分类：教育/科学-理工学科-物理学
问题：物理问题——关于多用电表用多用电表测量阻值不同的电阻时，都必须重 
用多用电表测量阻值不同的时， 都必须重新调零吗？为什么？
回答：　　多用表测量电阻的等效图，就是一个电池、电表与电阻并联(表的总内阻就是表面刻度的中心位置指示值，称为“中值电阻”)、被测电阻这三部分，三者串联。当被测电阻为0时，调整指指到最大偏转(0Ω)，就是“调0”。
　　不同的电阻档位，表的内阻是不同的，并且电池电压也不是保持不变，会慢慢有所降低。所以每次测量前要调0；换档位后也要调0。
　　一般在R×1K和R×100两档间变化，基本上可以不用重新调0。