分类：电脑/网络-互联网
问题：用什么仪器可以检测下水道里的氨气浓度？ 
回答：       产品名称: 氨气测定仪    型    号: xp    厂    商: 泰纳    单    价: RMB12000.00    类    别: 气体检测分析 技术参数：  检测气体 量程 报警点设置 一级报警点 二级报警点 STEL TWA 氧气  0-30%vol  23.5%vol  19.5%vol -------- -------- 一氧化碳  0-1000ppm  50ppm 100ppm 400ppm 35ppm 硫化氢  0-250ppm  10ppm 15ppm 15ppm  10ppm 二氧化硫  0-150ppm  2ppm 5ppm  5ppm 2ppm 氯气  0-50ppm  0.5ppm 1ppm 1ppm 0.5ppm 氨气  0-100ppm  25ppm 50ppm 35ppm 25ppm 氰化氢  0-100ppm  5ppm  10ppm 10ppm  5ppm 二氧化氮  0-150ppm  3ppm 5ppm 5ppm 3ppm 氢气 0-1000ppm 100ppm 500ppm -------- -------- 标定周期  采用灵敏度漂移补偿技术，允许每隔一年标定一次 工作寿命  传感器：至少2年 电池： 大于3年（3V锂电池） 工作温度 -20℃～+50℃ 湿度  5％～95％RH 报警 声、光、振动报警，分贝值：10厘米95分贝。 显示  大屏幕液晶显示窗口，可显示浓度值及当前的工作状态字符提示。 传感器  Reflex*专利可更换电传感器  自诊断  系统检查：电池电量，显示，传感器，软件设置 防护等级 IP54(最低) 本质安全  北美：Class 1, Div 1, Groups A,B,C,D,T4(UL/cUL) 欧洲： EEx ia IIB T4(CENEL EC) II 2G EEx ia IIC T4(ATEX) 射频防护  CE EN50270：1999 和 EN55011 尺寸  93（高）×50（宽）×27（厚）毫米 重量  毒气：81.5g ； 氧气：93.5g