XXVI Congresso Brasileiro de Física Médica IX Congresso Latino Americano de Física Médica Fortaleza – Brasil 07 a 11 de junho de 2022 Associação Brasileira de Física Médica ® Algoritmo Clarkson Modificado na verificação do cálculo de dose no software Rt Connect Juliana Campos de Freitas1, Pedro Argolo Piedade2,3, Carlos Queiroz2, Gilney Matias2, Thiago Schmeling Fontana3 1Programa de pós-graduação em Biometria, UNESP, Botucatu-SP, Brasil 2 RT Medical Systems LTDA, Florianópolis-SC, Brasil 3 Radioterapia São Sebastião, LCCC, Florianópolis-SC, Brasil Resumo: RT Connect é um software desenvolvido para verificação de planejamento de tratamento de radioterapia. Através da inclusão de arquivos no formato dicom provenientes do sistema de planejamento, o RT Connect é capaz de calcular a quantidade de Unidade Monitora do tratamento. Para o cálculo de Radioterapia por Intensidade Modulada é utilizado o Algoritmo de Clarkson Modificado, em que o feixe é decomposto em relação às lâminas do colimador, e o cálculo é realizado através da soma da contribuição de cada lâminas a um ponto de cálculo de tratamento. Múltiplos pontos podem ser definidos de modo que os feixes possuam pontos não colimados. Outros fatores de correção são considerados, e podem ser editados e configurados de acordo com as preferências do usuário. Palavras-chave: física médica; radioterapia; verificação de dose; algoritmo de Clarkson modificado. Abstract: RT Connect is software designed for verification of radiotherapy treatment planning. By including files in dicom format from TPS, RT Connect is able to calculate the amount of Monitor Unit of the treatment. For the calculation of Intensity Modulated Radiotherapy, Modified Clarkson Algorithm is used, in which the beam is decomposed in relation to the collimator leaves, and the calculation is performed by adding the contribution of each leaf to a calculation point of treatment. Multiple points can be defined so the beams do not have collimated points. Other correction factors are considered, and can be edited and configured according to user preferences. Keywords: medical physics; radiation oncology; dose verification; modified Clarkson algorithm. Introdução: O planejamento da radioterapia envolve diversas etapas, e uma delas exigida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) na Norma 6.101, é que exista um sistema de verificação do cálculo de dose. A complexa geometria de campos utilizando Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT), dificulta a realização do cálculo de verificação de dose como descrito nos relatórios AAPM TG 1142 e TG 2183. Assim, para o cálculo de tratamento de IMRT com geometria isocêntrica, foi implementado no software RT Connect4 o Algoritmo de Clarkson Modificado inicialmente proposto por Kung et al.5, e discutido e utilizado em diversos trabalhos. É considerado a geometria do campo a partir de um ponto de cálculo, e que para campos estáticos este deve ser preferencialmente não colimado, e o cálculo é realizado através da soma de cada configuração de abertura de lâminas definida (control point), considerando assim outros fatores de correção no cálculo, como o fator de transmissão de lâminas (Ft), o qual é alterado se o ponto de cálculo está colimado ou em região de penumbra, e o peso acumulado (w) de cada control point. Métodos: O Algoritmo de Calrkson Modificado implementado considera determinados fatores de cálculo de acordo com distância do ponto de cálculo definido às lâminas do campo, em que para campos dinâmicos é realizado a soma de cada control point. Os fatores que variam são o fator espalhamento (Sp), o fator de razão tecido máximo (TMR), e também a razão de espalhamento máximo (SMR). Todos os pares de lâminas são avaliados, em que os pares são divididos entre as duas lâminas, classificados como lâmina 1 e lâmina 2. Além disso, é considerado no cálculo o espalhamento primário de cada campo, representado pelo índice ‘0’ em cada fator em que é aplicado. Quanto ao fator de transmissão