分类：教育/科学-理工学科-化学
问题：盛装过氢氧化钠溶液的水电解器磨口活塞打不开怎么办做完实验后，没有? 
盛装过氢氧化钠溶液的解器磨口活塞打不开怎么办做完实验后，没有及时刷洗，现在活塞打不开了。再不损坏仪器的前提下，怎样能打开？
回答：这样的情况我见过很多了，主要就是NaOH与磨口活塞反应生成了带有粘性的水玻璃所致。并未引起真空度的变化。

最死的方法就是先放在热水里泡一会，然后用小木棍耐心敲。不过成功率不是很高。
再介绍一个非常有效的方法，那你必须有超声仪，把打不开的活塞放到超声里面超一段时间就可以了，效果非常好。