分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：请教轴的直线度、圆度、圆柱度是一根活塞杆，假设分三点A、B、C点 
是一根活塞杆，假设分三点A、B、点，用V型铁和百分表测量。A点在0°、90°、180°、270°测量值分别为0、-0.01、0、0；B点0°、90°、180°、270°测量值分别为0、0、0.01、0.005；C点在0°、90°、180°、270°测量值分别为0、0.03、0.02、0。问怎样算出此轴的直线度和A、B、C三点的圆度和圆柱度？请各位大哥详细讲解，越详细越好！先感谢各位大哥了。（假设轴的外径为70mm）。 
回答：取的点太少了，示意一下吧。
A点0°90°180°270°测量值为 0、-0.01、0、   0；
B点0°90°180°270°测量值为 0、0、    0.01、0.005；
C点0°90°180°270°测量值为 0、0.03、 0.02、0

直线度：在给定的方向上，偏离基准的误差最大距离。
0°  母线直线度误差——0
90° 母线直线度误差——0.04
180°母线直线度误差——0.02
270°母线直线度误差——0.005

圆度：同一正截面上，半径方向最大差值。
A截面圆度误差——0.01
B截面圆度误差——0.01
C截面圆度误差——0.03

圆柱度：圆柱面上，半径最大差值——0.04。

细讲太多了！！参看一下国标吧：《形位公差带的定义、标注和解释》（GB/T1182）