分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：杠杆百分表，杠杆千分表用光栅式指示仪检定时，各应采几圈，多少分度? 
杠杆百分表，杠杆千分表用光栅式指示仪检定时，各应采几圈，多少分度值采一点？
回答：杠杆百分表的测量范围是0--0.8mm或0--1mm，杠杆千分表的测量范围是0--0.2mm,它们的指针只能转动一圈，就是说检定时只能检一圈；
《杠杆表检定规程》规定：杠杆百分表的检定点间隔为0.1mm,而杠杆千分表的检定点间隔为0.02mm。