分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：超声波热量表的组成、技术特征是什么？ 
超声波热量表的组成、技术特征是什么？
回答：  超声波热量表由超声波换能器、电子线路及流量、热量显示系统三部分组成。超声波发射换呢过器将电能转换为超声波能量，并将其发射到被测流体中，接收器接收到的超声波信号，经电子线路放大并转换为代表流量的电信号供给显示和计算仪表进行显示和积算，同时对进回水温度的精确测量，这样就实现了流量、热量的监测和显示，通过红外接口、无线RF或有线M-BUS将数据采集到管理系统。
    超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速 的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速，从而换算成流量。根据检测的方式，可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法
及相关法等不同类型的超声波流量计。超声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始使用的一种非接触式仪表，适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。使用超声波流量不用在流体
中安装测量元件，所以不会改变流体的流动状态，不产生附加阻力，仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。