分类：社会民生-求职就业
问题：介绍一些电工用的：“摇表”知识摇表是干什么用的？测量精度怎样？什 
摇表是干什么用的？测量精度怎样？什么范围算合格？
回答：兆欧表又称摇表，是专门用于测量绝缘的仪表，它的计量单位是兆欧（MΩ）。一、兆欧表的结构和工作原理    1．兆欧表的结构常用的手摇式兆欧表，主要由磁电式流比计和手摇直流发电机组成，输出电压有500V、1000V、2500V、5000V几种。随着电子技术的发展，现在也出现用干电池及晶体管直流变换器把电池低压直流转换为高压直流，来代替手摇发电机的兆欧表。磁电式流比计是测量机构。如图3-6所示：可动线圈1与2互成一定角度，放置在一个有缺口的圆柱形铁心5的外面，并与指针固定在同一转轴上；极掌4为不对称形状，以使空气隙不均匀。2．兆欧表的工作原理              兆欧表的工作原理如图3-7所示。被测电阻RX接于兆欧表测量端子“线端”L与“地端”E之间。摇动手柄，直流发电机输出直流电流。线圈1、电阻R1和被测电阻RX串联，线圈2和电阻R2串联，然后两条电路并联后接于发电机电压U上。设线圈1电阻为r1，线圈2电阻为r2，则两个线圈上电流分别是：I1＝ U/(r1+R1+Rx)I2＝ U/(r2+R2)两式相除得                                  I1/I2＝ (r2+R2)/(r1+R1+Rx)式中r1、r2、R1和R2为定值，RX为变量，所以改变RX会引起比值I1∕I2的变化。                     由于线圈1与线圈2绕向相反，流入电流I1和I2后在永久磁场作用下，在两个线圈上分别产生两个方向相反的转距T1和T2，由于气隙磁场不均匀，因此T1和T2既与对应的电流成正比又与其线圈所处的角度有关。当T1≠T2时指针发生偏转，直到T1＝T2时，指针停止。指针偏转的角度只决定于I1和I2的比值，此时指针所指的是刻度盘上显示的被测设备的绝缘电阻值。当Ｅ端与Ｌ端短接时，I1为最大，指针顺时针方向偏转到最大位置，即“０”位置；当E、L端未接被测电阻时，ＲX趋于无限大，I1＝0，指针逆时针方向转到“∞”的位置。该仪表结构中没有产生反作用力距的游丝，在使用之前，指针可以停留在刻度盘的任意位置。二、兆欧表的使用                    1．  正确选用兆欧表兆欧表的额定电压应根据被测电气设备的额定电压来选择。测量500V以下的设备，选用500V或1000V的兆欧表；额定电压在500V以上的设备，应选用1000V或2500V的兆欧表；对于绝缘子、母线等要选用2500V或3000V兆欧表。2．  使用前检查兆欧表是否完好将兆欧表水平且平稳放置，检查指针偏转情况：将E、L两端开路，以约120r/min的转速摇动手柄，观测指针是否指到“∞”处；然后将E、L两端短接，缓慢摇动手柄，观测指针是否指到“0”处，经检查完好才能使用。3．  兆欧表的使用（1）兆欧表放置平稳牢固，被测物表面擦干净，以保证测量正确。（2）正确接线  兆欧表有三个接线柱：线路（L）、接地（E）、屏蔽（G）。跟据不同测量对象，作相应接线，如图3-8所示。测量线路对地绝缘电阻时，E端接地，L端接于被测线路上；测量电机或设备绝缘电阻时，E端接电机或设备外壳，L端接被测绕组的一端；测量电机或变压器绕组间绝缘电阻时先拆除绕组间的连接线，将E、L端分别接于被测的两相绕组上；测量电缆绝缘电阻时E端接电缆外表皮（铅套）上，L端接线芯，G端接芯线最外层绝缘层上。（3）由慢到快摇动手柄，直到转速达120r/min左右，保持手柄的转速均匀、稳定，一般转动1 min ，待指针稳定后读数。（4）测量完毕，待兆欧表停止转动和被测物接地放电后方能拆除连接导线。三、注意事项因兆欧表本身工作时产生高压电，为避免人身及设备事故必须重视以下几点：　　（1）不能在设备带电的情况下测量其绝缘电阻。测量前被测设备必须切断电源和负载，并进行放电；已用兆欧表测量过的设备如要再次测量，也必须先接地放电。（2）兆欧表测量时要远离大电流导体和外磁场。    （3）与被测设备的连接导线应用兆欧表专用测量线或选用绝缘强度高的两根单芯多股软线，两根导线切忌绞在一起，以免影响测量准确度。　　（4）测量过程中，如果指针指向“0”位，表示被测设备短路，应立即停止转动手柄。    （5）被测设备中如有半导体器件，应先将其插件板拆去。    （6）测量过程中不得触及设备的测量部分，以防触电。    （7）测量电容性设备的绝缘电阻时，测量完毕，应对设备充分放电。