複合手術室

複合手術室是一個配備了先進的醫療成像裝置的潔淨手術室：如固定C型臂CT掃描器或MRI掃描器。 這些成像裝置使介入微創手術成為可能。微創是指外科醫生並不需要動刀將病人完全開啟才能接觸到他希望進行手術的身體部分，而是可以透過介入導管或內鏡技術。 雖然移動式C臂，超聲內鏡，內鏡檢查的成像技術已經成為手術室的標準組成部分。但介入導管手術需要的成像技術，可以直觀身體的細微部位，例如特別細小的心臟血管，並能透過 3D成像技術讓手術更易行。臨床應用.複合手術室目前主要用於在心臟，血管和神經手術，但也適用於其他一些外科學科。心血管手術.對病變的心臟瓣膜的修復和心律失常和主動脈瘤的手術治療可以受益於複合手術室的成像能力。心臟複合手術是針對這些疾病的普遍治療方式。並且，腹主動脈瘤的腔內治療技術的發展，推動了血管造影系統在血管手術環境中的應用。 特別是對於複雜的血管腔內移植物，複合手術室應成為基本條件。同時，它也很適用於急診手術治療。有些外科醫生不止認可外科手術進行時的血管腔內移植物，他們同時也使用血管造影系統和應用程式為手術做計劃與引導。由於患者在術前CT和術中透視的解剖位置改變，以及嵌入的堅硬材料而導致的改變，對術中更精準的規劃設計提出了相應要求，如果外科醫生在手術進行時運用旋轉血管造影術，能對主動脈採用自動分割，對腎動脈和其他位置進行3D標記，然後覆蓋二維透視疊加，並且能隨著C型臂角度/位置或手術床的變化而進行更新。神經外科.在神經外科，複合手術室的應用例如脊柱融合 和顱內動脈瘤放置彈簧圈。這兩種手術，都被認為可改善患者預後。 對於脊柱椎體融合手術，大型C臂與導航系統的整合，可進一步改善工作流程。胸外科和支氣管手術.用來診斷和治療肺部微小腫瘤的手術規範最近也被應用於複合手術室，介入影象引導定位為準確瞭解腫瘤位置提供了方便，特別是對於微小結節或肺毛玻璃樣變腫瘤，轉移，和或者肺功能降低的患者。這使得活檢過程中實現了精確導航以及在電視輔助胸腔鏡手術中運用切除術。更重要的是，電視輔助胸腔鏡手術中使用介入影象技術可以避免觸覺感測的損失。這種新的技術同時也傳達瞭解決肺部健康的潛在可能，透過對於腫瘤確切位置的定位，提高了患者術後的生活質量。進行診斷和治療的方法，一般包括3個步驟：複合手術室支援這個工作流程的步驟2和3活檢.胸部CT檢測出的肺部小結節需要檢查確定是否為惡性腫瘤，因此，在穿刺過程中，一小塊樣本組織將被採集。穿刺針管可透過支氣管或胸壁穿刺，直到結節的位置。為了確保被捕獲的樣本組織來自結節，而不是意外地採取自健康的肺部組織，成像方式，如移動式C型臂，超聲，或氣管鏡將被使用。小於3釐米的腫瘤小結節活檢率，據報道在33-50％之間。如想進一步提高檢出率，先進的C型臂血管造影介入成像已被證明是有效的。術中成像的優點是病人無論在2D/3D影象和實際的活檢都可在完全相同的位置曝光。因此一般精度遠高於使用手術前的資料。在手術過程中，可用利用血管造影系統將支氣管的3D影象呈現出來。空氣從而作為“自然”的造影劑，結節可以清楚地被觀察到。在這個3D影象上，使用專用軟體，與計劃路徑為穿刺活檢一併，標記結節位置。這些影象可實時疊加。這改良了肺小結節的引導。在最新的報道中1-2釐米結節的檢出率在90％，大於2釐米的結節的檢出率在100％。外科.電視胸腔鏡手術被引導至病變處，或臨近病變，以確保肺萎陷後血管造影的可視性。然後開始常規胸腔鏡的步驟。此時使用的成像系統，在透視模式下，可以清楚地看到腔鏡器械和先前標記的病變。使得精準的切除成為可能。造影劑可以被用來標記病變，同樣也可以標記處附近區域淋巴結，並且使用同樣的方式去切除淋巴結。骨科創傷外科.複雜骨折，例如骨盆骨折、跟骨或脛骨骨折等，需要一個確切位置的螺絲和其他外科植入物，以達到最快治療病人的可能。微創手術方法可以減少病人創傷從而達到更快的恢復。然而, 位置不正的風險，修正和神經的損傷不可低估 (胎位不正和修訂的不同成像方式，經皮骶髂螺釘固定骨盆骨折:系統回顧和薈萃分析 )。使用系統空間解析度為0.1毫米的血管造影法,使大視場影象整個骨盆在一個影象和高千瓦率成為可能，允許外科醫生擁有高精度影象並且不損害衛生 (地板安裝系統) 或訪問病人 (CT)。退行性脊柱手術、創傷性脊柱骨折、腫瘤骨折或脊柱側凸手術是其他型別的手術,可以在複合手術是中充分利用。大檢視、高千瓦率可以充分展示最佳影象，甚至適用於過於肥胖的病人。導航系統或使用整合鐳射制導可以支援和改善工作流程。腹腔鏡手術.像其他微創手術一樣，第一批使用腹腔鏡微創手術的外科醫生被嘲笑，手術社群不相信這種新技術。然而今天，這已成為大多數手術的黃金標準。並開始用於簡單的闌尾切除術、部分腎切除術和部分肝切除術等，腹腔鏡的手術方法在擴大。影象質量, 在手術過程中對病人成像的可能性以及指導工具促進這種方法。(DynaCT在複雜的腹腔鏡手術的功效:手術導航初始經驗。 腎部分切除術,留下儘可能多的健康組織,這意味著病人的腎功能在前一段時間已被描述過(腎單位腎腫瘤的手術:標誌、技術和成果。)。外科醫生所面臨的挑戰是自然損失的3D視覺和觸覺感測。透過內窺鏡提供的影象,無法感受到組織。在複合手術室裡可以更新和實時成像。3D影象可以融合以及/或者重疊顯示在X線透視或內窺鏡中。在腹腔鏡肝臟手術中 (實時影象指導: 根據術中CT成像制導系統的臨床經驗。) 關鍵解剖血管或腫瘤可以避免和減少併發症。進一步的調查受到審判。(在泌尿外科手術導航。歐洲的視角 )急救護理.治療創傷的病人分秒必爭。車禍、爆炸，槍傷或主動脈瓣解剖等情況發生後，患者將嚴重的流血,傷口需要立即治療，否則將因失血過多而威脅生命。在複合手術室中，對病人使用開放和血管內治療的方式都可以執行。例如由於嚴重的出血產生的大腦緊張可以舒緩, 動脈瘤可以盤繞。當緊急病人進入醫院，便立即放送入複合手術室手術檯上的方式, 相比先穩定執行創傷掃描CT省去了將病人重新移位的過程，將節省很多時間避免傷勢進一步惡化。成像技術.具有固定C型臂成像技術.透視和資料採集.X線透視是以連續發射的X射線，以觀測身體內的導管或其它裝置實時影象。為了精細描繪解剖結構和植入物，必須擁有出色的影象質量。特別在運動的心臟介入治療成像時，需要高幀速率。心臟應用所需的影象質量只能依賴達到高功率固定的血管造影系統，而移動式C臂難以勝任。血管造影系統可提供採集模式，可以自動儲存系統上採集到的影象並可上傳存檔。普通的透視主要用於指引導管導絲以及重新定位，資料採集主要應用於診斷或報告的目的。當注入對比劑時，此時採集的資料在儲存後，可以在無需重新注入造影劑而被反覆重放。為了達到實現足夠的影象質量診斷和報告，血管造影系統使用10倍劑量比普通X射線透視。因此，採集只是在必要時才使用。影像採集時任何先進的成像技術的基礎：如DSA數字減影和旋轉採集。旋轉造影.旋轉血管造影是一種採用固定C型臂術中採集類CT和3D影像的技術。要做到這一點，在C型臂圍繞患者旋轉，取得一系列的資料並用來進行3D重建。數字減影血管造影.數字減影血管造影人體血管成像技術。 它是應用計算機程式進行兩次成像完成的。在注入造影劑之前，首先進行第一次成像，並用計算機將影象轉換成數字訊號儲存起來。注入造影劑後，再次成像並轉換成數字訊號。兩次數字相減，消除相同的訊號，得知一個只有造影劑的血管影象。這種影象較以往所用的常規腦血管造影所顯示的影象，更清晰和直觀，一些精細的血管結構亦能顯示出來。由於採集的第一和第二影象之間有一個時間差，運動校正演算法是必要的，以消除運動偽影。 DSA中一種高階應用是路圖。從所獲取的DSA序列中，血管結構的最大充盈影象被識別、標記，成為路圖蒙片。實時影象對路圖蒙片影象做連續的減影處理，生成實時減影透檢視像，疊加到靜態血管結構上。臨床上的優勢是在不影響其他組織結構的前提下，能觀察到更細小和複雜的血管結構，有利於放置導管和導絲。2D/3D配準.影象融合和2D/3D疊加.現代血管造影系統不僅僅用於成像，而且藉助術前術中採集的3D資訊幫助引導外科醫生進行介入引導。這些引導都是基於患者於3D資訊的配準，並最終透過特殊的專有軟體運算完成。工作站與血管造影系統之間的資訊互動3D影象是透過固定C臂在患者周圍的旋轉採集後運算得來。容積重建是在單獨的工作站上完成的。 C型臂和工作站保持著持續的資訊交換。例如，當用戶使用工作站臂從某個角度觀察解剖位置，此時觀察的引數可以傳遞給血管造影系統，並可讓在C型臂在完全相同的同一角度進行實時透視。以同樣的方式，如果在C型臂的角度發生變化，這些引數可以是傳送到工作站，並更新其3維立體影象的視野和角度。這種後臺程式也可以由其他的DICOM影象，如CT或磁共振影象資料來完成。3D資訊疊加的二維透視.將3D影象本身可以以彩色編碼重疊在上方的透檢視像。任何C臂的角度變化都會讓工作站重新計算實時的3D影象並將其實時匹配2D透檢視像。醫生無需注射造影劑便可以觀察導絲導管等在3D血管輪廓疊加的透視影像。將工作站的資訊新增到透檢視像的另一種可供選擇的方法是疊加，可以在疊加三維影象的透檢視像上對感興趣結構的部分進行手動或自動分割，勾畫標記輪廓。這為透檢視像提供了額外的資訊。有些應用軟體可以自動標記，也可以讓醫生和技師手動新增標記點。舉個病例：了給一個腹主動脈瘤放置一個開窗的覆膜支架，在3D影象上標記腎動脈開口，然後將標記的3D影象疊加在實時透檢視像上。在3D標記完成後，它會與實時透檢視像自動匹配，讓醫生可以在實時透檢視像始終觀察到標記好的腎動脈開口，從而讓開窗支架準確定位。經導管的主動脈瓣植入術.經導管主動脈瓣植入需要精確定位主動脈根部來防止併發症的發生。良好的透視檢視是必不可少的，由此，在確切的垂直於主動脈根部角度被認為是最佳的植入。最近，應用程式已經發布，支援外科醫生在選擇這個最佳的透視角度，甚至可以引導在C型臂自動投照引導瓣膜垂直至主動脈根部。有些方法是根據在手術前的CT影象，其中用於分割的主動脈，並計算瓣膜植入的最佳角度。CT影象必須與C-臂CT或透檢視像配準，並傳輸給血管造影系統。在配準過程中的錯誤，可能會導致在C型臂從最佳角度變化，必須手動修改。此外，術前CT影象和手術時的解剖變異沒有說明。患者在做CT檢查時採取的是舉手位，但手術時雙手在其身體兩側，因此會導致偏差。基於這樣一個進展，外科醫生不依賴於手術前由放射科採集CT影象，這樣就簡化了手術室的工作流程，並減少過程中的錯誤。手術室裡的功能成像.時下C型臂技術的改進，使得在手術室中的灌注成像成為可能。要做到這一點，旋轉血管造影要與高壓注射以及一個特殊的重建演算法結合在一起。帶時間窗的血流可直接被觀察到。這對於治療缺血性中風患者非常有用。與CT結合的成像技術.滑軌CT可以在手術室移進和移出，以支援複雜的外科手術，比如透過成像獲得影像資訊的腦，脊柱和創傷手術。在美國馬里蘭州約翰•霍普金斯灣景醫學中心並介紹了他們術中CT的使用對患者的治療效果有正面的影響，提高安全性，減少感染和降低併發症的風險。與MR結合的成像技術.磁共振成像適用於神經外科：MRI系統一般需要一個很大的空間，無論是在房間和病人的周圍。在常規MRI室進行手術是不可能的。在術中如何使用MR有兩種方法，一種是當需要成像時，一個可移動的磁共振掃描器被移動到手術區域，另一種是在手術過程中把病人運送到臨近有磁共振掃描器的房間。規劃考慮.位置/組織.不僅複合手術室的使用率是一個“複合”的，它在醫院系統的角色也是複合的。由於它有影像系統，放射科因對操作、技術、維護、和連線有專業知識，所以放射科對手術室房間負主要責任。從患者工作流程來看，這個房間要能被外科部門所使用，而且應該被安裝在其他手術設施的旁邊，以確保患者適當治療和快速轉運。房間尺寸和準備.對於標準的醫院房間大小安裝複合手術室是一大挑戰，因為不僅成像系統需要一些額外的空間，而且一個正規的手術有更多的人在房間裡。一個8至20人的工作團隊，其中包括麻醉醫生，外科醫生，護士，放射技師，體外迴圈師，從裝置公司來的支援人員等能在這樣一個手術室工作。根據所選擇的成像系統，建議房間面積為70平方米，包括一間控制室，但不包括裝置間和準備區。房間所必須的額外準備工作是2-3mm的鉛防護，安裝影像系統額外增加在地板上或天花板上的重量。工作流程.規劃複合手術室需要考慮各部門以及相關使用者。為了確保手術室的工作流程順利，需要了解在房間裡每個使用者的要求，因為這些會影響各種設計諸如空間，影像裝置佈局等。 這就需要一支專業的專案管理團隊，來進行專案管理和各種裝置供應商與影像裝置之間問題的協調。結果要以建立跨學科的團隊和醫院的個性化需求和喜好來量身定製最終解決方案。燈光，監視器和吊塔.在一般情況下，兩個不同的光源需要在手術室：用於手術的無影燈和可支援介入的環境照明。應特別注意的是可提供昏暗的燈光，因為經常需要在X線透視或內鏡檢查。對於手術燈，最重要的是完整的覆蓋整個手術室操作檯。更重要的是，不得干預頭的高度以及與其他裝置路徑相碰撞。最常見的手術燈的安裝位置是手術檯正上方。如果選擇不同的位置，手術燈要可以在手術床的外圍區域旋轉。因為每個手術燈前端的中心軸是必要的，這可能會導致至少兩個中心軸和安裝點，以確保手術區域有足夠的照明。血管造影系統的移動範圍決定了手術燈的位置。中央軸必須在移動路徑和旋轉範圍之外。裝置決定了房間高度，這個要求必然 要面對，這非常重要。在這種情況下，頭部淨空高度可能是一個問題。這使得手術燈在規劃和設計過程中是一個關鍵的專案。 在手術燈規劃過程中的其他方面包括避免燈光的刺眼和反射。現代手術燈會有額外的功能，如照相和攝像功能。為了傷口區域的照明，雙臂手術光系統是必需的。有時甚至需要第三個手術燈，如在同時進行一項以上的外科手術操作的情況下，例如大腿的靜脈剝離。綜上所述，手術燈系統規劃的主要關鍵點包括：成像系統.最常見的影像形式，是安裝在複合手術室中的一個大C型臂。專家一致認為在複合手術室移動式C臂的效能是不足的，因為球管有限的功率影響了成像質量，影像增強器的視野小於平板探測器系統的，以及移動式C臂的冷卻系統可能在數小時後就導致過熱，這對於漫長的外科手術過程或一系列複雜的手術而言時間太短了。而這樣一間配備移動式C臂手術室的投資也是很高的。 固定C型臂沒有那些侷限性，但房間裡需要更多的空間。這些系統可被安裝在地板上，或在天花板上，如果選擇雙板系統可兩者兼而有之。如果是兒科心臟病專家，電生理學家或神經介入專家主要使用這個房間，會選擇後者。如果不是這些臨床學科明確要求，安裝雙板系統一般不推薦，因為安裝在天花板上的部件可能引起潔淨度問題： 實際上，大部分醫院不會允許操作部件在手術區域的正上方，因為灰塵可能落入傷口而引起感染。因為任何懸吊系統都包括了手術區域上方的可移動部件，會削弱層流，這樣的系統對於肯定不是執行最高潔淨度標準的醫院最佳選擇。在決定懸吊系統和落地系統時，還有更多的因素要考慮。懸吊系統需要大量的頂部空間，因此，減少了手術燈或吊臂安裝的位置。儘管如此，許多醫院選擇懸吊系統具有更大的靈活性，能覆蓋全身 ， 最重要的 是不移動手術床。在手術期間移動手術床有時是困難和危險的工作，因為連著喝多的導線及導管也必須被移動。然而，在手術過程中從停機位到工作位的移動，用落地式系統更容易，因為C型臂只是從側面轉動，並且不會干擾麻醉師。相比之下，懸吊系統在手術過程中能幾乎不用移動在頭端的停機位，也就不會碰撞麻醉裝置。在一個像手術室一樣擁擠的環境裡，雙板系統增加了其複雜性並干擾麻醉，除了神經外科，神經外科的麻醉不是在頭端端。因此，主要用於心臟手術的房間無疑推薦單板系統。手術床.手術床的選擇取決於這個系統的主要用途。帶有浮動床面的可傾斜，可配托架的介入手術床和能與造影系統整合的多關節手術床競爭。正確的手術床的選擇要考慮介入和外科手術需求之間的折衷。 外科手術和介入的需求有時可能很難同時滿足。外科醫生，尤其是骨科，一般和神經外科醫生通常會期望一個定位分段的床面靈活的為患者定位。對於成像的目的，可透射線的桌面，並能讓全身覆蓋，是必需的。因此，使用了整張的碳纖維的床面。在血管造影術期間為允許快速和精確的運動，介入醫生需要一個浮動的床面。心臟和血管外科醫生，在一般情況下，對於複雜的定位的需求較少，但根據他們在血管造影術的介入經驗可用於全自動化運動床和床面。可將患者放置在整張的床面上，並有輔助定位功能。真正的浮動床面不能匹配傳統的手術床，作為一種折衷，為外科使用的浮動面板推薦可四向傾斜。為了進一步滿足典型手術的需要，能裝配其他手術裝置的側軌，如牽引器或肢體託也應用於手術床。房間中床的位置也影響手術流程。在手術室，也應考慮對角線的位置，以獲得房間的空間和靈活性，同樣，也可以從各個方向接近病人。另外，常規手術床也可以成像系統結合，如果供應商提供了一個相應系統。然後，手術間既可以使用支援3D成像的整張的半透射線的床面，也可以用普通的有斷面的可提供強大的病人定位的床，但不支援3D成像。後者特別適合於神經或整形外科手術，最近這些完整的解決方案也越來越商業化。如果被設計成混合的共享的手術間和開放常規程式的，這些有時是首選的。他們提供了更大的工作流程的靈活性，因為桌面是可停駐的，可輕鬆變換的，但需要一些與介入成像間的折衷方案。總之，要考慮的重要的方面是在房間的位置，透射線性。能自由浮動的，有傾斜和支架功能的血管造影床最適合於心血管複合手術室。放射劑量.X射線輻射是電離輻射，因此曝光可能是有害的。與被經典的用於外科手術的移動式C臂相比，，CT掃描器和固定的C臂的能量影響更大，不當使用導致更高劑量的輻射。為此，監測複合手術室裡病人和醫務人員的輻射劑量，這是非常重要的。在手術室有幾個簡單的措施來保護人員免受散開輻射，從而降低他們受的劑量。意識是一個關鍵的問題，否則可用的保護工具可能被忽視。這些工具中有為軀幹形成防護罩的防護衣，圍繞頸部保護甲狀腺區域的防護盾以及鉛防護眼鏡。可以在床邊安裝額外的鉛裙，保護下體部位。懷孕的工作人員應適用更嚴格的規則。當然，對工作人員和病人都保護的一個非常有效的措施是運用更少的輻射。總有一個輻射劑量和影象質量之間的權衡。更高的X射線劑量會導致一個更清晰的畫面。現代軟體技術通過後處理過程可以提高影象質量，這樣，用較低的劑量就可以達到相同的影象質量。影象質量可以透過對比度，信噪比，解析度和偽影等幾個指標來評判。總之，應遵循ALARA原則。劑量應儘可能低，但權衡影象質量對檢查診斷的保證及劑量對病人的潛在危害時仍應首先保證影象質量。透過X射線裝置技術改進減少劑量，操作者根據臨床實際選用低劑量曝光這兩個措施減少劑量。其中前者是射線硬化，後者是幀率設定，脈衝透視和準直器設定。射線硬化：X射線包含硬射線和軟射線，即能量大的能量小的粒子。不必要的輻射主要是由軟射線造成的，因為他們不易穿透身體，並易產生散射。與此相反，高能量的射線易透過病人。因此在球管前安裝濾過器，可以硬化射線，在不影響影象質量的情況下降低了射線劑量。幀率：高速採集幀率可避免偽影影響，以更好的觀察動態影象。然而，幀率越高，輻射劑量越高。因此，應根據臨床需要選擇幀率，並儘可能選擇合理的最低幀速率。例如在小兒心臟介入需要每秒60個脈衝的幀率，而運動特別緩慢的物體只需要每2秒一個脈衝。脈率降低一半，劑量也減少一半左右。幀率由30 P / S降低到 7.5 P / S的結果是輻射劑量降低了75%。使用脈衝透視時只能按照預先指定的時間間隔曝光，因此，低劑量可以獲得相同的影象序列。兩次曝光，顯示器顯示最後一次透檢視像。射線準直器是降低劑量的另一種工具。從探測器的角度來講，只有一小部分用於介入診療。透過準直器可以濾過X線球管的多餘射線，因此探測器只接受了穿過做檢查的組織結構的射線劑量。如今的大C臂能夠在非透視條件下透過採集的影象做診療。