分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：数字万用表换挡测量值不一致的问题我有一型号为DT9205A+的数 
我有一型号为DT9205A+的数字万用表，测直压和电阻时，用高档位测出的值总比低档位测出的值小。例如：用2V档测得电压为1.253V，而用20V档测得却是1.23V，误差明显高于数字万用表应有的误差。测量电容时的现象正好相反。因为数字万用表内的高精度电阻是共用的，我认为应该不是电阻的问题。那么还有什么原因可以造成这一现象呢？
回答：　　这是测量误差在作祟。
　　数字万用表的测量误差是比较小的，如：胜利VC980+数字4位半万用表，直流电压精度是±(0.05%)。如果用2V档测量，误差是±0.001V，即测得1.253V，实际电压可能是1.252-1.254V；如果用20V档测量，误差是±0.01V，实际电压可能是1.22-1.24V。
　　测量电压、电流，应该选择测量表的量程，使得最大量程与被测值尽量接近，测量误差最小。