尺寸排除色譜法

尺寸排除色譜法結果，被廣泛使用作方法。應用.凝膠過濾色譜法主要用於分離蛋白質和其他水溶性聚合物。凝膠滲透色譜法則用於分析有機可溶性聚合物的分子量分佈。不同於上述兩種技術，凝膠電泳根據分子的電荷使用電場將分子“拉”或“推”過凝膠。溶質保留在孔中的時間長短取決於孔的大小。較大的溶質將獲得較小的體積，反之亦然。因此，與較大的溶質相比，較小的溶質將在孔內保留更久。尺寸排阻色譜法的另一種用途是檢查水中天然有機物的穩定性和特徵。Margit B. Muller，Daniel Schmitt和Fritz H.Frimmel用這種方法測試了世界各地的水源，以確定一段時間內天然有機物的穩定性。尺寸排阻色譜法被廣泛用於研究天然有機物質，但仍存在侷限性。缺點之一包括沒有標準的分子量標記。如果需要精確的分子量，則應使用其他方法。優點.該方法的優點包括用最少的洗脫液即可將大分子與小分子很好地分離，在不干擾過濾過程時，可以使用各種溶液，同時保持分離的顆粒物的生物活性。該技術通常與其他技術結合使用，從而透過其他特性進一步分離分子。尺寸排阻色譜分離時間短，分離譜帶窄，靈敏度高。由於溶質不與固定相相互作用，因此也沒有樣品損失。該實驗方法的另一個優點是在某些情況下可以確定化合物的近似分子量。化合物洗脫的體積。而Vt是珠粒之間的總體積與珠粒內的體積之和。 Vo組分表示大分子開始洗脫時的體積。 這種實驗方法的一個缺點是，由於色譜圖的時間尺度很短，因此只能容納有限數量的譜帶。通常分子質量必須相差10％才能具有良好的解析度。發現.1955年，倫敦夏洛特皇后醫院的格蘭特·亨利·拉特發明該技術。 他們後來因這項發明獲得了約翰·斯科特獎。Lathe和Ruthven使用澱粉凝膠作為基質，而隨後Jerker Porath和Per Flodin引入了葡聚糖凝膠；其他具有大小分級特性的凝膠包括瓊脂糖和聚丙烯醯胺。也有人嘗試過分餾合成的高聚物。然而，直到1964年，陶氏化學公司的JC Moore發表了他基於孔徑受控的交聯聚苯乙烯製備凝膠滲透色譜色譜柱工作時， 這一領域的研究活動才開始迅速增加。人們幾乎立即認識到，透過適當的校準，GPC能夠提供合成聚合物的摩爾質量和摩爾質量分佈資訊。由於後者很難透過其他方法獲得，因此GPC迅速被廣泛使用。理論與方法.SEC主要用於分析大分子，例如蛋白質或聚合物。 SEC的工作原理是將較小的分子捕獲在吸附劑的孔中。 該過程通常在層析柱內進行，層析柱實際上是一段中空管，其中緊密填充有微米級聚合物珠，聚合物珠包含不同大小的孔隙。 這些孔隙可能是表面上的凹陷或穿過珠子的通道。當溶液向下流過色譜柱時，一些顆粒進入孔隙中。較大的顆粒無法進入所有的孔隙，而只能從較小的孔隙的外側繞過。因此，分子越大，洗脫速度越快，分子越小，在層析柱內的保留時間越長。SEC的一項要求是分析物不與固定相表面相互作用，理想情況下，分析物之間的洗脫時間差異完全基於分析物可以進入的溶質空間，而與分析物與固定相的化學或靜電相互作用無關。 因此，能夠穿透固定相孔隙系統的每個區域的小分子可以進入的空間為整個孔隙空間和顆粒間空間之和。這種小分子洗脫較晚。這導致溶液顆粒按尺寸分離。如果所有粒子同時或接近同時裝載，則相同大小的粒子應一起洗脫。但是，由於有多種測量大分子大小的引數之間的相關性極好，結論適用於幾種不同的鏈結構和化學組成。以流體動力量來校準SEC是可接受的通用做法。但是，在解釋SEC資料時，仍未完全理解為什麼使用基於動力學特性的大小的流體動力學體積。 因為SEC通常在低流速條件下執行，在該條件下流體動力因素對分離的影響很小。實際上，理論和計算機模擬均假定其為熱力學分離原理：分離過程由溶質大分子在位於間隙空間的稀體積溶液相和柱填料孔內的受限溶液相之間的平衡分佈。 儘管此問題尚未完全解決，但平均跨距尺寸和流體動力體積可能緊密相關。每個尺寸排除色譜柱都可以分離一系列的分子量。排除極限定義了色譜柱“工作”範圍分子量最大值，這時分子太大而不能被困在固定相。色譜柱“工作”範圍的下限是滲透極限。滲透極限定義為足以穿透固定相的所有孔的分子的分子量。 低於該分子量的所有分子都非常小，洗脫為一條帶。以下是尺寸排阻色譜法中通常用於多孔凝膠珠的材料影響過濾的因素.在現實中，溶液中的顆粒尺寸不固定，這就導致了顆粒可能會受到它原本會穿過的孔隙的阻礙。同樣，固定相顆粒的定義也不夠理想。顆粒和孔的大小可能會有所不同。因此，洗脫曲線類似於高斯分佈曲線。固定相還可能以意料外的方式與顆粒相互作用，並影響保留時間，儘管色譜柱製造商非常注意使用惰性的固定相併使此問題最小化。像其他色譜法一樣，增加色譜柱長度可提高分離度，而增加色譜柱直徑可提高色譜柱容量。適當的色譜柱填充對於最大分離度很重要：過度填充的色譜柱可能會使珠子中的孔隙塌陷，導致分離度下降。裝填不足的色譜柱可能減少較小物質可及的固定相的相對錶面積，從而減少固定相停留在孔隙中的時間。與親和色譜技術不同，色譜柱頂部的溶劑頭會大大降低分離度，因為樣品在上樣之前會擴散，從而擴大了下游洗脫範圍。分析.在簡單的手動色譜柱中，洗脫液以恆定體積收集。 顆粒的尺寸越相似，它們處於同一組分且不會被單獨檢出的可能性就越大。 更高階的色譜柱透過不斷監控洗脫液來解決此問題。經常透過光譜技術檢查收集的級分，以確定洗脫的顆粒的濃度。常用的光譜檢測技術是折射率，可能需要其他技術來鑑定每個餾分的含量。 還可以使用RI， LALLS ， 多角度鐳射散射MALS，UV和/或粘度測量來連續分析洗脫液流量。洗脫體積，並相對於標準分子量的對數作圖。應用領域.生化應用.通常，SEC被認為是低解析度色譜，因為它不能很好地識別相似的物種，因此通常保留用於純化的最終步驟。該技術可以確定具有較慢交換時間的純化蛋白的四級結構，因為它可以在天然溶液條件下進行，並保留了大分子相互作用。 SEC還可以測定蛋白質的三級結構 ，因為它可以測量流體動力學體積，從而可以區分同一蛋白質的摺疊形式和非摺疊形式。例如，對於摺疊形式和未摺疊形式，典型蛋白質結構域的表觀流體力學半徑可能分別為14Å和36Å。 SEC可以使這兩種形式分離，因為摺疊形式由於其較小的尺寸而在較後才洗脫。聚合物合成.SEC可以用來衡量合成聚合物的大小和多分散性為聚合物化學家提供有關樣品尺寸和多分散性的資訊。 製備型SEC可用於分析規模的聚合物分餾 。缺點.在SEC中，質量的測量遠不如聚合物分子的流體力學體積，即特定的聚合物分子在溶液中佔據了多少空間。 然而，由於分子量與聚苯乙烯的流體力學體積之間的確定關係，可以從SEC資料計算出近似分子量。 所以以聚苯乙烯為質量測量標準。 但是，對於不同聚合物，流體動力學體積與分子量之間的關係並不相同，因此只能獲得近似的測量值。 另一個缺點是固定相和分析物可能相互作用。 任何相互作用都會導致洗脫時間較晚，以致推出的分析物尺寸較小。執行此方法時，洗脫分子的譜帶可能會變寬。原因可能是流動相分子流過固定相分子引起的湍流。另外，玻璃壁分子與洗脫液分子之間的分子熱擴散和摩擦也使譜帶變寬。這些帶除了變寬之外也彼此重疊。 結果導致洗脫液通常會被稀釋。可以採取一些預防措施來防止譜帶變寬。例如可以在柱子頂部的狹窄、高度集中的條帶中施加樣品。 洗脫液越濃，該過程將越有效。然而，洗脫液並非總是能夠濃縮的，這可以被認為是另一個缺點。絕對尺寸排阻色譜.絕對尺寸排阻色譜儀器與尺寸排阻色譜系統耦合的技術，用於測量從色譜系統洗脫的蛋白質和大分子的絕對尺寸。在這種情況下，“絕對”的定義是不需要校準即可獲得流體動力學尺寸。對於蛋白質，可以使用Mark-Houwink型別的計算方法來根據流體動力學大小估算分子量。DLS與SEC結合的主要優點是能夠獲得增強的DLS解析度。 批處理DLS快速簡便，可以直接測量平均大小，但DLS的基線解析度為直徑3到1。 使用SEC，可以分離蛋白質和蛋白質寡聚物，從而實現寡聚體拆分。 也可以使用ASEC進行聚集體研究。 儘管可能無法計算出聚集體濃度，但是可以測量聚集體的大小，僅受SEC柱洗脫的最大大小限制。ASEC的缺點包括流速、濃度和精度。由於相關函式需要3–7秒鐘的時間才能正確構建，因此只能在整個峰中收集到有限數量的資料點。