分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：二极管激光器上电压电流我现在有一个二极管激光器它的电压电流曲线如 
我现在有一个激光器 它的电压电流曲线如上图所示。现在我能测得二极管上的峰值电压能到3V，对应着得峰值电流理论上就能到3A左右，电压的脉宽约为2,5ns。可是当我用一个自制的线圈测电流时（用一个磁环绕了36圈然后并了个36欧电阻 理论上1V即为1A），测得的电流最大只有100mA，而且电流脉宽变大了，事实上它应该变小才对。在这个过程中 什么地方会出现问题呢？所测电压为二极管两端的电压。倘若这个电压是对的 那么电流去了哪儿呢？我测激光器的光 能观察到 可是很微弱 说明电流实际上是没到3A的。望有经验的大侠们指点指点，不胜感激！
回答：1）首先，激光的伏安特性中，电流应该是因变量，而不应该是电压。这就像稳压二极管一样，所以，在设计电路时，首先应该考虑限制电流，而不是限制电压。2）测量电流的时候，最好从电阻上取样，这样，一般不会产生波形畸变。3）用磁环组成互感器测量电流，通常适合于对应频段上的正弦波。用于测量脉冲电压或电流时，常常发生波形畸变，一般来讲，如果电感量偏小，则脉冲会变窄；电感量过大，脉冲会变宽。很难控制。所以不适合测量脉冲。我觉得，你这36圈对于2.5纳秒的脉宽，电感量可能是太大了。4）不知道您用什么仪器来测量激光器的输出光量，要考虑测量仪器的频率响应。对于一个2.5纳秒的窄脉冲激光，测量仪器是否有这么高的响应速度。另外，能否测量峰值光功率也是个问题，通常的光功率计，只能测量平均功率。******************************************5）首先 我是基于这样的想法 如果电压到了3V 那么电流就应该可以到3A的。——：您的这个想法不正确，而且很危险。就如同要给一个稳压管施加6伏的电压一样，您希望施加了6伏的电压，就会得到与伏安特性图中所对应的电流，实际上只有很小的概率能够碰到，基本上工作不会正常，要么，电流很小，甚至不会导通，要么，电流很大，甚至烧毁。6）你说的磁环这个测量电流 出现的问题跟你说的是一样的 但是所测出的峰值电流确实不对的。我也用过专门测电流的电流钳侧过 峰值差不多。——：不要用互感器测量脉冲电流。应该直接从电阻上测量，才不会畸变。另外，钳形电流表也是测量平均电流的，不能测量峰值电流，也不能测量脉冲电流。它的电感量也比较大，会产生波形畸变的。