分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：SXYHX氧化锌避雷器测试仪在使用时有哪些注意事项要特别留意？ 
SXYHX氧化锌避雷器测试仪在使用时有哪些注意事项要特别留意？
回答：SXYHX系列氧化锌避雷器测试仪是用于检测氧化锌避雷器测试仪电气性能的专用仪器，该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器测试仪的带电或停电检测，从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。
在使用时，除了要严格按照说明书的指导进行操作之外，还要特别主要以下几点：
? 1.检查仪器、安装等性能发现异常及时反馈，确认完好后方可使用。 
? 2.正确接线，接线顺序必须 是仪器首先可靠接地，再来接其他的线。 
? 3.仪器必须可靠接地，保证人和仪器的安全。 
? 4.PT 二次取参考电压时，应仔细检查接线以避免PT 二次短路。 
? 5.电压信号输入线和电流信号输入线务必不要接反，如果将电流信号输入线接至PT二次侧或者试验变压器测量端，则可能会烧毁仪器。 
? 6.在有输入电压和输入电流的情况下，切勿插拔测量线，以免烧坏仪器。 
? 7.本仪器不得置于潮湿和温度过高的环境中，试验完毕或人员离开必须断电。