分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：感觉HT20砖回弹仪打的不准了，怎么办？ 
感觉HT20砖回弹仪打的不准了，怎么办？
回答：为了保持回弹仪的一致性和稳定性，提高回弹法测强精度，应对仪器进行定期或不定期校验。1． 一般性率定校验回弹仪的率定校验是在JW-225型钢砧上进行，钢砧应摆放平稳，然后手持回弹仪在钢砧上垂直向下弹击，率定校验的平均回弹值为Rm=74±2。一般性率定校验，可以弹击2000次左右进行一次，对于频繁测试或一次测验量大，连续数天检测，则每天用完后或使用前后都可进行率定。在测试过程中对回弹值有怀疑时也应在钢砧上率定校验回弹仪。2．标准状态的校验标准状态的校验，通常涉及到回弹仪的装配关系或性能发生变化，须对仪器进行全面检查和调整。有下列情况之一应进行这种校验①更换零部件引起仪器内部装配尺寸变化。（特别是弹击系统和示值系统的零件更换）。②经长期使用（一般为一年左右），仪器零部件的参数和性能发生变化，已不能保证整机技术性能指标。③发现尾盖上的调整螺栓松动。④累计弹测次数超过8000次。⑤仪器经猛烈冲击（如高空摔落）或其他损伤。对于尚无条件或对回弹仪的性能、标准状态不十分熟悉的单位或人员，每半年可送检测中心进行鉴定。校验标准状态，也可送我公司技术服务进行校验。