分类：教育/科学-理工学科-化学
问题：楔形流量计的原理是什么呀？ 
楔形流量计的原理是什么呀？
回答：楔形流量计是一种新型流量计，其检测件是一个V字形楔块（又称楔形节流件），它的圆滑顶角朝下，这样有利于含悬浮颗粒的液体或粘稠液体顺利通过，不会在节流件上游侧产生滞流。因此特别适合在、化工等行业中用于体积流量和质量流量的测量。　　主要特点：　　1 重复性好、精确度高，经标定的楔形流量计，精度达0.5 级。　　2 具有自清洁能力，无滞流区。　　3 耐磨损、寿命长、可靠性高。　　4 永久压损比孔板小。　　5 一体型结构，现场安装无需按装导压管路，直接与管道进行螺纹或法兰连接。施工省时省力，维护方便。　　 测量原理：　　流体通过楔形流量计时，由于楔块的节流作用，在其上、下游侧产生了一个与流量值成平方关系的差压，将此差压从楔块两侧取压口引出，送至差压变送器转变为电信号输出，再经经专用智能流量计算仪运算后，即可获知流量值。　　楔形流量计流量方程：　　Cε πD2 2ΔP　　qv= m　　1-m2 4 ρ　　式中：qv —— 流体流量，m3/s　　C —— 流出系数；　　ε—— 可膨胀性系数；　　πD2　　m —— 开孔与管道面积比， S1/ ——　　4　　S1 —— 弓型流通面积，m2　　D —— 管道内径,m；　　ΔP—— 差压，Pa　　ρ—— 被测介质密度，kg/m3主要特点：　　1 重复性好、精确度高，经标定的楔形流量计，精度达0.5 级。　　2 具有自清洁能力，无滞流区。　　3 耐磨损、寿命长、可靠性高。　　4 永久压损比孔板小。　　5 一体型结构，现场安装无需按装导压管路，直接与管道进行螺纹或法兰连接。施工省时省力，维护方便。