分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：惭愧。。。。。。有哪位朋友能告诉我万用表的用法吗？谢了！！！ 
有哪位能告诉我万用表的用法吗？谢了！！！
回答：　　初用万用表时，最容易犯错的，就是在表的电流档或档，用来测电压，这时最容易烧表(现在许多表内有熔丝和表头保护二极管，烧坏表头的可能不大，一般是烧断熔丝管)。　　开始用表，就要养成一个好习惯：用完表，放在交流电压最高档存放(500型表是放在将电表表头短路位置，避免搬动时表针摆动)。这样可避免下次遇急时粗心将表直接用来量电压时烧表。　　量电流、电压，要从高量程开始，再向低量程逐档转换，尽量使表针读数靠近表头的满量程附近，又不打表头为最好，这时误差最小。　　V-，指直流电压档，这时两根表笔放在正、负孔(负孔与COM应是同一孔)。　　V~，指交流电压档，表笔同上。　　F，指测电容档，表笔同上。　　A~，交流电流档，表笔同上。　　COM，是用来测10A直流大电流时表笔负端，10A孔即表笔正端。　　Ω为量电阻档。选择量程档，尽量使表针指向表面的中间位置。选好量程档，应将两根表针短路，调整调零电位器，使表针指零，再用该档量电阻。要注意的是，在电阻档，是利用表内的电池来供电的。新表都有两个电池，一个是1.5V的电池，供R×1－R×1K档用，另有一个9V(少数表用15V)的供R×10K档用。测量电阻时，红表针送出的是电池的负端，黑表针为正端。测电阻不分正负，但在用电阻档量电容(电解电容)、二极管、三极管时，是要分清正负极性的。　　要详细讲篇幅会很长，详细可见：