삼영에스앤씨 사업보고서 (2021.12)
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품의 기능, 용도 특징1) 습도센서

습도는 공기중 존재하는 수증기의 양으로 상대습도와 절대습도로 구분됩니다. 이중 상대습도는 습도의 표시방법 중에서 가장 널리 사용되는 단위로 기상 예보의 자료뿐 아니라 산업, 연구, 의료, 농작물 등 많은 부분에서 활용되고 있습니다.

습도센서는 습도 변화에 따라 아날로그 신호 (용량, 저항)을 출력하는 상대습도센서와, 상대습도소자와 집적회로(IC)를 패키징하여 온도와 상대습도를 디지털 신호로 출력하는 (칩형)온습도센서로 분류되는데. 상대습도센서는 습도 측정시 별도의 온도센서를 통해 온도 보상을 해야 하며, 칩형 온습도센서는 IC의 내장된 온도센서를 활용하여 온도 보상된 습도값을 직접 출력하게 됩니다.

당사는 습도센서 전문 업체로 두 제품을 모두 양산하고 있으며, 지속적인 연구 개발을 통해 고객들에게 다양한 측정 솔루션을 제공하고 있습니다.

가) 상대습도센서

상대습도센서는 센서의 출력 신호 및 방식에 따라 전기 저항식 습도센서와 정전 용량식 습도센서 그리고 결로 예지센서로 구분됩니다.

전기 저항식 상대습도센서는 수분의 양에 따라 전기저항 특성이 변하는 원리를 적용한 제품으로 고습 특성이 안정하며, 제조가 용이하고 가격 경쟁력이 우수합니다. 최근 칩형 습도센서와 정전 용량식 상대습도센서의 가격 인하로 예전보다 수량이 줄어들었으나 가습기, 냉장고 등의 가전과weather station 시장에서는 여전히 선호도가 높은 제품입니다.

전기 저항식 습도센서는 일반적으로 사용온도 범위가 좁고 (0~60℃) 수침 특성이 취약하고, 가격이 저렴해 저정밀 저신뢰성 센서로 인식되고 있으나, 당사 전기 저항식 습도센서는 자체 기술을 통해 직접 합성한 감습재를 적용하여 타사 제품에 비해 넓은 사용 온도 범위(-20~85℃)에서 사용 가능하고, 수침 특성에서 경쟁사 제품보다 우수한 특성을 보입니다. 이러한 신뢰성 검증을 통해 냉장고 에어컨 같은 특수 가전이나 산업용에도 적용된 최초의 센서입니다.

정전 용량식 습도센서는 수분의 양에 따른 정전 용량 특성의 변화 원리를 적용한 제품으로 칩형 온습도센서(HumiChip?)의 기반이 되는 당사의 대표적인 상대 습도센서입니다. 전세계적으로 정전 용량식 습도센서를 제조 판매하는 업체는 극히 제한적인 상황입니다. 엔지니어링 폴리머 소재와 반도체 공정을 통해 센서의 사용 온도 범위가 넓고 신뢰성이 강한 특성이 있는 특성이 있는 제품입니다.

본 센서는 습도 변화에 따른 선형성(linearity)이 좋아 고객이 직접 calibration을 쉽게 진행 할 수 있으며, 재 교정(Re-calibration)이 가능해 계측기, transmitter 등 산업용 측정에 적용되고 있습니다. 당사는 정전 용량식 상대습도센서의 원자재인 폴리머의 합성 기술과 공정 기술을 기반으로 센서 성능을 최적화 하기 위한 공정 기술을 보유하고 있어, 경쟁 제품에 비해 응답 특성과 히스테리시스 특성이 우수하다는 장점이 있습니다.

결로 예지 센서는 습도 변화에 따른 저항 특성 변화를 이용한다는 점에서는 전기 저항식 상대습도센서와 유사하나 본 센서는 특정 고습 구간에서 저항의 변화가 급격하게 나타나면서 결로 발생 여부를 사전에 예방할 수 있도록 설계된 센서입니다. 이에 본 센서는 습도 모니터링이 아닌 결로 방지를 위한 시스템ON/OFF 센서로 사용됩니다.

나) 칩형온습도센서

정밀한 상대습도의 측정은 정밀한 온도 측정이 동반되어야 합니다. 당사 칩형 온습도센서인 HumiChip?은 정전 용량형 습도센서 소자와 ROIC(Read-out Integrated circuit)를 패키징하여 제작한 디지털 온습도센서로서 당사는 HumiChip?을 이용하여 미국 Ford 자동차 공조 장치 제어용 센서를 양산하고 있으며, 산업, 의학, 가전등 여러 분야에서 적용범위를 확장해 가고 있습니다.

HumiChip?은 당사가 가지고 있는 상대습도 센서의 제조 기술이 모두 집대성된 제품이라고 할 수 있는데, HumiChip?에 적용되는 습도센서 소자는 정전 용량식 상대습도센서 소자로 상용ROIC와 전문 패키징 업체를 통해 칩형 센서로 제작되며, 이후 자체 개발한 자동화 인라인 설비를 통해 calibration되어 양산과정을 거치게 됩니다.

형상 및 주요제원	구성 기술	기술설명

ㆍ 크기: 4×6×1㎜
ㆍ 정확도: ±1,2,3%RH
ㆍ 전원: +3.3~+5Vdc
ㆍ 동작온도: 40~+125℃
ㆍ 출력: 디지털(I2C),
아날로그(PDM)
ㆍ AEC-Q100 grade1	그림02.jpg 습도센서	폴리이미드 계열의 고분자 감습재를 합성하고, 이를 반도체 공정을 이용하여 박막으로 제작하여 정전 용량식 (capacitive type) 습도센서 소자 적용
ㆍ 감습재 합성 및 박막 공정 설계 : 자체 보유
ㆍ 박막 공정 실행

그림03.jpg ROIC	감습막에서 발생하는 정전용량 신호의 변화를 정밀하게 측정하여 디지털 값으로 변환해 주며, 센서 오프셋, 감도 및 온도 드리프트에 대한 디지털 보정을 위해 보정 계수 및 보정 알고리즘을 저장하고 실행할 수 있도록 비휘발성 메모리 및 신호처리 프로세스가 내장된 집적회로
ㆍ 보정 계수 및 알고리즘 설계 : 자체 보유

그림04.jpg 패키징	감습막과 ROIC를 PCB 위에 고정하고 와이어 본딩 (wire bonding)으로 상호 연결한 후, 오픈 윈도우 타입의 칩 케이스를 덮어 반도체 칩화 하는 공정기술
ㆍ 유동/열해석 시뮬레이션 및 구조 설계 : 자체 보유

그림05.jpg 센서교정기술	ㆍ 양산형 고정밀 calibration 설비 개발 및 운용 기술
ㆍ Customized calibration 레시피 및 플로우 설계 : 자체 보유
ㆍ In-line 교정 환경 제어기술

(용어설명)
ㆍ RH(Relative Humidity) : 상대 습도
ㆍ ROIC(Read-Out Integrated Circuit): 판독 집적회로는 검출소자에서 발생하는 미소 아날로그 신호를 신호처리에 적합하도록 증폭 및 변환해주는 회로소자
ㆍ PCB(Printed Circuit Board): 인쇄회로기판

제품의 특징은 아래와 같습니다.

▶ 넓은 범위에서의 정밀한 온습도 측정

당사의 초창기 모델인 전기 저항형 상대습도센서는 고습 구간에서는 높은 정밀도를 보이나, 극 저습 구간등에서는 특성 및 회로 구현에 어려움을 겪었으나. 이러한 부분들을 개선하기 위해 당사는 정전 용량식 상대습도센서를 개발하였고, 측정 기술 연구를 통해 센서 특성에 대한 정확한 분석으로 calibration된 chip형 온습도센서까지 개발하였습니다.

당사의 Chip형 온습도센서의 사용 온도 범위는 -40~125℃로 대부분의 타사 온습도센서 사용 범위와 동일하나, 타사 제품대비 2배 이상의 정밀도(max accuracy ±0.5℃)를 시현하는 데 이러한 정확한 온도 구현은 정확한 습도 측정의 기반이 됩니다

또한 당사의 HumiChip?은 자체 기술의 소재 소자 제조 기술을 기반으로customized calibration 기술을 통해 경쟁업체 제품보다 우수한 성능의 제품을 양산하고 있습니다. 글로벌 센서 업체 역시 고성능 센서에 대한 제품을 출시하고 있으나, 제품 선별을 통해 동일 제품을 선별하여 판매하는 방식으로 고정밀calibration 기술을 통해 고성능을 달성하는 당사의 제품과는 차이가 있습니다. 습도 사양의 범위를 비교하면, HumiChip?이 보다 광범위한 온도 및 습도범위에서 높은 정밀도를 시현하고 있습니다.

【 Customized Calibration 후 타사 비교 】

삼영 S HumiChip?	경쟁사

그림01_1.jpg .	그림02_1.jpg .

ㆍ측정 범위가 넓고, 정확도가 더 높음
ㆍ영하 온도 구간에서의 습도 측정 보증
ㆍ습도 측정 유효 범위 : -40℃ ~ +80℃
ㆍAccuracy : ±1.5% RH	ㆍ측점 범위가 좁고, 정확도 떨어짐
ㆍ영하 온도 구간에서의 습도 보증 없음
ㆍ습도 측정 유효 범위 : 0℃ ~ +80℃
ㆍAccuracy : ±3.0% RH

특히 영하온도에서의 습도 측정 검증을 위해 국내 유일의 영하온도에서의 습도 측정 장비를 보유하고 있는 한국표준과학기술원(KRISS)의 도움으로 HumiChip?의 영하에서의 습도 측정 성늠 검증을 수행해 본 결과, 아래 도표에서 확인되듯이 영하 환경에서의 당사 칩형 온습도센서(HumiChip?)의 온도accuracy는±0.3℃ 이내, 습도accuracy는 -40℃에서±4%RH 이내, -20℃이상0℃내에서±2%RH 이내의 우수한 결과를 보여줍니다. 이를 통해 영하 온도에서의 습도accuracy를 보증할 수 있게 된 바, 영하 온도에서의 습도 측정은 극소량의 수분에 대한 소재의 반응과 소자의 내구성 그리고 당사의calibration 정밀도를 보여주는 결과물이라 할 수 있습니다.

※ 한국표준과학기술원에서 실시▶ 빠른 반응성

과거 당사의 상대습도센서는 초기 코팅용 상용폴리머를 적용하여 센서를 제작하였으나, 선형성과 응답성이 느려 성능이 낮은 편이었습니다. 이에 당사는 습도센서의 특성을 구현할 수 있는 단량체를 찾아 직접 합성을 진행하였으며, 많은 연구를 통해 경쟁사와 비교 우위의 고정밀 및 빠른 응답성의 센서를 제작할 수 있게 되었습니다. 당사 제품의 응답성은5 sec. (τ63)이내로 세계 최고 수준이며, 히스테리시스 특성 역시1%RH 이내로 경쟁업체 제품과의 비교 측정에서도 높은 비교 우위를 보여줍니다.

▶ Custom Calibration solution

정밀 측정의 필요성은 어느 특정 환경에서 소재를 통해 나타나는 현상에 대한 정보를 센서가 어떻게 읽어 내는지에 대한 정확한 분석이 필요하기 때문입니다. 센서의 정확도는 정확한 정보의 분석에서 기인하는 바, 정확한 calibration point를 선정하는 중요한 요소가 됩니다.

HumiChip?은 정전 용량형 습도센서의 정확한 측정을 통한 셀의 특성을 분석하여 최적의 calibration point를 선정한 후 양산 적용 가능한 2~4개의 온도 및 습도 조건에서 calibration을 진행하게 되며 calibration후 결과는 측정을 통해 확인됩니다. 이러한 당사의 calibration 방식은 양산에도 동일하게 적용되는데 경쟁업체의 양산 방식과 차별화된 기술이자 당사 기술의 우수성을 보여주는 중요 요소라고 할 수 있습니다.

온습도 측정은 일반적으로 환경(특히 풍속), 디바이스 또는 하우징 구조 등에 따라 동일 환경에서도 측정 결과가 다르게 나타날 수 있습니다. 특히 풍속은 습도 측정 결과를1%RH 이상 변하게 할 수 있는 요인으로 일반적으로 낮은 가격에 대량 공급되는 범용 칩형 온습도센서 제조업체는 고객의 특별한 특성 요구에 대해 개별 대응이 어려우나 당사 제품은 당사의 양산 누적 측정 및 분석 결과를 토대로calibration값을 조정하는customized calibration을 수행하는 것이 가능합니다.

또한 고객은 온습도센서의 사용 환경에 따라 특정 구간에서의 정밀도를 요구하는 경우가 있습니다. 예컨대, 냉장고나 자동차 ADS의 경우 결로에 대한 문제로 습도 센서를 사용하므로 고습 구간에서 높은 습도 정확도를 요구하게 됩니다. 반면, 반도체 공정에서는 10%RH 이하의 낮은 구간에서 높은 정밀도를 요구하게 됩니다. 글로벌 센서 업체들의 경우 기존의 양산라인에서는 calibration 값의 조정 없이 선별로만 대응하기 때문에 박리다매(薄利多賣)의 저가 제품을 대량 공급하게 되나, 당사의 경우 고객이 요구하는 구간에 대한 검증을 통해 customized calibration을 진행할 수 있기 때문에 특수 분야에서 요구되는 다품종 소량생산이 가능한 고사양 고가의 센서의 공금이 가능하게 됩니다.

▶ 높은 신뢰성

정전 용량식 습도센서의 고분자막 기술을 기반으로 HumiChip?은 다양한 형태로 신뢰성 검증을 수행하였습니다. 예컨대, 자동차 시장에 진입하기 위해서는 자동차 업계에서 요구하는 규격의 신뢰성 시험을 진행해야 하는데, 당사 HumiChip?의 경우 자동차 부품의 신뢰성 규격인AEC-Q100 (자동차 부품중 집적회로가 적용된 반도체 부품에 대한 공정 및 수명 시험 규격) grade 1 (-40~125℃ 사용)에 대한 공인기관(QRT) 신뢰성 시험을 통과한 바 있습니다.

일반적인 전자부품 및 센서의 수명은 가속 수명 시험방식을 적용합니다. 전자 부품 및 센서의 가속화 조건은 온도 방치이며 방치 온도 조건 및 방치 시간에 따라 가속 계수가 높아지게 됩니다. 공인 기관에서의 가속 수명 시험 진행을 위해 당사는 전자부품연구원(KETI)에서 자동차 수명 시험 규격RS-KORAS-KATECH-033(2018)및RS-KORAS-KTL-098(2017)을 기반으로 시험을 진행한 결과, 110℃에서1400시간 및65℃ 85%RH 812시간 시험 조건을 통과함으로서 초기 목표인B5 수명10년이 넘는 결과를 얻었습니다. B10 수명은 제품의10%가 고장이 나는 시간으로 일반 전자부품이나 센서의 수명기준으로 표시하는MTBF/MTTF보다 높은 기준입니다.

AEC-Q100에서 진행하지 않은 특수 환경에서의 신뢰성 시험 역시 전자부품연구원에서 수행하였습니다. 산업용에 적용되기 위해서는 시장에서 요구하는 다양한 환경에 대한 검증을 필요로 하는데, 사양 검증을 위한 온도 방치, 온습도 방치, 온도 사이클, 열충격 등의 환경 방치 시험과 더불어 NOx, SOx등의 가스 환경에서의 시험, 염수 분무, 방진, 방수 등의 내화학성 또는 내환경성 신뢰성 시험등을 다양하게 요구하게 됩니다. 환경 방치는 당사 제품의 사양 기준에 맞는 온도 및 온습도 조건에서 수행하였고 모든 테스트에서 시험 후에도 사양서 규격내 특성을 보임을 확인할 수 있었습니다.

【 수명 】

시험 항목	시험 조건	평가 결과	시험 진행

온도	110℃ 1,400시간	○	KETI

온도, 습도	60℃ 85%RH 812시간	○	KETI

【 환경 시험 】

시험 항목	시험 조건	평가 결과	시험 진행

저온방치	-55도, 100시간	○	KETI

고온방치	150도, 100시간	○	KETI

온습도사이클	-55도~150도, 50%~96%, 10도~60도, 96% ,
60~85 50% ,24시간/회, 10회	○	KETI

온도사이클	-50 ~ 150도 , 8시간/회, 30회	○	KETI

방수	PX6 1일	○	KETI

방진	P5X 1일	○	KETI

열충격	-40도,30분↔상온5분↔150도,30분 100회 (109시간)	○	KETI

【 Chemical / Gas 부식 시험 】

시험 항목	시험 조건	평가 결과	시험 진행

염수 분무	35도, 5%, 96시간	○	KETI

가스부식-NO2	40℃ 85% NO2, 15ppm, 50시간	○	KETI

가스부식-SO2	40℃ 85% SO2, 15ppm, 50시간	○	KETI

가스부식-H2S	40℃ 85% H2S, 15ppm, 50시간	○	KETI

2) 미세먼지센서가) 개요

먼지란 공기 중에 떠다니거나 흩날려 내려오는 입자상 물질을 말하는데, 석탄, 석유 등의 화석연료를 태울 때나 공장, 자동차 등의 배출가스에서 많이 발생하게 됩니다. 특히 입자의 크기가 10㎛ 이하의 먼지들을 미세먼지, 2.5㎛ 이하를 초미세먼지라고 합니다. 총칭하여 미세먼지라고 부르며, 이들은 눈에 보이지 않을 만큼 매우 작기 때문에 대기 중에 머물러 있다가 호흡기를 거쳐 폐 등에 침투하거나 혈관을 따라 체내로 이동하여 흡수되기 쉬우며, 그 구성성분에 따라 인체에 해로운 영향을 끼칠 수 있습니다.

미세먼지센서는 공기 중 미세먼지의 존재를 광학적인 방법으로 감시하는 센서로서, 먼지의 크기 및 개수 또는 광량의 측정 정도에 따라 질량 농도(Particle Matter, PM)로 환산하여 출력하는 장치를 말합니다. 광학식 먼지센서의 경우 가장 큰 장점 중에 하나가 공기 중 먼지의 농도변화를 거의 실시간으로 보여줄 수 있다는 것입니다. 이런 장점 때문에 공기청정기, 에어컨, IoT 공기질 모니터링 기기 등 공기관련 생활가전제품에 널리 사용되는 센서입니다. 공기질에 대한 고객 관심의 증가에 따라 실내공기질 뿐만 아니라 다중이용시설 및 자동차 등으로 적용범위가 확장되고 있습니다. 또한, 최근 COVID-19 유행으로 인해 공기 중 부유 생물입자 감시에 대한 필요성이 증폭되면서 친환경 관련기술로서 관심이 커지고 있습니다.

미세먼지센서에서 요구되는 핵심 기술은 다음과 같습니다.

미세먼지센서 핵심 기술 >ㆍ 광학챔버 설계기술

ㆍ 미세신호 처리기술ㆍ 센서 교정기술ㆍ 신뢰성기술

당사 미세먼지센서 기술의 가장 큰 특징은 센서의 교정을 위해서 임의 크기의 챔버 내에 미세입자(ex. 담배연기, 표준입자, 등)를 투입하여 기준 계측기와 농도를 비교하는 방식이 아닌 광학적인 특성을 이용하여 교정 및 검사를 수행하는 것입니다. 이를 통해 실제 먼지를 투입이 없이 빠른 시간 내에 센서의 교정이 가능합니다.

나) 제품의 특징

① 0.3㎛ 입자 측정 가능한 LED기반 광학설계

당사 미세먼지센서는 적외선 광원과 먼지의 충돌에 의한 산란광의 집광 범위를 제어하는 구조로 신호대 잡음비를 개선하였습니다. 그 결과, 0.3㎛ 크기 입자 측정이 가능하게 되었으며, 더 정확한PM2.5 환산질량 정보를 제공함으로써 경쟁력을 가질 수 있었습니다.

다음 그림은 당사 미세먼지센서를 이용하여 표준입자(0.3㎛, 폴리스티렌라텍스)를 측정하고 이를 기준계측기(Grimm 11-A)와 비교한 자체 실험 결과입니다. 타사의 경우, 측정 가능한 크기가0.5㎛에서0.8㎛ 수준이기 때문에 최종 어플리케이션(예, 공기청정기 등) 레벨에서 센서 출력 값에 대한 보정 알고리즘 등을 개발해야 합니다. 이에 비해 당사 제품의 경우에는 더 작은 입자까지 측정이 가능하기 때문에 센서 레벨에서 최종 환산 질량값을 제공할 수 있어 어플리케이션 간의 호환성에 있어서도 경쟁력이 있습니다.

또한, 외부 공인시험기관(전자부품연구원, KETI)을 통해 공인 시험방법, “공기청정기용 미세먼지센서 성능시험, SPS-KACA0027-XXXX” 한국공청협회 단체표준에 따라 당사 미세먼지센서를 시험하였고, 그 결과는 하단 도표에서 확인할 수 있습니다

② 사용자 요구에 따른 출력방식 지원 가능

당사 미세먼지센서는 고객 어플리케이션에 따라서 센서 출력을 PWM 혹은 UART 방식으로 펌웨어 수준에서 선택할 수 있도록 개발되었습니다. 이는 앞서 말씀드린 바, 타사 대비 작은 입자 측정이 가능하기 때문에 어플리케이션 레벨에서 출력값의 보정 알고리즘 없이 센서에서 직접 환산질량농도를 계산하여 신뢰성 있는 결과값을 출력할 수 있기 때문입니다. 이런 특성은 결과적으로 어플리케이션에 대한 호환성을 향상시켜 주기 때문에 제품 경쟁력을 향상시켜 줍니다.

③ 자동차 요구 수준의 신뢰성 확보

당사는 한국자동차연구원(KATECH)과 함께 공동연구를 통해 내환경, 내구 수명 평가 등14가지 항목의 신뢰성 평가를 완료하여, 결론적으로 자동차 제조업체에서 요구하는15년 또는30만km 보증 수준에 부합하는 신뢰성을 확보한 바 있습니다. 이는 최근 괄목한 성장을 보이고 있는 에어가전 렌탈 시장에서 꼭 필요한 특성입니다. 3~5년 이상의 렌탈 기간 동안 신뢰성, 내구성을 갖춘 제품이라야 경쟁 우위를 가질 수 있습니다. 다음 그림은 당사 미세먼지센서 신뢰성 평가 결과입니다.

나. 주요제품의 서비스등에 관한 사항 1) 주요제품 등의 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일) 【 주요 제품 매출 현황 】 (단위 : 백만원, %)

품목	생산(판매)
개시일	주요상표	2019년매출액	2020년매출액	2021년매출액	제품 설명

칩형
온습도센서	2010	HumiChip?	7,046 (48.60%)	5,592 (41.2%)	3,101 (65%)	칩형 온습도센서 제품

2012	ChipCap2	607 (4.20%)	753 (5.6%)	727 (15%)	HumiChip?의 ODM (Amphenol社) 제품

상대습도센서	2005	SYH-2R Series	528 (3.60%)	524 (3.9%)	426 (9%)	전기저항형 습도센서

2006	C-330 Series	193 (1.30%)	198 (1.5%)	258 (5%)	정전용량형 습도센서

2006	DS-1x Series	44 (0.30%)	38 (0.3%)	61 (1%)	결로 예지 센서

먼지센서	2005	DSM	513 (3.50%)	356 (2.6%)	112 (2%)	PM10 센서

2019	PSM	66 (0.50%)	189 (1.4%)	81 (2%)	PM2.5 센서, 19년 4분기 출시

2) 주요 제품 등의 가격 변동추이가) 칩형 온습도센서

당사의 칩형 온습도 센서는 2세대 제품이 본격적으로 판매되기 시작 하면서 산업용 고정밀 고신뢰 디바이스 시장에서 판매가 점차 늘어가고 있습니다. 고객의 Application에 맞춤형으로 고정밀 교정 생산 공정을 거친 제품으로 일반적인 칩형 제품 보다 추가적인 부가가치를 창출하고 있습니다. 이렇게 고객 맞춤형 생산된 휴미칩은 고부가가치 제품으로 경쟁사 들이 쉽게 대체하지 못하는 관계로 장기간 고가로 판매 되고 있으며, 아울러 고객 측 Application 노하우를 축적하게 되어 기술적으로 기술 경쟁력을 유지 해 갈 수 있습니다.

연도	2019년	2020년	2021년

평균단가
(칩형 온습도센서)	$2.30	$2.70	$2.54

당사의 칩형 온습도센서는 Sensirion, 상대습도센서는 IST 같은 센서 전문업체와 함께 최고 수준의 성능을 자랑합니다. 단 E+E나 Vaisala는 Radiosonde 같은 특수 목적의 센서를 판매하는데 이는 센서의 재질과 구조가 다르며, IC (집적회로) 를 적용하지 않는 아날로그 센서임에도 가격이 30배 이상 높습니다. 당사는 20년 이상 소자와 소재의 지속적인 연구, 교정 및 양산기술을 축적해 온 바, 이러힌 내제된 기술력을 바탕으로 고부가 고정밀 센서시장에서의 경쟁력을 확보해 오고 있습니다.

나) 미세먼지센서 (복합센서)

미세먼지센서는 PM10센서의 수요가 PM2.5로 급격히 이전되며 기존의 시장점유율이 높던 일본의 신에이, 샤프와 당사 간 가격 경쟁이 심화되었으며, 이미 저가로 판매하던 중국의 PM10 센서의 가격 수준으로 하락 하였습니다. 반면 고정밀 PM2.5에 가스센서를 적용한 복합센서는 국내 산업용 에어컨, 공청기 들에 적용되며 고가를 유지하고 있고 당사 이외 경쟁사가 거의 없는 시장 입니다.

연도	2019년	2020년	2021년

당사 평균단가
(미세먼지 PM10 센서)	$2.40	$2.00	$4.44

당사 평균 단가
(먼지 가스 복합센서)	$6.50	$6.75	$6.61

다) 상대습도센서

저항형 센서는일반 소비자가전 시장에 판매하던 범용은 중국 저가센서의 공세로 수량은 많이 감소되고 있으나 오랜기간 당사 센서로 품질을 유지하는 중고가 웨더스테이션 제품 매풀에 집중 가격은 비교적 잘 유지하고 있으며, 에어컨 냉작오 등 가전과 LG 오브제 등 프리미엄 가전용 판매는 경쟁사가 일본의 신에이 정도여서 고가를 유지하며 물량도 소량 증가하고 있습니다.

용량형센서의 경우 미국 Mamac System, Honeywell ODM 등의 물량이 15년째 꾸준히 일정한 가격에 판매되고 있으며 최근 일부 신규 고객사로 소량 증가하고 있습니다.

연도	2019년	2020년	2021년

평균단가
(당사 저항형센서)	$0.32	$0.33	$0.43

평균 단가
(당사 용량형 센서)	$1.95	$2.00	$2.28

3) 주요 제품 등 관련 각종 산업표준

당사의 주력 제품인 칩형온습도센서 HumiChip?은 자동차 규격의 신뢰성 성능 테스트인 AEC-Q 100의 1등급 (1 Grade)을 통과한 제품으로 자동차, 산업용 등에 흔히 요구되는 장기간의 사전 테스트를 면제받고 판매 할 수 있습니다.

또한 당사는 ISO, IATF 등과 같은 산업표준을 취득함으로써 기업 및 판매센서 자체에 대한 대내외적 신뢰도를 향상시키는데 주력하고 있고, 국가공인인증 KOLAS자격 취득을 통해 전문적인 측정 서비스 사업을 위한 계획을 진행 중에 있습니다.

4) 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등

당사는 최근 3년내 주요 판매 센서에 대한 소비자 불만 및 소송이 없습니다.

사용자의 제조공정에서 발생한 온습도센서의 측정 값 틀어짐 현상 등에 대한 기술문의가 있으나 이는 당사의 전문 측정장치와 설비를 사용한 교정을 통해 구매자의 안정적인 사용을 유도하고 있으며, 최적의 온습도센서 사용을 위한 품질적 현장 코칭을 통해 구매자의 구매 충성도를 제고하는데 노력하고 있습니다.