分类：生活
问题：压力管道运行中,怎么样对压力表进行维护保养,压力表怎么选用 
压力管道运行中,怎么样对压力表进行维护,压力表怎么选用
回答：压力表的操作与维护规程  使用范围：本规程适用于城市门站，调压计量站所用的压力表。 一、压力表的操作规程  1、检查压力表下各阀门开启位置是否正常。  2、开关上下游阀门时，应缓慢平稳，避免冲击损坏压力表的零部件，应观察压力表有无卡住现象。  3、不能随意敲击压力表，应检查、验漏压力表的接头和法兰是否泄漏。 4、对压力表的的选择应准确（测量范围、精度等级、一次元件）。 6、定期对压力表进行鉴定，确保计量及测量准确。  7、若压力表不用时，应放空仪表内的管存气、关闭仪表阀门。 二、仪表维护规程 序号  维护周期 设备类型  维护内容  维护标准 备注  1   每个月   压力表  周围环境  无不安全因 数   压力表    整洁   压力表  仪表本体和连接件损坏和腐蚀情况 无损坏和腐 蚀情况   压力表 泄露检查  无泄露  压力表 检查运行压力、温度和实际管道压力  在正常范围 内   2  每半年  压力表  定期检定  合格   三、、压力表常见故障、原因及排除方法 序号 故障  原因  处理方法 1  压力表无 指示  1. 导压管上的切断阀为打开 2. 导压管堵塞  3. 弹簧管接头内污物淤积过多 而堵塞 4. 弹簧管裂开  1. 打开切断阀  2. 拆下导压管，用钢丝疏通，用气吹干净；  3.  取下指针和刻度盘，拆下机芯，将弹簧管放到清洗盘清洗，并用细钢丝疏通； 4. 更换新压力表 谢谢请给我一个好评一、压力表运行三个月进行一次一级，其内容和要求为：    1.检查三通旋塞及存水弯管接头，消除泄漏。    2.检查压力表能否回零。    3.检查并冲洗存水弯管，确保畅通。    二、压力表运行一年后进行一次二级保养，其内容和要求为：    1.将压力表拆卸下来，送计量部门校验并铅封。    2.拆卸检查存水弯管，丝扣应完好。    3.拆卸检查三通旋塞，研磨密封面，保证严密不泄漏，其连接丝扣应完好无损。    4.存水弯管，三通旋塞除锈、涂刷油漆。    三、压力表使用时的更换    当压力表在运行中发现失准时，必须及时更换。操作步骤如下：    1.更换的压力表必须是经过计量部门校验合格的有铅封的，在校验有效期的压力表或有出厂合格证明的新表。    2.换表之前，必须将三通旋塞旋至冲洗压力表的位置，将存水弯管内的污物冲洗干净。    3.将三通旋塞旋至使存水弯管存水的位置，用扳手取下旧表，换上新的压力表。    4.将三通旋塞旋至正常工作时的位置，使新表投入运行。    本文为大家提供的一些有关如何保养压力表的理论常识，希望能对大家有所帮助！（如果对你有帮助，请设置“好评”，谢谢！）