分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：如何判断一个真空表是相对真空表还是绝对真空表? 
回答：空表是用来测量微型真空泵、大型真空泵一个主要参数“真空度”的仪表。工业上有微型真空泵、大型真空泵、气体采样泵、气体循环泵、抽气泵、抽气打气泵等多种微型泵，对于各种泵的性能都有规定的测试方法来检验，主要参数有： 1.  极限真空(通常称为真空度)：将真空泵与检测容器相连，放入待测的气体后，进行长时间连续抽气，当容器内的气体压力不再下降而维持某一定值时，此压力称为泵的极限真空。该值越小则表明越接近理论真空。 2.  普通真空表测得的真空值(即：表压)为相对真空度，用负数表示，是指被测气体压力与大气压的差值。示意图请见： 这里说得“普通真空表”实际指得就是“相对真空表”， 测出来的是“相对压力”，为国内广泛采用；而国外常用的还有绝对真空表，测出来的是“绝对压力”。两者如何区分呢？有一个简单方法：单独将真空表放置在桌面上，什么都不接(即此时测得是一个大气压的值)，看指针指向什么数值。如果是指向圆弧刻度右边的“0”，代表它是“相对真空表”，因为“0”代表真空表是以“一个大气压”为零位。接上真空泵测真空度时，指针会向圆弧刻度左边转动，表示相应的负压值(因为越抽真空，越远离一个大气压，负压值也越大，越靠近圆弧刻度左边的“-0.1MPA”)。如果此时指向圆弧刻度右边的“0.1Mpa”，代表它是“绝对真空表”，因为这个时候是常压(100KPA=0.1MPA)，代表此时的大气压值比理论真空还高0.1MPA，即真空表是以“理论真空”为零位。接上真空泵测真空度时，指针会向圆弧刻度左边转动，表示相应的绝对压力值(因为越抽真空，绝对压力值越低，值就越往圆弧刻度左边的“0”靠近)。例如，某微型真空泵H2005(  )，真空度为20KPA(绝对压力)，在相对真空表上就该显示-0.08MPA，而在绝对真空表上显示0.02MPA，两者都是正确的