分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：请较高手一个含ptc或ntc热敏电阻和运算放大器的放大电路我是一 
我是一个，因为毕业设计的关系需要连一个含ptc或ntc热敏电阻的运算放大电路。我之前的做法是：1、单独将ptc或ntc热敏电阻连入电路，改变热敏电阻环境温度，用万用表测热敏电阻两端电压，确认热敏电阻两端电压能正确的随环境温度改变。2、将稳压直流源作为电压输入信号按简单的反相比例运算电路输入运算放大器，用万用表测Ui和Uo，确认能正常放大3、最后我尝试将两个电路连起来，即我以热敏电阻的一端作为电压信号连入运算放大器时，用万用表测量运放的Ui和Uo，却无法实现正确放大，希望得到高手指点，给点资料或指点也好，十分感谢！！！
回答：    通过你对问题的说明，最大可能应该是反相比例运算电路的反馈支路吸收了热敏电阻阻值变化引起的电压变化。由于反相比例运算电路的反馈支路应该接回输入端且与被测信号量进行叠加。若将输入电压信号接反向输入端，当输入电压信号增大时，输出电压信号减小，反馈信号与输入信号叠加后相当于对输入信号产生分流，吸收了其电压的变化量。因此，电压的变化通过运放的量就减少，最终造成无法实现正确放大。

    可以试用同相比例运算电路进行测量，即输入信号通过同相输入端输入运放，反馈信号接运放反相输入端。这样反馈信号就不会对输入信号产生分流现象。若输出必须与输入信号反相，则可再在输出加一级运放作为反向跟随电路。此时原理的分析为：当输入电压信号增大时，输出电压信号也增加，但却通过反相输入端进行反馈，将使输出信号不再增加而稳定在放大后的数值上。

    可以按照上述方法试一下，若仍然不能正常放大，也许可能是运放的输入阻抗太小所致，可换另外一个运放再试一下，说不定就好了。