센코 반기보고서 (2021.06)
1. 사업의 개요

당사가 영위하는 사업의 내용을 이해하기 위하여 개념정리가 필요한 용어해설은 다음과 같습니다.

[ 용어의 정의 ]

순번	영 문	국 문	설 명

1
(원리)	Light-Scattering	광산란식	레이저를 조사하여 미세먼지에 의한 산란으로 레이저의 감도가 감소하는 정도를 측정하여 농도를 계산하는 방식

2
(제품)	TMS	원격감시시스템	환경 분야에서 굴뚝의 배출 가스와 폐수에 대한 오염 물질을 측정하여 이를 전송할 수 있게 한 시스템 (Tele-Monitoring System)

3
(원리)	Electrochemical	전기화학식	산화 환원 반응을 통해 물질 간의 전자의 이동이 발생하고 그것들을 이용하는 방식

4
(원리)	Colorimetric	색도계	가스의 농도에 따라 색이 변화는 방식

5
(원리)	Galvanic	갈바닉	전위 차에 의해서 전자가 이동하는 원리로 자체의 화학에너지를 전기로 변환하는 원리

6
(용어)	Interference	간섭성	가스 센서가 다른 가스에 대해 반응하는 정도로 Cross-sensitivity 로 표현하기도 함

7
(용어)	Capillary hole	모세관 홀	모세관의 특성이 나타나는 크기의 홀

8
(용어)	ppm
ppb	ppm
ppb	part per million으로 가스 농도의 단위
part per billion으로 가스 농도의 단위

9
(용어)	Working electrode	작용전극	전기화학식 가스 센서에서 가스가 유입되어 촉매 반응이 발생하는 전극

10
(용어)	Counter electrode	상대전극	작용전극에서 발생한 화학반응에 대응하는 반응이 발생하는 전극

11
(용어)	Reference electrode	기준전극	상대전극의 기준 전위가 변하지 않도록 유지해 주는 전극

12
(물질)	HCHO
(Formaldehyde)	포름알데히드	새집증후군을 유발하는 기체상의 화학물질로 주로 접착제 등에 포함되어 있는 물질

13
(용어)	STEL	단기노출한계	작업자가 15분 간 노출될 수 있는 최대 농도 (Short term exposure limit)

14
(용어)	TWA	8시간 누적노출한계	작업자가 8시간 노출될 수 있는 최대 누적 농도 (Time weighted Average)

15
(용어)	Explosion proof structure	방폭구조	폭발 가스가 존재하는 상황에서 점화원이 되지 않는 구조

16
(용어)	External explosion proof	내압방폭	기기 내부에 폭발이 발생하여도 외부로 불꽃이 전달되지 않게 설계하는 것

17
(용어)	Intrinsic safety	본질안전	회로 상에서 단락이나 소자의 불량이 발생하여도 폭발 가스가 존재하는 환경에서 점화원이 되지 않는 것

18
(용어)	FeNO	호기내 NO 가스	날숨내 일산화질소 농도 (천식의 증상이 심할수록 환자의 날숨내 일산화 질소 농도가 증가함 (Fractional exhaled NO)

19
(소재)	PTFE	PTFE	Poly Tetrafluoroethylene의 약자로 소위 테프론이라고 불리는 소재임

20
(소재)	Ionic liquid	이온성 액체	음이온과 양이온의 크기차이기 커서 상온에서 액체 형태로 존재하는 소재로 이온전도도가 높고 증기압이 매우 작아 고온에서 안정적인 특성을 지니는 소재

21
(용어)	IECEx	IECEx	국제 방폭 인증 명

22
(용어)	CSA	CSA	캐나다 방폭 인증 기관으로 캐나다 방폭 인증명으로 불림

23
(용어	UL	UL	미국의 인증기관으로 미국 방폭 인증명으로 불림

24
(용어)	ATEX	ATEX	유럽의 방폭 인증기관으로 유럽 방폭 인증명으로 불림

가. 회사의 현황[요약] 연결대상 주요 종속회사 사업의 내용

사업구분	회사명	주요 사업 내용

센서 사업 부문	㈜센코	센서와 센서 기반의 가스 안전기기, 환경기기 및 IoT기기 제조 및 판매

센서기기 사업 부문	㈜센코	센서와 센서 기반의 가스 안전기기, 환경기기 및 IoT기기 제조 및 판매

환경측정기 사업 부문	㈜센코	센서와 센서 기반의 가스 안전기기, 환경기기 및 IoT기기 제조 및 판매

㈜켄텍	대기환경기준 물질 분석기 및 교정기 제조 및 판매

(1) 사업 개황(가) 영위 사업의 요약

당사는 국내 유일의 전기화학식 가스 센서 기술을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 다양한 센서와 센서 기반의 가스 안전기기, 환경기기 그리고 IoT기기를 자체 개발하여 제조 및 판매하고 있는 기업입니다. 경기도 오산시에 위치한 당사는 다양한 가스에 해당하는 전기화학식 가스 센서들과 가스 센서를 이용한 휴대용 및 고정식 가스 안전기기, 센서 기반의 실시간 악취 측정기 그리고 IoT 기반의 실내공기질 측정기 등을 국내외 공급하고 있습니다.

당사는 안전, 환경, 의료, 에너지, 가전 등 그 응용범위가 막대한 전기화학식 가스 센서 기술을 국내에서 유일하게 보유하고 있는 기업입니다.

당사의 첫번째 사업 분야는 센서 분야입니다. 당사는 산소(O2), 황화수소(H2S), 일산화탄소(CO), 수소(H2), 암모니아(NH3), 이산화질소(NO2), 염소(Cl2), 포름알데히드(HCHO), 에탄올(Ethanol), 이산화황(SO2), 에틸렌옥사이드(ETO), 시안화수소(HCN), 포스핀(PH3), 아르신(AsH3)의 가스 센서를 전문적으로 생산하고 있으며, 광산란식 미세먼지(PM1.0/PM2.5/PM10) 센서와 색변화 가스 센서도 생산하고 있습니다. 이러한 센서들은 산업현장의 가스 안전기기, 환경 측정기, 의료기기, 연소효율 측정기 그리고 가전제품을 제조하는 기업에서 원하는 가스 감지용 부품으로 사용되고 있습니다.

두번째 사업 분야는 센서 기반 가스 안전기기 분야입니다. 산업현장의 작업자 안전을 위한 휴대용 가스 안전기기와 작업현장에 설치하는 고정식 가스 안전기기를 생산하고 있습니다. 당사에서 제조한 가스 센서를 활용한 센서기기 제품으로 국내뿐 아니라 유럽, 중동, 미주 지역에 공급하고 있으며 지속적으로 시장을 확대하고 있습니다.

세번째 사업 분야는 센서 기반 환경 측정기기 및 환경 통합 모니터링 솔루션 분야입니다. 당사의 가스 센서 기술을 활용하여 주요 악취 유발 물질을 감지하고 모니터링 하기 위한 실시간 센서 기반 악취측정기를 생산하고 있으며, 지자체, 환경기초시설, 공장등에서 자체적인 환경 관리를 위해서 악취뿐 아니라, 기상, 미세먼지, 굴뚝과 수질 TMS, CCTV 그리고 예보 예측을 위한 모델링 등을 통합 관리할 수 있는 솔루션공급 및 국내 유일의 대기오염 분석 기술을 기반으로 다양한 가스 분석기와 미세먼지 분석기, 이를 정도관리 할 수 있는 교정기, 오존발생기와 데이터 수집 장치를 제작하여 국내외에 공급하고 있습니다.

당사는 신규사업으로 센서 기반의 호흡관련 헬스케어 제품을 개발 중에 있습니다. 당사의 호흡관련 헬스케어 사업분야는 인간의 호흡 관련된 환경성 질환을 관리할 수 있는 제품을 공급하고자 하는 사업 분야로 현재는 아토피 피부염 관리를 위한 실내 공기질 측정기와 IoT 기반의 음주측정기를 생산하고 있습니다. 호기내 이산화질소(FeNO) 감지를 통한 천식 측정과 같이 인간의 날숨에 포함되어 있는 질병 관련 마커를 측정하여 질병 관리에 도움을 줄 수 있는 제품을 지속적으로 개발하고 있습니다.

마지막으로, 당사는 가스 센서 및 관련 기기에 대한 국내 시장을 기술적으로 선도하고 있을 뿐 아니라 글로벌 시장에서도 기술력을 인정받아 지속적으로 시장을 확대하고 있는 기업으로 원천 기술뿐 아니라 응용 기술 모두 자체 개발 능력을 보유하고 있는 기업입니다

(나) 설립 이후 성장과정

구분	주요 사업전략 및 성과

창업 단계
(2004~2008)	㈜센코는 기존 전량 수입에 의존하고 있을 뿐 아니라 다양한 응용기기 시장을 보유하고 있는 전기화학식 가스 센서 기술 개발에 전념하여 자체 기술을 확보하는데 최우선의 노력을 기울였습니다.
하지만, 당시 국내 전기화학식 가스 센서 분야 전문 인력과 관련 자료가 전무 하였을 뿐 아니라 관련 개발에 필요한 소재 또한 전량 수입에 의존하여야 하는 상황이었습니다. 더불어 화학 센서의 특성 상 원리와 더불어 노하우에 가까운 공정 기술 하나 하나가 궁극적인 센서 특성과 신뢰성으로 연관되기 때문에 상용화에 오랜 시간이 소요되므로 최대한 다양한 실험을 통해 지속적으로 당사만의 기술력을 쌓고자 노력하였습니다.
전기화학식 가스 센서 중 산소 센서 연구개발에 성공을 하였으며, 전기화학식 가스 센서의 요소 기술 중 많은 부분을 확보할 수 있었습니다.

시장 진입
단계
(2009~2014)	화학 센서의 특성상 시장에서의 신뢰성을 인정받기 위해서는 오랜 시간 동안 시장 검증이 절대적으로 필요하며, 글로벌 센서 제조사와 경쟁을 하여야 하는 상황이므로 센서를 이용한 응용기기를 개발/판매함으로써 회사의 성장과 더불어 당사 센서에 대한 시장의 검증을 진행하고자 하였습니다.
다양한 전기화학식 가스 센서 응용 기기 분야는 법에서 의무화를 하고 있어 일정 규모의 시장이 유지되고 지속적으로 성장할 뿐 아니라, 해외 의존도가 높은 센서 기반 가스 안전기기 및 센서 기반 환경 기기 사업에 진출하였습니다.
센서 기반 안전기기 시장에서 글로벌 규격에 맞는 국내 유일의 휴대용 가스 안전기기 제조사로 자리잡게 되었으며, 센서 기반의 실시간 악취 측정기 시장을 선점할 수 있었습니다. 또한, 지속적으로 다양한 전기화학식 가스 센서의 개발을 통해 국내 유일의 전기화학식 가스 센서 보유 기업으로 자리잡았습니다.

성장 단계
(2015~2019)	글로벌 시장에서의 성장을 위해 당사는 시장 진입 단계에서부터 지속적으로 해외 시장 개척을 위한 노력을 기울여 왔으며, 매년 10회에 가까운 전시회와 시장개척단에 참여하면서 궁극적으로 발전의 모델을 국내가 아닌 글로벌 기업으로 성장하고자 하였습니다.
전 세계에서 요구하는 제품 인증을 확보하고자 투자를 아끼지 않았으며, 글로벌 시장에서의 기업 인지도를 높이고 경쟁력을 갖고자 최선을 다해 왔습니다.
당사의 인지도가 상승하고 제품에 대한 신뢰성이 시장에서 받아들여지면서 해외 시장에서의 매출이 2019년 기준 78억원을 달성하였고, 전세계 35개국에 55개사의 Distributors를 확보하게 되었습니다.

도약 단계/
현재
(2020~)	당사는 지속적인 핵심 센서 기술 개발을 통해 확고한 원천 기술을 확보하고 이를 바탕으로 센서의 다양한 응용 기기 시장으로 사업을 확대하고자 하는 비전을 가지고 있습니다. 센서, 센서 기반 안전기기, 센서 기반 환경기기를 통해서 검증된 센서 기술을 바탕으로 새로운 시장을 창출하고 이끌어 가고자 합니다.
B2B 시장에서 검증된 센서 기술을 바탕으로 B2C 시장에서 요구되고 있는 센서 기반의 응용 기기 시장을 선점하고자 센서 기반의 헬스케어 및 IoT 사업 분야로 사업을 확장하고자 노력할 것이며, 막대한 규모의 IT 시장에 적합한 가스 센서 기술을 확보하여 독점적인 공급 위치를 확보하고자 합니다.
당사는 국내에서는 검증된 센서 기업으로 정부에서 신규 가스 안전관련 법규를 제정 시 이에 대응할 수 있는 유일한 기업으로 자리 잡게 되어 고객의 수가 급속도록 증가하고 있으며, 관련 해외 시장에서 당사의 제품과 브랜드가 널리 알려짐에 따라 시장 점유율이 지속적으로 증가할 것으로 보고 있습니다.

(2) 기술 설명

당사는 국내에서 유일하게 전기화학식 가스 센서 기술을 보유하고 있는 기업으로서, 이를 기반으로 다양한 가스 센서와 센서 기반의 가스 안전기기, 환경 기기 등을 자체 개발 하여 생산 및 판매 하고 있습니다. 가스 센서 및 관련 기기에 대한 국내 시장을 기술적으로 선도 하고 있을 뿐 아니라 글로벌 시장에서도 기술력을 인정받아 지속적으로 시장을 확대하고 있는 기업으로 원천 기술 뿐아니라 응용 기술에서 자체 개발 능력을 보유 하고 있는 국내 유일의 전기화학식 가스 센서, 안전기기 전문기업입니다.

(가) 기술의 완성도

당사는 2004년 11월 23일 강릉대학교 창업보육센터에 설립되었습니다. 창업자인 하승철 대표이사는 2002년부터 2005년까지 한국전자통신연구원 근무 당시 다양한 가스 센서 및 응용기기에 대한 연구개발을 진행하면서 국내 가스 센서 기술이 글로벌 수준 대비 매우 뒤 쳐져있으며, 가스 센서를 전량 수입 제품에 의존하고 있음을 확인한 후 창업을 결정하였고, 지속적인 연구개발을 통해 당사 고유의 센서 기술을 확보하게 되었습니다. 이후, 지속적인 연구개발을 통해 전기화학식 가스 센서 기술을 개발하였으며, 현재 가스 센서 기술을 적용한 초소형 전기화학식 기술 등 국내에서 유일하게 관련 기술을 보유하고 있습니다.

당사는 주력 기술로 전기화학식 가스 센서 기술과 초소형 슬림 구조의 전기화학식 가스 센서 기술이 있습니다. 이 중 전기화학식 가스 센서는 가스 분자, 센서 내부로의 가스 유입량을 조절하는 확산 유입구(Diffusion barrier), 산소분자의 산화환원 반응을 일으키는 전극(Electrode), 산화환원 반응 시 이온의 이동을 용이하게 하는 전해질(Electrolyte), 양극(Cathode)과 음극(Anode)간의 전기적 절연 역할을 하며, 이온의 이동이 가능한 Separator, 내부에서 발생된 전류를 외부로 유도하는 Current collector 및 센서의 몸체를 구성하는 하우징 등으로 구성되어 있습니다.

당사는 초소형 슬림 구조의 전기화학식 가스 센서 기술을 바탕으로 전기화학식 가스 센서를 소형화하기 위해서 액체 전해질이 아닌 반고형 전해질의 신소재 기술을 개발하였으며, 감소한 전극 면적에도 불구하고 센서의 출력값을 유지할 수 있도록 전극 소재 기술 및 전극 형성 기술을 개발하였습니다. 나아가 대량 생산을 통한 가격 경쟁력 확보를 위해서 전극 및 전해질 형성공정에 반도체 공정 기술을 도입하여 미세패턴 및 연속공정이 가능한 대량 생산 기술을 개발하였습니다.

가스 안전기기 분야에서는 당사가 국내에서 유일하게 국제 인증 규격인 IECEx, 북미 인증인 CSA와 UL, 유럽인증인 ATEX, 남미 인증인 Immetro 등을 인증 받아 제품의 기술력을 인정 받았습니다. 국내뿐만 아니라 유럽, 중동, 미주 지역 등 해외 시장에서 그 기술력을 인정받음과 동시에 큰 인기를 얻음으로써 당사의 주력 제품으로 자리 매김 하였습니다.

센서 기반 실시간 악취 측정기의 경우, 판매를 위한 별도의 인증을 요구하고 있지 않으나, 당사는 당사가 기보유한 가스 센서 및 안전기기 제품 know-how를 바탕으로 현장에 최적화된 환경측정기를 개발 및 공급하고 있습니다. 현재, 글로벌 전기화학식 가스 센서 제조사 대부분의 경우 가스 안전기기 시장을 주요 목표 시장으로 설정하고 있어 이를 동일하게 환경 측정기기에 적용하여 사용할 수는 없는 상황입니다. 이에 반면, 당사는 자체 전기화학식 가스 센서의 요소 기술들을 최적화하여 센서 기반 환경 측정기기가 요구 하는 사양 중 가장 중요한 “저 농도의 감지능”을 향상 시킨 전기화학식 가스 센서를 개발 및 공급하고 있어 경쟁력을 보유하고 있다고 볼 수 있습니다

당사는 이러한 기술력을 바탕으로 다양한 센서와 센서 기반의 가스 안전기기, 환경 기기 등을 자체 개발하여 제조 및 판매하고 있으며, 국내에서 유일하게 독보적인 기술력과 축적된 경험, Know-how를 바탕으로 기술경쟁력을 인정 받아 다양한 제품을 포스코아이티씨, 포스코건설, Crowcon, Hanwei 등 국내외 매출처에 공급하고 있습니다.

하승철 대표이사를 포함한 주요 연구인력들은 가스 센서, 기기 관련 분야의 기술력 확보를 위해 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 또한, R 투자를 통한 제품 개발 및 신규 사업 진출을 통해 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 당사는 주력 제품인 휴대용 가스 안전기기, 환경측정기, 고정식 가스 안정기기 등의 기술력을 인정 받아 국내외 시장 점유율 확대를 통해 기술성과 관련한 당사의 기업 계속성은 향후에도 유지될 것으로 판단하고 있습니다.

(나) 기술의 경쟁우위도

당사는 설립 이후 가스 센서, 기기 및 환경측정기 분야에 대한 지속적인 연구개발을 통해 축적된 경험, Know-How를 바탕으로 경쟁회사 대비 우수한 기술력을 확보하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 가스 센서 관련 기술력은 크게 2가지이며, 해당 기술에 대한 전문평가기관의 기술성평가 진행 결과 평가 등급 “A”를 획득함으로써 그 기술력을 인정받은 바 있습니다.

(다) 기술의 상용화 경쟁력

[정량적 측정이 가능한 전기화학식 가스 센서 기술]

기술개요	당사는 2004년 11월 당사 설립 이후 전기화학식 가스 센서 기술에 대한 연구개발을 지속적으로 수행해 왔으며, 가스 종류를 다양화하기 위한, 연구개발과 특정 응용 분야에서 요구하는 특정요구사항(특정가스에 대한 간섭성 배제 연구, 환경에 대한 영향 최소화 연구, 고습 연속 사용에 적합한 센서 연구 등)에 대한 연구, 센서의 양산성을 높이고 단가를 줄이기 위한 연구 등을 내부적으로 수행하고 있습니다. 본 기술은 당사가 국내에서 유일하게 보유하고 있습니다.

적용분야	안전기기 / 환경측정 / 에너지관리 / 의료기기/ 실내공기질 / 자동차배기가스 등

타사대비 경쟁력	가스 안전기기 시장에서의 주요 가스들(H2S, CO, Cl2, O2, SO2, NO2)에 대한 전기화학식 가스 센서 기술력 면에서는 자체 개발한 기술과 자체 개발한 공정 기술을 활용하고 있을 뿐 아니라 성능 측면에서 글로벌 선두 기업의 제품과 차이를 보이고 있지 않습니다.
가격 경쟁력 측면에서는 경쟁사인 City Tehcnology사와 Alphasense사 대비 우위에있다고 볼 수 있습니다. 실제 생산 단가에 대한 경쟁력을 비교하기 위해서는 실제 생산 단가를 파악하여야 하는데 이는 실질적으로 어려움이 있으나, 유사 제품 비교 시 Current collector에 대한 소재 차이가 있으며, 이에 따른 생산 단가에 있어 당사는 경쟁력이 있다고 판단하고 있습니다.
또한, City Technology사, Alphasense사모두 전극 간의 전류를 측정하기 위해서 전극과 센서 Pin 사이를 연결하기 위한 Current collector로 고가의 Platinum wire를 사용하고 있지만 당사는 원가 절감을 위해 다양한 실험을 진행함으로써 상대적으로 가격이 매우 저렴한 Tantalum wire를 사용하고 있습니다. 따라서, 당사는 더 저렴한 가격으로 경쟁사와 비슷한 수준의 제품을 만들어내고 있으며, 가격경쟁력, 제품의 완성도 측면에서 상대적으로 경쟁력을 보유하고 있다고 판단하였습니다.

[초소형 슬림 구조의 전기화학식 가스 센서 기술]

기술개요	당사는 2006년 한국전자통신연구원과 “초소형 저전력 환경세서 모듈 요소 기술 개발” 이라는 공동연구를 통해 연구개발을 시작으로 초소형 전기화학식 가스 센서에 대한 연구를 지속적으로 진행하고 있습니다. 당사는 주요 요소 기술인 전해질에 대한 연구개발을 다양한 방면으로 진행해 왔으며, 2018년 소재부품기술개발사업을 수행하면서 제품 상용화가 가능한 수준의 완성도 높은 기술력을 확보하였으며, 현재 최종 패키지에 대한 연구개발을 진행하고 있습니다. 반고형의 전해질을 사용하여 초소형 형태의 전기화학식 가스 센서를 개발한 것은 전 세계에서 최초입니다.

적용분야	스마트폰 / 웨어러블 디바이스 / IoT 기기 등

타사대비 경쟁력	미국의 SPEC사에서 슬림한 구조의 전기화학식 가스 센서를 출시하여 많은 이목을 받은 바 있지만 SPEC사의 센서는 기존 액체상의 전해질의 양을 단순히 줄여 센서를 작게 만든 것으로 액상의 전해질 소재를 대체할 수 있는 반고형 소재를 개발하여 이를 적용한 당사의 센서와는 기술적 측면에서 큰 차이를 지니고 있습니다.
SPEC사의 센서는 액상의 전해질을 사용하고 있어 60℃의 고온 챔버에서 보관하면 단기간내에 센서의 출력이 제대로 나오지 않습니다. 반면 당사의 초소형 슬림 구조 전기화학식 가스 센서는 액상이 아닌 소재를 적용하였기 때문에 고온에서도 안정적으로 센서의 고유 특성이 유지되며, 경쟁사 대비 기술경쟁력 측면에서 우위에 있습니다.

당사의 기술은 오랜 시간과 많은 시행착오들을 겪으며 최적화된 기술로, 특허를 통해 외부에 공개될 경우 경쟁업체에 기술이 유출될 위험을 방지하고 고객의 다양한 요구사항 및 제품의 성능에 최적화한 가스 센서의 제작 방법과 가스 센서 안전기기 및 악취측정기기 위주로 특허를 출원하였습니다.

전기화학식 가스 센서의 원리는 매우 단순하나 오랜 기간의 연구개발을 통해 축적된 경험, 노하우가 필요한 화학 센서 기술이며, 당사는 지난 15년 간 장기간 지속되온 연구개발을 바탕으로 기술 및 제품 개발에 대한 노하우를 축적해 왔습니다. 당사는 다양한 실험과 검증을 통해 최고의 성능을 지니는 센서 및 모듈, 기기 등을 개발, 생산하고 있으며, 전기화학식 가스 센서, 기기 분야 내 타사, 여느 전문 기관보다도 높은 기술력을 지니고 있습니다.

(라) 제품 개요 및 라인업(제품의 특징 등)

당사는 주요 제품으로 핵심 부품인 센서, 센서를 이용한 가스 안전 기기 그리고 센서 기반의 환경 측정기 및 시스템을 공급하고 있습니다. 당사의 가스 센서 기술을 근간으로 한 센서 기반 응용 기기 및 센서 기반 응용 시스템에 국한하여 당사 역량을 아래와 같이 집중하고 있습니다.

당사의 제품군은 크게 센서, 센서기기, 시스템(환경측정기)으로 구분할 수 있으며, 센서 제품군에는 일산화탄소, 산소, 황화수소, 암모니아, 이산화질소, 이산화황 등의 전기화학식 가스 센서, 미세먼지 (PM2.5/PM10) 센서 등이 있으며 센서 기기 제품군에는 휴대용 가스 안전기기, 고정식 가스 안전기기, 센서 기반 IoT 제품 등이 있습니다. 마지막으로 시스템(환경측정기) 제품군에는 환경 모니터링 시스템, 악취 모니터링 시스템, 대기 환경 모델링 시스템 등이 있으며, 안전 분야 하드웨어에서 시스템까지 Total 솔루션을 제공하고 있습니다.

1) 센서 사업 부문

센서 제품으로는 다양한 가스에 해당하는 전기화학식 가스 센서들과 광학식의 미세먼지 센서 그리고 색변화로 가스 농도를 감지할 수 있는 Colorimetric 가스 센서 제품을 생산 및 판매 하고 있습니다.

[센서 사업 부문 제품 라인업 개요]

구분	가스/감지물질	모델명	내용

전기화학식
가스 센서	산소
(O2)	SS1118	0~100 vol% 산소 농도 측정용 O2 가스 센서

SS2118	0~30 vol% 산소 농도 측정용 O2 가스 센서

일산화탄소
(CO)	SS2128	4series 전기화학식 CO 가스 센서

SS2128	Miniature 전기화학 CO 가스 센서

SS4128	7series 전기화학식 CO 가스 센서

SS2128_B	2전극 4series CO 가스 센서

SS3128_B	2전극 Miniature 전기화학식 CO 가스 센서

SS2128_LH	수소 간섭성 최소화한 4series CO 가스 센서

SS3118_LH	수소 간섭성 최소화한 Miniature CO 가스 센서

황화수소
(H2S)	SS2198	4series 전기화학식 H2S 가스 센서

SS3198	Miniature 전기화학 H2S 가스 센서

SS4198	7series 전기화학식 H2S 가스 센서

SS2198_HT	고온 동작 전기화학식 H2S 가스 센서

일산화탄소/황화수소
(CO/H2S)	SS21CH	전기화학식 CO/H2S Dual 가스 센서

수소 (H2)	SS2178	전기화학식 H2 가스 센서

암모니아 (NH3)	SS21N8	전기화학식 NH3 가스 센서

이산화질소 (NO2)	SS2148	전기화학식 NO2 가스 센서

염소 (Cl2)	SS2168	전기화학식 Cl2 가스 센서

포름알데히드 (HCHO)	SS21F8	전기화학식 HCHO 가스 센서

SS21F8_LE	알코올 간섭성 최소화한 HCHO 가스 센서

에탄올 (Alcohol)	SS21A8	전기화학식 Ethanol 가스 센서

Laser Diode 기반의 미세먼지 센서	미세먼지 (PM1.0/2.5/10)	SSP100	광산란식 미세먼지 센서

Colorimetric Gas Sensor	김치숙성도 센서
(Acetic acid)	SS-PH-100	김치 숙성도에 따른 색 변화 센서

가) 전기화학식 가스 센서

대표적인 전기화학식 가스 센서에는 황화수소(H2S), 산소(O2), 일산화탄소(CO) 가스 센서가 있으며, 각 가스 센서 내에서도 사용처 및 특성에 따라 세부 모델 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 전기화학식 가스 센서 중 가장 시장이 크고 판매가 많은 황화수소 가스 센서의 대표 모델 SS2198/SS3198/SS4198에 대한 세부 사양은 아래와 같습니다.

① 전기화학식 황화수소(H2S) 가스 센서 (SS2198/ SS3198/ SS4198)

ⓐ 제품사양·기술적 사양

SS2198/ SS3198/ SS4198 전기화학식 황화수소 가스 센서의 주요 기술적 사양은 아래 그림과 같습니다.

Model	SS2198	SS3198	SS4198

주요 성능

센서출력	700±200 nA / ppm	700±200 nA / ppm	380±80 nA / ppm

기준값 변동 (Pure air)	±2 ppm H2S equivalent	±2 ppm H2S equivalent	±2 ppm H2S equivalent

T90 반응시간	20 seconds	20 seconds	35 seconds

측정범위	0-100 ppm	0-100 ppm	0-200 ppm

최대 측정 농도	500 ppm	500 ppm	1,000 ppm

선형성(출력)	Linear	Linear	Linear

반복성	±2 ppm H2S equivalent	±2 ppm H2S equivalent	±2 ppm H2S equivalent

권장 load 저항	10 ohms	10 ohms	10 ohms

분해능 (Electronics Dependent)	0.1 ppm typical	0.1 ppm typical	0.1 ppm typical

환경영향성

사용 온도 범위	-20℃ to +50℃	-20℃ to +50℃	-20℃ to +50℃

사용 압력 범위	800 to 1200 mbar	800 to 1200 mbar	800 to 1200 mbar

사용 습도 범위	15% to 90% Rh	15% to 90% Rh	15% to 90% Rh

센서 수명

장기 안정성 (Drift)	5% per year	5% per year	5% per year

보관 온도	0℃ to 20℃	0℃ to 20℃	0℃ to 20℃

예상 수명	>24 months in air	>24 months in air	>24 months in air

표준 보장 기간	24 months
from dispatch	24 months
from dispatch	24 months
from dispatch

본질 안전 기준 값

최대 전류 값 at 10,000ppm	40mA	40mA	40mA

최대 open circuit 전압	1.0V	1.0V	1.0V

최대 short circuit 전류	0.1A	0.1A	0.1A

② 제품 특성· 온도 영향성

SS2198/ SS3198/ SS4198 전기화학식 황화수소 가스 센서의 온도 변화에 따른 출력 변화는 아래와 같습니다. SS2198/SS3198/SS4198은 전극, 전해질 물질이 동일하나 센서의 구조가 다른 센서들로 온도 영향성이 매우 유사 합니다.

·간섭성 (Interference)

SS2198/ SS3198/ SS4198 황화수소 가스 센서의 타 가스에 대한 간섭성은 아래와 같이 다른 가스들에 대해 간섭 받지 않는 우수한 특성을 지니고 있습니다.

[Cross-sensitivity of SS2198/SS3198/SS4198]

Gas	Concentration [ppm]	Reading [ppm]

일산화탄소	300	3

수소	10,000	5

이산화황	5	0

일산화질소	35	0.4

이산화질소	5	-0.5

③ 응용 분야

SS2198/SS3198/SS4198 전기화학식 황화수소 가스 센서는 사이즈는 서로 다르나 Working, Counter 그리고 Reference electrode의 세 개 전극으로 구성된 전형적인 전기화학식 가스 센서로 0.1ppm 단위의 저농도까지 측정이 가능한 전기화학식 황화수소 가스 센서입니다. 가장 큰 시장은 Oil 산업 분야에 주로 사용되는 휴대용과 고정식 가스 안전기기로 환경 분야에 또한 널리 활용됩니다.

나) Laser diode 기반의 미세먼지(PM1.0/ PM2.5/ PM10) 센서 (SSP100)

SSP100 미세먼지 센서는 광센서와 laser diode를 사용하여 공기 중의 먼지농도를 실시간으로 측정합니다. 먼지 입자에서 산란한 laser 빛을 광센서로 측정 후, 디지털 신호 분석을 통해 공기 중에 부유하고 있는 먼지 입자들을 정밀하게 측정할 수 있습니다. SSP100은 PM10(10um)을 초과하는 큰 입자를 물리적으로 거른 후, PM1.0, PM2.5, PM10 입자를 아날로그 및 디지털 알고리즘을 통해 분석 후, 농도를 디지털 신호로 출력해 줍니다. 또한, 안정적인 센서 동작을 위해 노이즈 억제를 위한 신호처리와 외부 Shield Can을 적용함으로써 공기청정기나 에어컨 및 기타 실내외 공기질 측정에 사용할 수 있는 이상적인 센서입니다.

① 제품사양·물리적 사양· 구성

SSP100 미세먼지 센서는 무소음 팬을 이용하여 샘플링을 진행하며, 내부 소자의 내구성에 영향을 줄 수 있는 입자가 큰 먼지는 제거를 할 수 있도록 유로를 설계하였습니다.

· 기술적 사양

- PM2.5 Sensor (PM1.0, PM2.5, PM10 동시 출력)

- Minimum detection size : 0.3μm

- Concentration range: 0.1㎍/㎥ to 500㎍/㎥

- Laser-based light scattering particle sensing: 90° light scattering 방식

- 실시간 측정- 입자 크기 분리 구조

- 소형 사이즈 (42mm x 32mm x 13mm)

- 입자 카운트 출력 (option)

- 온/습도 센서 내장(option)

- 출력방식: USART 출력 (온/습도 출력 option)

- 노이즈 억제를 위한 외부 Shield 처리

Characteristic	Parameter

동작원리	Laser-based light scattering

최소 감지 크기 (minimumdetection size)	0.3 μm

출력 데이터	PM1.0, PM2.5 and PM10 in ㎍/㎥

측정 농도 범위	1 ㎍/㎥ to 500 ㎍/㎥

정확도	±15 %or ±10 ㎍/㎥

반응시간	5s

공급 전압(at 25℃ ±5℃)	5V ±0.5V, 85 mA

사용 온도 범위
보관 온도 범위	-10℃ ~ +60℃
-20℃ ~ +70℃

사용 습도 범위	0 %RH to 95 %RH non-condensing

출력 프로토콜	USART
-baud rate: 115,200bps, data bits : 8bit ,
stop bits: 1bit ,parity : none

팬 소음	25dB(A)

크기 / 무게	42mm(W) x 32mm(D) x13mm(H) / 25g

쉴드캔 재질	SUS304

Connector Type	12505WR-06A00 (연호)

· 정확도

SSP100 미세먼지 센서의 기준 계측기 대비 정확도는 100㎍/m3 이하에서는 ±10㎍/m3, 그리고 250㎍/m3 기준으로는 ±15% 이내의 정확도를 유지 하고 있습니다.

② 응용분야

laser diode 기반의 SSP100 미세먼지 센서는 실내 공기질 모니터링 시스템, 공기청정기, 냉/난방기, 연기 감기, IoT 기기, 휴대용 공기질 측정기 등에 적용됩니다.

다) Colorimetric Gas sensor (SS-PH-100, 김치 숙성도 센서)

당사는 가스농도에 대한 색변화 센서, 즉 김치 숙성도에 따라 색이 변화되는 김치 숙성도 센서를 생산 한 바 있습니다. 이는 김치가 숙성되면서 발생하는 가스인 아세트산(Acetic acid) 농도에 반응하여 아래와 같이 색상이 변하는 Colorimeter 가스 센서입니다.

위 색변화 센서는 김치의 숙성도를 확인하기 위해서 김치의 맛을 보거나 냄새를 음미하지 않고 김치통 내 장착되어 있는 김치 숙성도 센서의 색 변화만으로 김치 숙성도를 확인할 수 있는 센서 내부에 발생하는 아세트산 농도 변화에 따라 변화하는 pH에 가역적으로 반응하는 색 센서입니다.

① 원리

김치 숙성도 센서의 반응 원리는 김치가 숙성하면서 발생하는 아세트산의 농도가 변화하고 이에 따라 아래와 같은 식에 의해서 김치 숙성도 센서 내부의 pH 가 변화됨에 따라 센서의 색이 변화하게 되는 것입니다.

② 응용 분야

김치 숙성도 센서 SS-PH-100은 음식 등의 숙성도에 따라 내부의 pH 가 변화할 때 시각적으로 손쉽게 숙정 정도를 확인하기 위한 용도로 적용 가능하며, 김치 통에 장착하여 김치의 숙성도를 시각적으로 활용하기 위한 용도로도 활용 가능합니다.

2) 센서 기기 사업 부문

당사의 센서를 이용하여 생산 및 판매하고 있는 센서 기기 제품에는 크게 아래와 같이 가스 안전기기와 당사의 신규 사업 분야인 센서 기반 Breath IoT 제품으로 분류할 수 있으며, 가스 안전기기에서는 세부적으로 휴대용 가스 안전기기, 고정식 가스 안전기기, 수신부 그리고 다양한 엑세서리 제품들을 생산 및 판매하고 있습니다.

[센서 기기 사업부문 부문 제품 라인업 개요]

구분	세부 구분	모델명	내용

가스 안전기기	휴대용	SP2nd	휴대용 단일가스 검지기

SGT	Disposable 휴대용 단일가스 검지기

SGTP	교체형 휴대용 단일가스 검지기

MGT	휴대용 복합가스 검지기

SPsecure	흡입식 휴대용 누설가스 검지기

Docking Station	SGT, MGT 용 Calibration Test 액세서리

고정식	SI-100	현장 지시형 고정식 가스 감지부

SI-100C	No Display 고정식 가스 감지부

SI-100D	가연성 전용 고정식 가스 감지부

SI-H100	흡입식 반도체용 고정식 가스 감지부

수신부	SI-100IM	가스 누설 경보 멀티 수신부

SI-100IS	가스 누설 경보 단일 수신부

Breath IoT	들숨	Breeze	IoT 기반 실내공기질 측정기

날숨	Blow Alcohol	IoT 기반 개인 음주 측정기

가) 센서 기반 가스 안전 기기 (Safety)

① 휴대용 가스 안전기기

당사는 사용목적과 시장에 맞추어 다양한 휴대용 가스 안전기기 제품을 생산 및 판매하고 있으며, 크게 하나의 가스를 감지하기 위한 단일 가스 검지기와 여러가지 가스를 동시에 감지하기 위한 복합가스 검지기로 구분할 수 있습니다. 이 중 매출 비중이 가장 높은 모델인 Disposable 휴대용 단일가스 검지기(SGT)의 제품 사양은 아래와 같습니다.

ⓐ SGT(Disposable 싱글 가스 검지기)

SGT는 위험한 작업환경에서 사용자의 안전을 보호하는데 필요한 가스 검지기로 배터리 및 센서 교체 없이 전원을 끄지 않고 지속적으로 2년 간 사용가능한 disposable type의 싱글 가스 검지기입니다. 사용자의 안전을 위하여 규정치 이상의 가스 농도 검출 시 경보 발생 형태로 큰 소리의 경고음, 진동기능을 갖고 있어 완벽하게 경보 상황을 작업자에게 전달할 수 있습니다. 또한 최소 및 최대 가스농도 표시기능을 가지고 있어 사용자가 수시로 확인할 수 있고 알람 값 변경이 가능하여 필요에 따라 작업환경에 맞게 알람 값을 설정할 수 있습니다. 또한, 기기에 입력된 Data 값을 IR-link를 사용하여 PC로 download 하여 알람 발생 내역 및 bump test, calibration 이력을 확인할 수 있습니다.

· 물리적 사양· 기술적 사양

Model	SGT

센서 타입	Electrochemical

측정 방식	Diffusion type

표시 화면	LCD display

표시 방법(소리)	90dB at 10cm

표시 방법(시각)	Red Flashing LEDs (Light-Emitting Diode)

표시 방법(촉각)	Vibration Alarm

배터리 사양	Manufacture: Vitzrocell P/N: SB-AA02(P) / System: Lithium Primary Battery Nominal voltage: 3.6V / Nominal capacity: 1.2Ah

사용 온도 습도	-40ºC ~ +50ºC(for Toxic) / -35ºC ~ +50ºC(for O2) 5%~95% RH (Non-condensing)

재질	Rubber Enclosure

액세서리	Calibration Cap, Manual, Calibration and Quality report

옵션	External Sampling Pump (SP-Pump101), SENKO-IR Link, Docking Station

제품 크기 중량	Size: 54(W) × 91(H) × 32(D)mm Weight: 93g(Toxic), 104g(O2) (Battery, clip included)

동작 수명	24 months, based on 2 minutes of alarm per day

데이터 log	Recent 30 alarms

승인 사항	ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga CSA Class 1, Zone 0, ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Ga

Gas	Measuring range	Low Alarm	High Alarm

O2	0~30%Vol	19%Vol	23%Vol

CO	0~500ppm	30ppm	60ppm

H2S	0~100ppm	10ppm	15ppm

H2	0~1000ppm	100ppm	500ppm

SO2	0~50ppm	2ppm	5ppm

NH3	0~100ppm	25ppm	35ppm

NO2	0~20ppm	3ppm	5ppm

· 주요 사용처

제철소, 석유화학 및 정유공장, 조선소, 폐수 및 정화소 처리시설, 광산, 전력 및 통신사, 탱크 및 밀폐공장 작업장, 물류보관창고 등에서 주로 사용되고 있습니다.

② 고정식 가스 안전기기

당사는 시장에 맞추어 필요한 다양한 모델의 고정식 가스 안전기기 제품을 생산 및 판매하고 있으며, 대표적인 모델인 SI-100의 세부사양은 아래와 같습니다.

ⓐ SI-100(현장 지시형 고정식 가스 감지부)

SI-100은 잠재적인 폭발 위험이 존재하는 장소에 설치하여 산소 및 유독성 가스, 가연성 가스 등을 측정하는 현장 지시형 감지부입니다. LCD표시장치를 통하여 가스의 농도뿐만 아니라 기기 자체의 진단결과를 표시하여 주고, 표준 4-20mA 아날로그 출력신호 또는 RS-485 디지털 통신을 사용하여 가스 모니터 수신부와 연결할 수 있습니다. 마크네틱 바를 사용하여 알람 값 조정 및 보정 등 간편한 조작이 가능하고 내압방폭 및 방수방진 구조로 설계되어 있어 어떠한 위험지역에서도 사용이 가능합니다.

· SI-100 물리적 사양· 기술적 사양

Model	SI-100

감지 가스	Combustible Gas	Toxic Gas	Oxygen

측정 방식	Catalytic	IR	Electrochemical	Galvanic

측정 범위	0~100%LEL	0~100%LEL	-	0~30%VOL

센서 수명	> 5 years	> 2 years	> 2 years	2 years

반응 시간	15sec/90% scale	30sec/90% scale	-	15sec/90% scale

분해능	1%LEL	1%LEL	-	0.1%VOL

측정방식	Diffusion Type

정확도	±3%/Full scale

버튼(입력)	Front 3 magnetic switch(calibration, maintenance, alarm setting)

표시	Visual: LCD alarm display, LCD Backlight, 3 Indicator LED

측정 모드	Digital LCD Display(4-digit)

경보 모드	Visual : LCD alarm display, LCD Backlight, Indicator LED

경보 출력	Relay contact (Max 30Vdc, 5A) when Alarm occurred

경보 설정	Programmable within detection range

출력값	Analog: 4-20mA, Digital : RS-485(Option)

PC 통신	RS_485(Option)

케이블/길이	(4-20mA and Power: CVVSB 1.5sq or AWG 20 / 2,500m max),
(RS-485 data communication cable: UL2919 RS-485 1pair / 1,200m max)

Conduit 연결	NPT 3/4" (2way)

거치 방식	Wall mount

설정 모드	Alarm value(1,2 alarm), Alarm time(instant@delay) 1~30min, Alarm dead band, output on/off

사용 온도 범위	-20ºC ~ +55ºC

사용 습도 범위	5% to 95% RH(Non-condensing)

동작 전압	9~34Vdc 600mA

재질	Aluminium, Stainless steel(STS304)

화면 크기	55(W) × 30(H) mm

제품 크기	150(W) × 165(H) × 110(D) mm

중량	Standard type: 1.9kg

승인 사항	ATEX Ex d IIC T5 Gb IP65 CSA (Under certification) IECEx Ex d IIC T5 IP65 INMETRO Ex d IIC T5 Gb IP65

· 주요 사용처

제철소, 석유화학 및 정유회사, 조선소, 폐수 및 정화조 처리시설, 광산, 전력 및 통신사, 탱크 및 밀폐공간 작업장, 물류 보관 창고 등에 설치가 가능하며, 주로 해외 Oil Gas Project에 EPC회사를 통해 공급되고 있습니다.

③ 수신부

수신부는 가스 경보기의 데이터를 전송 받아 이를 표시하고 전달하기 위한 제품으로 고객의 특성별로 다양한 형태의 제품을 요구하고 있어 당사 역시 여러 형태 모델의 수신부 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 일반적으로 많은 수의 가스 경보기를 설치하고 이에 대한 데이터 수신이 필요한 경우에 사용되고 있는 SI-100IM 모델과 단일 가스 경보기와 1:1 매칭 형태로 사용되는 SI-100IS 로 크게 구분할 수 있습니다.

나) 센서 기반 Breath IoT 기기(Breeze Blow)

당사는 자체 가스 센서 기술을 활용하여 사람의 들숨과 날숨에 관련된 IoT 제품을 지속적으로 연구개발 하고 있으며, 현재 생산 및 판매되는 제품으로는 아토피 환자들을 위한 실내공기질 측정기(Breeze)와 스마트폰 연동의 음주측정기(Blow) 제품이 있습니다. Breeze 와 Blow 제품의 간략한 특징은 아래와 같습니다.

① IoT 기반 환경성 질환 관리용 실내공기질 측정기 (Breeze)

IoT 기반의 실내공기질 측정기(Breeze) 는 실내공기질 내 주요 오염 원인인 포름알데히드(HCHO), 이산화탄소(CO2), 미세먼지(PM1.0, PM2.5, PM10), 일산화탄소(CO) 및 온도, 습도를 실시간으로 측정하여 실시간 농도 값과 더불어 이들이 아토피 피부염에 미치는 영향을 스코어화 한 스코어 값과 실내·외 공기질을 스코어로 표시해주며 나아가 사용자의 스마트폰에서 원격으로 이를 확인 할 수 있는 제품입니다.

② 개인 음주 측정기기 (Blow Alcohol)

Blow Alcohol 은 IoT 연동 개인 음주 측정기기로 손쉽게 휴대하면서 혈중 알콜 농도를 측정하고 이를 기록, 공유하며 알콜 분해능력을 지속적으로 관찰함으로써 자신의 음주 생활을 관리하기 위한 제품입니다.

3) 환경 측정기 사업 부문

환경 측정기 사업 부문의 대표적인 제품으로는 센서 기반의 악취 측정기와 미세먼지 측정기, 환경분야 시험검사 등에 관한 법률에 따른 형식승인 제품인 대기오염 연속 자동 분석기그리고 환경 모니터링 솔루션이 있습니다.

[환경 측정기 사업부문 부문 제품 라인업 개요]

구분	세부 제품	모델명	내용

악취 측정기	고정식	SP-Odor	실시간 센서 기반 악취 유발 물질 측정기

이동식	SPP-Odor	이동식 악취 유발 물질 측정기

미세먼지 측정기	고정식	SP-PM	설치형 미세먼지 간이측정기

통합 환경
모니터링 솔루션	시스템	SOS	환경 모니터링 솔루션
(모니터링, 모델링, 주민모니터링, 분석등)

대기오염 물질연속 자동 분석기	가스상물질	MEZUS 110	대기 중 가스상 오염물질 연속 자동 분석기(SO2, NOx, CO, O3. CO2)

MEZUS 410

입자상물질	MEZUS 610	대기 중 입자상 오염물질 연속 자동 분석기(PM10, PM2.5)

MEZUS 600

교정	MEZUS 510	가스상 연속 자동 분석기 교정장치

MEZUS 840	오존 교정을 위한 발생기

가) 센서 기반 실시간 악취 측정기

센서 기반 실시간 악취 측정기에는 고정식과 이동식의 제품을 생산 및 판매하고 있으며, 고정식 제품의 경우 세부적으로 확산식과 흡입식 형태의 제품으로 구분됩니다. 환경측정기 사업부문에서 매출 비중이 가장 큰 고정식 악취 측정기 제품에 대한 세부 사양은 아래와 같으며, 주로 지자체, 대기업 공장 및 환경 기초시설에서 실시간 악취 발생 여부를 모니터링 하기 위한 용도로 사용되고 있습니다.

① 고정식 센서 기반 실시간 악취 측정기 (SP-Odor)

SP-Odor는 당사의 전기화학식 센서 기술을 기반으로 대기 중의 악취 유발 물질의 농도를 실시간으로 측정합니다. 실시간으로 측정되는 데이터를 통신 모듈을 통해 관제 시스템과 연계하여, 당사가 보유한 환경 모델링 및 환경 IT기술을 이용해 최적화된 솔루션 제공이 가능한 제품으로 아래와 같은 기능을 제공합니다.

번호	기능

1	복합악취, 황화수소(H2S), 암모니아(NH3), 휘발성유기화합물(VOCs) 센서 등 고성능 센서를 이용한 실시간 모니터링

2	온/습도 DATA 모니터링

3	희석배수로 오염농도 표출

4	ppm, ppb 단위의 가스 농도 정량적 DATA표출

5	풍향, 풍속 데이터 동시 전송

SP-Odor는 “가스 센서를 이용한 악취 측정장치 (특허 등록번호: 10-1645600)” 특허 기술이 적용되어 있으며, 중소기업 성능인증(제15-965호), 녹색기술 인증 (제 GT-18-00579호), 조달우수제품 (지정번호 2017048) 등으로 지정되어 지자체, 관공서 및 여러 기업에 납품한 실적을 보유하고 있습니다.

나) 센서 기반 실시간 미세먼지 PM1.0/ PM2.5/ PM10 측정기(SP-PM)

SP-PM은 광산란법 측정 방식으로 개발된 미세먼지 센서로, 대기 중의 미세먼지 PM10, PM2.5, PM1 모두 동시 측정이 가능한 장비입니다. 유·무선 통신 장비를 통해 실시간으로 측정된 데이터가 관제시스템에 전송 및 저장되어 당사의 환경 IT 시스템과 연계하여 대기환경 관리에 대한 솔루션 제공이 가능하며, 아래와 같은 특징을 보유하고 있습니다.

구분	특징

구성	광산란 스펙트로미터 방식 센서 적용
환경수분 전처리 기능
A/S 의 편이성을 위한 구성품의 모듈화

성능	측정범위 25% 이내의 영점 편차
유량제어 MFC를 이용해 25%이내의 유량의 정확성
25% 이내의 반복성으로 1,2,3번 종합 시험성적서 결과 ‘완벽한 성능’판정
개수농도를 바탕으로 중량농도를 환산 가능(PM1.0, PM2.5, PM10 동시 측정)

기능	공기정화기 및 다른 장비와의 연동 기능
관제시스템과 연계, 실시간 측정된 데이터를 모바일 및 웹으로 모니터링 가능
12V 충전식 배터리를 장착하여 정전시 10시간 연속 사용 가능

특이점	국내 “미세먼지 간이측정기 성능평가” 1등급 보유
SUS재질로 완전 방수기능(방진방수 등급 IP65등급 취득)

다) 환경 통합 모니터링 솔루션

당사의 환경 통합 모니터링 솔루션은 다양한 환경 측정장비들(악취 측정기, 미세먼지 측정기, 수질 및 대기 측정기, 이동식 측정기, 시료 포집기, 기상타워, CCTV 등)을 통합 관리하기 위한 솔루션으로 전체 통합 모니터링 기능뿐 아니라 데이터에 대한 분석에 대한 기능들이 포함되어 있습니다.

① 환경 모니터링 시스템 주요기능

순번	특징

1	측정기 및 측정 지점의 데이터 전송 현황을 표시 (UI 기능구현 개발)

2	데이터 측정/수집/적재/배포 전과정의 자동화된 신뢰성 검증 처리 기술 적용

3	반응형 웹 구현을 통한 사용 친화적 사용 구성

4	최적의 DB 설계 노하우를 통한 안정적인 시스템 제공

5	데이터 관리 및 통계 분석의 신뢰성 확보를 위한 최적화된 데이터 제공 기법 적용

② 대기환경 모델링 주요 기능

순번	특징

1	환경 측정 요소 인자에 따른 최적화된 모델링 기법 도입 (악취, 미세먼지, 등)

2	관측 데이터 특성에 따른 오류 분석을 통한 알고리즘 확보

3	유효성과 관련된 품질 측정 기법 도입 (R-square, rMSE, index of agreement 등)

4	단일 센서 데이터 주 성분 분석 실시

5	다양한 환경적 요소인자(풍향, 풍속, 온도, 습도 )를 고려한 최적의 예측모델링 적용

③ (악취) 주민 모니터링 시스템 주요 기능

순번	특징

1	대기 관리지역 및 환경 민원 우심지역 관리를 위한 대기 정보 실시간 표출 기능

2	관능 악취별 index 구분을 통한 (체감)냄새의 직관적 감응도를 악취도로 표출

3	지역별 악취도 분포를 통한 비교 분석 가능

4	정보접근의 용이성 확대로 행정의 투명성 및 신뢰도 확보

5	주민 참여 유형의 선진 대기 관리 시스템 사용으로 업무 효율성 제고

④ 모니터링 데이터 분석 시스템 주요 기능

순번	특징

1	모니터링 시스템 구성요소 별 통계 분석 및 보고서 출력 기능

2	물질 별 데이터 상관도(측정 물질 기준치 등) 및 장비관리 이력 표출 기능

3	시스템 유지보수 스케줄 자동 알림 기능

4	시스템 이상 유무 알림에 따른 안정성 확보 기능

5	모니터링 디바이스 동작 상태 일괄 확인 및 소모품 관리 기능

⑤ 빅데이터 분석 시스템 주요 기능

순번	특징

1	공간 빅데이터 기반 대기오염물질 취약 지역 분석 기능

2	대기오염 물질의 분포에 대한 기계학습 기반 상관분석 기능

3	대기질 통합 예보센터와의 연동을 통한 공유 interface 구축 기능

4	글로벌 IoT 표준 인터페이스(oneM2M)를 통한 확장 기술 적용

5	특징 추출, 변수 설정, 데이터 정형화 등 플랫폼 응용 기술 적용

라) 대기오염 물질 연속 자동분석기

당사에서 생산 판매하고 있는 대기오염 물질(6개항목) 연속 자동 분석기는 환경부 형식승인 기준은 물론 국제 규격인 미국 EPA 기준 40CFR part53과 중국CEP 기준 HJ 65-2013, HJ653-2013이 제시한 측정 방법과 구성 그리고 성능이 충족되도록 반응부 기구 설계, 광학 설계, 회로 설계, 측정 알고리즘으로 개발되었습니다. 대기오염 분석기는「환경분야 시험 검사 등에 관한 법률」에 따라 형식승인 취득한 제품만 국내 시장에 판매 될 수 있으며, 당사는 주요 대기오염 물질6개 항목에 대한 형식승인을 취득한 국내 유일한 제조사로 국가 지자체 대기오염 자동측정망(약 600개소)와 지자체 실내공간오염물질 자동측정망 (전국 지하철, 터미널, 지하상가) 그리고 측정대행 업체 분석용으로 분석기 공급뿐만 아니라 데이터 수집 장치를 이용한 지자체 측정망에 전송이 가능한 TMS, 측정된 농도를 표출하는 전광판 표출장치 등 자체적으로 대기오염 측정망 통합 구축이 가능합니다.

측정항목	분석기 측정 방법 (형식승인 및 국제 기준)

미세먼지(PM10)	베타선흡수법
(β-Ray Absorption Method)

미세먼지(PM2.5)	베타선흡수법
(β-Ray Absorption Method)

아황산가스 (SO2)	자외선형광법
(UV Fluorescence Method)

이산화탄소(CO2)	비분산적외선법
(Non-Dispersive Infrared Method)

일산화탄소(CO)	비분산적외선법
(Non-Dispersive Infrared Method)

이산화질소(NO2)	화학발광법
(Chemiluminescent Method)

오존(O3)	자외선광도법
(UV Photometric Method)

국내 600개의 대기오염 측정망 및 실내공기질 측정망 그리고 국외 대기오염 측정소에 적용이 가능합니다.

대기/실내환경분야 시험검사 등에 관한 법률에 따라 자동 연속 측정기 형식승인을 취득한 대기 중 가스상 물질을 측정할 수 있는 아황산 분석기(SO2 Analyzer), 질소산화물 분석기(NOx Analyzer), 일산화탄소 분석기(CO Analyzer), 이산화탄소 분석기(CO2 Analyzer), 오존 분석기(O3 Analyzer)와 대기 중 입자상 물질을 측정 할 수 있는 미세먼지 분석기(PM10 Analyzer), 초미세먼지 분석기(PM2.5 Analyzer)를 생산 판매하고 있으며 따라 고정형(Fixed) 19“ Rack type 제품과 이동형(Portable) 가방형태의 분석기를 제조 판매하고 있습니다.

① 가스상 오염물질 분석기 (Gas Analyzer) 대기/실내환경분야 시험검사 등에 관한 법률에 따라 자동 연속 측정기 형식승인을 취득한 대기 중 가스상 물질을 측정할 수 있는 아황산 분석기(SO2 Analyzer), 질소산화물 분석기(NOx Analyzer), 일산화탄소 분석기(CO Analyzer), 이산화탄소 분석기(CO2 Analyzer), 오존 분석기(O3 Analyzer)를 생산 판매하고 있습니다.

분석기명	모델명	형식승인	비고

대기	실내

SO2	MEZUS 110	AACMS-2013-18	-	고정형

MEZUS 100	AACMS-2018-01	-	이동형

NOx	MEZUS 210	AACMS-2013-19	IAMS-2014-5	고정형

MEZUS 200	AACMS-2018-02	IAMS-2019-12	이동형

CO	MEZUS 310	AACMS-2013-20	IAMS-2014-4	고정형

MEZUS 300	AACMS-2018-03	IAMS-2019-4	이동형

CO2	MEZUS 320	-	IAMS-2018-1	고정형

O3	MEZUS 410	AACMS-2013-21	IAMS-2014-3	고정형

MEZUS 400	AACMS-2018-04	IAMS-2019-5	이동형

② 입자상 오염물질 분석기 (Particulate matter monitor)

국내외 규격인 베타선 흡수법으로 개발된 초미세먼지 분석기는 대기 중에 부유하고 있는 초미세먼지(PM10 또는 PM2.5)를 일정시간 여과지 위에 포집하면서 베타선을 투과 시켜 입자상 물질의 질량농도를 연속적으로 자동측정합니다. 포집과 측정이 동시에 가능하여 실시간 측정이 가능합니다.

분석기명	모델명	형식승인	비고

대기	실내

PM10	MEZUS 610	AACMS-2019-02	IAMS-2018-7	고정형

MEZUS 600	AACMS-2019-01	IAMS-2017-5	이동형

PM2.5	MEZUS 610	APMC2-2018-02	IAMS-2019-2	고정형

MEZUS 610C	-	IAMS-2019-9	고정형

MEZUS 600	APMC2-2018-01	IAMS-2018-2	이동형

MEZUS 600LV	-	IAMS-2019-7	펌프 내장형

③ 교정기 (Multi Gas Calibrator)

환경측정기기는 형식승인 정도검사 등에 관한 고시에 따라 정도검사 및 정도관리를 해야 합니다. 멀티가스 교정기는 대기오염 측정망 설치 운영지침에 따라 월 1회 이상 교정해야하는 SO2, NO, CO, CO2 등의 분석기를 정확하게 교정하여 정도관리를 할 수 있습니다.

제품명	모델명	주요 기능

멀티가스 교정기	MEZUS 510	희석비율: 1:100 or 1:50 UV Lamp방식의 오존발생 장치UV Photometer 장착의 피드백기능

제로에어 발생기	MEZUS 520	수분제거 장치 장착(Air Dryer)내장 펌프 (20SLPM@30psi)에어 탱크 내장가스 제거 기능(Gas Scrubber)

오존발생기	MEZUS 840	저농도 오존 발생 기능 (UV Lamp방식)펌프 내장으로 3L 오존 발생발생 농도 설정 기능

마) 제품의 라이프사이클당사의 제품은 모두 가전 소비재 제품이나 IT 제품과는 달리 시장에서의 제품 라이프 사이클이 매우 긴 특성을 지니고 있습니다.

1) 전기화학식 가스 센서 제품의 라이프 사이클 (센서 사업부문)

전기화학식 가스 센서는 특유의 화학 센서 부품 특성과 같이 제품 라이프 사이클을 논하기 어려울 정도로 오랜 기간 지속적으로 시장에서 사용되어 왔습니다. 글로벌 전기화학식 가스 센서 제조사인 영국 City Technology 사의 전기화학식 가스 센서를 비추어 보면 1977년 회사 설립 후 1980년대에 제품화된 전기화학식 가스 센서가 화학적으로 내부 소재의 조성과 공정에 변화가 있었을 수는 있으나, 물리적인 구조나 형태에 있어서는 변화 없이 생산 및 판매되고 있으며, 당사에서도 지난 15년간 전기화학식 가스 센서의 제품의 물리적 형태는 변화가 없었습니다.

2) 센서 기반 가스 안전기기 제품의 라이프사이클 (센서 기기 사업부문)

센서 기반 가스 안전기기 제품의 시장 역시 매우 보수적인 시장으로 시장에 상용화되고 제품으로 판매되기 시작한 지 20년이 넘는 제품들이 아직 시장에서 유통되고 있습니다. 센서 기반 가스 안전기기 제품은 개인과 설비의 안전과 직결된 제품이다 보니 신제품에 대한 거부감을 지니고 있는 특성이 있습니다. 제품의 디자인과 창의적인 기능 보다는 국가별 법적 강제 인증인 방폭 인증과 제품의 성능이 월등히 중요하게 요구되는 시장으로 전자 소비재 제품과는 매우 다른 시장의 특성을 지니고 있습니다. 글로벌 방폭 인증을 확보함에 있어 2년 정도의 오랜 시간이 소요되는 제도가 존재하다 보니 제품 출시 후 제품의 라이프 사이클은 최소 10년 이상이 되고 있으며, 인증 받은 제품에 대해서는 기관에서 제품의 수정을 엄격하게 금지하고 있고 주기적으로 이를 관리하고 있다 보니 제품의 업그레이드라는 부분도 거의 존재하지 않다고 볼 수 있습니다. 최근 IT 분야에서 무선 기술이 급속도로 발전하였으나, 실제 가스 안전기기 시장에는 아직 무선 기술이 접목되지 못하고 있는 부분이 이런 부분을 입증하고 있다고 볼 수 있습니다. 가스 안전기기 시장에서는 제품의 안정성과 견고함 그리고 판매에 필요한 방폭 인증이 우선 시 되고 있으며, 새로운 신기술과의 접목은 글로벌 방폭 규격에서 허용되는 범위가 매우 작아 근본적으로 쉽지 않은 시장입니다.

3) 센서 기반 환경측정기 제품의 라이프 사이클 (환경측정기 사업부문)

센서 기반 환경기기 중 당사에서 주력하고 있는 센서 기반 실시간 악취 측정기 제품은 시장의 도입기에 해당합니다. 기존에는 환경 계측기 시장의 대부분을 고가의 분석기가 점유하고 있었지만, 최근 센서 기반 실시간 환경 기기의 유용성, 즉 실시간으로 측정이 가능하고, 다수의 지점에 설치가 가능할 뿐 아니라 발생원에 직접적인 설치가 가능하고, 설치 및 유지 보수면에서 경제적이라는 장점으로 인하여 그 시장이 급속도로 성장하고 있습니다.

악취 민원이 지속적으로 증가하고 있어 환경부에서도 2019년 정부 악취 방지 종합 시책을 발표하면서 센서 기반 실시간 악취 측정기의 도입을 확대하겠다고 밝힌 바 있으며, 우선적으로 법제화의 필요성이 대두되고 있습니다.

또한 센서 기반의 광산란식 미세먼지 측정기는 정부에서 주도하여 미세먼지 간이측정기 성능에 대한 등급제를 시행함으로써 이에 대한 활용을 확대하는 방향으로 정책을 수립하고 있습니다. 당사의 광산란식 미세먼지 측정기는 환경부 미세먼지 성능에 대한 등급제 평가에서 가장 우수한 1등급 성능 인증을 받은 바 있습니다.