分类：电脑/网络-百度-百度知道
问题：标准稠度仪器怎么看 
标准稠度仪器怎么看
回答：水泥稠度及凝结时间测定仪    1． 测定标准稠度用水量前应先检查仪器滑动部分在支架 中能否自由滑动，同时检查试锥降至杯顶时，指针应对准标尺零点，否则应予调整。  2． 测定凝结时间前，应取下锥形杯并换成圆模，并托以玻 璃板再一起放到垫板上，然后卸去试锥，换成试针，同时检查试针与圆模顶接触时指针是否对零，否则应予调整。  3． 每次测定前，首先将仪器垂直放稳，不宜在有明显振动 的环境中操作。  4． 每次测定完毕均应将仪器工作表面擦拭干净并涂油防 锈。  5． 仪器使用完毕，清洗擦拭干净，记录仪器使用记录