分类：教育/科学-理工学科-化学
问题：镀层测厚仪如何测量？镀层测厚仪测量是如何工作的？有哪些分类？ 
镀层测厚仪测量是如何工作的？有哪些分类？
回答：1.镀层测厚仪的磁性测厚法可以方便无损地测量铁磁材料上非磁性涂层的厚度，如钢铁表面上的锌、铜、铬等镀层或油漆、搪瓷、玻璃钢、喷塑、沥青等涂层的厚度。广泛应用于机械、、造船、石油、化工、电镀、喷塑、搪瓷、塑料等行业。此种方法测量精度高  2.镀层测厚仪涡流测厚法:涡流方法适合测量电导率低的薄层金属厚度,选用合适的低频,采用铁心线圈或考虑相位信息与提离的关系后,该方法可有效监控非铁磁性金属薄层的厚度变化。适用导电金属上的非导电层厚度测量.此种方法较磁性测厚法精度低.涡流技术是一种成熟的镀层厚度测量技术,可以用来测量金属表面的非金属层（如表面漆）的厚度,也可以用来测量镀在铁磁性金属物质表面的非铁磁性金属镀层的厚度（例如镀在铁磁性不锈钢SST4340的表面上的钛）。金属表面的非金属层厚度的测量应用的是涡流的提离效应;测量镀在铁磁性金  3.超声波测厚法:超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的，当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时，脉冲被反射回探头，通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。目前国内还没有用此种方法测量涂镀层厚度的,国外个别厂家有这样的仪器,适用多层涂镀层厚度的测量或则是以上两种方法都无法测量的场合.但一般价格昂贵测量精度也不高.  4.电解测厚法:此方法有别于以上三种,不属于无损检测,需要破坏涂镀层.一般精度也不高.测量起来较其他几种麻烦  5.放射测厚法:此种仪器价格非常昂贵（一般在10万RMB以上）,适用于一些特殊场合.