分类：教育/科学-理工学科-化学
问题：甲酚红分光光度法测水中二氧化氯含量？？请教下，使用甲酚红分光光度 
请教下，使用甲酚红分光光度法测定时出现无梯度现象，这是什么原因。 按GB/T 5750.11-2006中步骤做时，在调缓冲液的时候上面说用柠檬酸调可我测的时候低于三需要用柠檬酸钠来调，这样是否有问题。  在比色时使用3cm的比色皿代替5cm的是否可以；  请给与讲解，谢谢
回答：1）柠檬酸称量错误。对100ml溶液而言，柠檬酸需要量1.92g。你如果使用了19.2g，就过了太多。在调缓冲液的时候一定低于pH3。
2）3cm的比色皿和5cm的比色皿的区别主要在于光路的长短，信号强度及灵敏度会不一样。如果标准曲线和样品都用同一3cm的比色皿就不会有太大问题。但是你如果标样用5cm的比色皿，样品用3cm的比色皿就会出现问题。