAB相位30°(脚标A、B表示高压绕组端，a、b表示低压绕组端；O表示有中线联接)。    4.三相二元件有功电能表接线正确性判断    考虑到电流的进出和三相电压相序、七条入线有48种组合；这48种中只有两种是正确的，其余46种是错误的。使用本仪表能方便的读测相位关系，判断出两种正确的接线，即测取UAB与IA相位角等于Φ1，UCB与IC相位角等于Φ2，Φ1-Φ2=±300°。    5.估计判断电能表运行的快慢    在现场，根据公式：T=3600n/NP(秒)，计算理论时间，测定运行中的电能表是快还是慢。    式中P为测定时加于电能表的功率(kW)，P=UICOSΦ；        N为电能表的常数(转/kWh)：        n为计算理论时间所取的转数；        T为理论时间。    电能表快慢由T-t确定。t为电能表转n转时，实际所用的时间。3 结束语    本数字双钳相位伏安表具有体积小，重量轻，结构简单，操作方便，使用电池供电，数字显示测量结果，携带方便等优点，对测量三相电路具有很强的功能，是电力部门、工厂和矿山、石油化工、冶金系统正确把握电力使用情况，进行二次回路检查的理想仪表。数字双钳相位伏安表详细的产品图片及特性、技术参数介绍也可见