分类：教育/科学-理工学科-化学
问题：常识检测所用的酸度计(PH),所用的复合电极,能有何种方法检验它 
检测所用的酸度计(),所用的复合电极,能有何种方法检验它是好是坏
回答：可按下表数据自行检测pH电极的好坏，步骤如下（pH计调至mV档）
⑴测试零电位pH值，零点pH值：7±0.5pH
pH电极插入pH4.00缓冲液中，稳定后读数（预先测试出溶液的温度）。例如25℃时读数值E1’＝186mV（取绝对值），而准确值为178mV（见表格），则误差值＝186-178mV，换算成pH值：8/59.16＝0.14pH(59.16mV/pH是25℃时的K值，见表格)。因此零点pH值合格。一般新电极零电位误差≤±0.3pH，如零电位误差＞±0.5pH，电极的测试误差会比较大，尤其当测试溶液温度变化较大时误差会更大。如果测试精度要求不高，则零电位误差值还可以大一些，但最大不能超过1pH.