分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：0
0-25mm外径不能归零,正15丝,如何调节归零?
回答：0-25mm外径千分尺不能归零,与测量时拧动的旋钮靠近,有带滚花的部分逆时针方向旋松,归零后,在旋紧就行了,旋紧是不要过力,而且一定要在两触头分离时进行,以免降低精度.