分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：回弹仪如何进行率定，HT
回弹仪如何进行率定，HT-20回弹仪怎样率定

回答："为了保证测试精度和稳定性，必须及时地对回弹仪进行率定，一般使用不频繁时，要进行定期率定，半月或一月率定一次；若频繁使用，则应在每次测试前后皆进行率定。
HT20型回弹仪的率定，系在JW-225型钢砧上进行，如图4所示。仪器正常情况下率定回弹值应在72≤N≤76范围内，若超出此数值，应仔细检查仪器。并按回弹仪常见故障与检修方法对应的项目查找原因和进行调整，率定时，JW-225型钢砧应放置在刚性较大的基础上。然后方可进行率定。
建议用户在订购HT20型回弹仪时，应订购一台JW-225型钢砧。"