分类：教育/科学
问题：YH3910型电视场强电平检测检定规程谁有电子行业的仪器仪表质量 
谁有的仪器仪表质量标准，给我一份，我想做参考，
回答：YH3910型电视场强电平检测
参照标准SJ20256-1993
测量仪器：电视场强电平
检测仪类别
YH3910、HS3862等
测量范围：
频率：40～900MHz
扩展不确定度（最佳测量能力）：
U=3×10-6
k=2
输入电平：VHF 20～120dBμ、UHF 30～110dBμ
扩展不确定度（最佳测量能力）：
U=1.2dB
k=2
中频放大器带宽：1MHz±0.05MHz
扩展不确定度（最佳测量能力）：
U=0.01MHz
k=2