이노인스트루먼트 분기보고서 (2023.09)
4. 연구개발실적

☞ 본문 위치로 이동

[2022년/2021년/2020년/2019년]

과 제 명	내 용	연구결과 및 기대효과	상품화 내용

F210 OTDR	OTDR(Optical Time Domain Reflectometer)는 광파이버에 광 펄스를 입사시켜, 광파이버 내의 레일리 산란에 기인하는 후방산란과 접속점과 파단점에서 생기는 반사광을 검출함으로서, 광파이버 케이블의 한쪽에서 장해점의 검색과 전달손실 등의 산출을 능률적으로 측정할수있는 기기이다. 광파워메타는 수치상으로 손실을 측정하는 반면 OTDR은 선로을 그래프와 수치로 나타내며 정확한 위치 까지 파악 할수 있다.OTDR는 광파이버 연구,생산,유지 등 전체 광 통신 산업에서 가장 널리 사용되는 계기로서 중요한 역할을 차지하고 있음	보조 테스트 기능을 높임 예:레드펜,광파이버 단면측정기 1) 측정 거리 멀고 150km 가능 2) 데드존 작고,이벤트데드존1m,감쇠데드존 10m. 3) 소프트웨어 특점:ARM926EJ 400MHz, 64M DRAM, 4G+ SD card, Linux 2.6	양산

F200、F201 AFCID	AFCID로 파이버의 고장점을 측정할 수 있으며 퍼이버 수선시 유용함	F200: 1)측정거리: 70km . 2) F200 미니형,휴대편리,터치형 구동F201: 1)초슬림형,휴대편리 2)측정 거리 50km	양산

F213 OTDR	필수기능을 탑재하고, 외관을 슬림하게 설계하여 당사OTDR 제품군 중 휴대성이 가장 뛰어난 모델로 개발	보조 테스트 기능 추가, 예:광섬유 단면 검측기,SOLA 1) 기계 body 초박형,휴대사용 편리 2) CPU：AT91SAM9G45 (32비트 ARM RISC 처리기),GHz:400MHz 3) 데드존 작고,이벤트 데드존 0.8m,감쇠데드존 4m	개발중

F215 OTDR	광섬유 전송시 레일리산란하고 프레넬반사을 이용해서 제작된 광전일체형기계,케이블 라인의 보호,공사에 널리 사용되고 있음.광섬유의 길이,전송감쇠,커넥터 감쇠 및 고장위치 검색 등에 대한 측정 가능함.	F214 외관의 미관화 위해 칼라하고 고무커버를 변경했고, SOLA기능 을추가해서 제품 성능을 어느정도 늘렸음 1) 측정거이 150km가능. 2) 이벤트데드존 0.8m로 최적화 3) 감쇠데드존 4m로 최적화	출시완료

F216 OTDR	전체 광섬유 라인의 loss 대응거리의 변화를 연속적으로 나타냄.	1) F216하고 D216 소량에서 생산단계로 전환 2) 가정 먼 측정거리 120KM 가능, 데드존 작고, 다이나믹레인지 큼 3) 기계 body 미니형,휴대편리, 터치 및 일체형 효과	출시완료

F217 복합기	한측부터 광섬유한테 피파회성의 측정하도록 모든 광섬유라인의 손실 상대거리의 변화를 연속적으로 나타냄.	1) OTDR 기본의 테스트기능과 성능 실현2) AFCID 테스트는 측정 기능 실현3) 옵티컬파워미터와 레드광원 사용가능	개발중

F220、F225
OTDR	-복수의 파장(wavelength) 지원 가능한 모듈형 OTDR (850nm, 1300nm, 1310nm, 1550nm, 1625nm, 1650nm 지원)
-광통신의 각 단계별 포설/유지보수 작업에 활용 가능한 다목적 OTDR	1) OTDR 모듈 13종 지원2) 7인치 LCD 모니터 탑재	개발중

F252、F255
Fiber Microscope	기존 Fiber Microscope 제품 대비광학 확대 능력12배, 영상이미지 최대600배로 향상, WiFi 기능 지원	1) 외관 다시 설계,외관 미관화 시킴2) F255 소량 단계에서 생산단계로 전환.	생산 단계

F230-Cable and Antenna Analyzer	광통신 중에 안테나및 케이블을 각 설비에 정확하게 연결하는지 체크할 수 있고 잘 작업할 수 있는지도 체크할 수 있음.안테나및 RF케이블의 인피던스를 잘 맞는지 검사할 수 있음.	1) RF전송 및 안테나를 정확하게 테스트함2) return loss/SWR및 고장 위치 측정을 정확하게 테스트함 3) 테스트 시 채널의 방해 방지 늘력이 강함.	생산 단계

F253
Visual Fault Locator	광섬유 라인 고장위치 추적,고성능내구설계,장거리 측정,장시간 항속	국제규격에 부합하는 광원 탑재	개발중

F256
Optical Power Meter	광원옵티컬파워미터는 옵티컬파워미터,광원으로 일체형된 종합계기, 전통적인 단일기능 갖추는 계기와 비교할 때 광종합측정기는 다종기능으로 일체형된 거고, 조작 절차는 간결하고 휴대편리,Outdoor작업에 더 잘 적용됨.	광원옵티컬파워미트는 하드웨어 플렛폼에서 소프트웨어기능 실현가능하고,광원하고 옵티컬퍼워미티 기능을 다 갖춰 있고,고객 성능에 대한 수요를 만족할 수 있음. 1) 광원모듈:안정적인 광원 사출 2) 옵티컬파워미터 모듈:라이트파워 접수.（-70에서+6dbm까지）	개발중

F260、F261、F262、F265 시리즈 반도체종합측정기	도체종합시헙기는 전압전류량을 수집해서 파워를 계산 가능하고, 다종 인터페이스를 통해서 수치를 나타내며 분석까지 할 수 있는 종합형 게기입니다.오실로스코프, Paperless Recorder , flicker 시험기,전기 에너지 품질 분석기, 고조파 시험기 등 기계 총괄한 다용도 장비.	다용도 작업폴랫폼,여러 가지 종류 보드와 배합 가능함.정밀도 들급,기능,보드수량은 임의로 배합해서 선택 가능하고 다른 고객의 수요를 만족할 수 있음.추후 업그레이드되면 더 깔끔하고 편리하게 됨.	소량생산

F266-휴대형 파워분석기	컨버터의 입력과 출력 동시에 측정 가능하고,모터 분석기능을 보완시키고,컨버터의 간섭 피해서 측정하고,광대역 넓고,고절밀도의 closed전류센서.이렇게 기계 한대만 있으면 모터분석 시 필요한 전압,토크,턴수,주파수,slip,모터출력을 측정할 수 있음.	성능은 HIOK3390보다 좋고 소용량 배터리 갖추어 있으면 오프라인 작업 가능하기 때문에 단시간 야외작업에적합하고 인간-기계 인터페이스하기 더 편리함.

F270-Paperless Recorder	Paperless Recorder는 공업현장의 각종 측정하고 신호로 기록할 수 있음.예 들면: pressure transmitter의 압력신호,열저항하고 열전대의 온도신호,액위계의 액위신호,전류신호,전압신호 등.한편으로는 대형 화면의 액정스크린에 다양한 형식의 화면으로 나타내고,다른 한편으로는 이런 검사신호의 데이터는 기계 자체 가지고 있는 대용량 메코리칩에다가 저장되어 기계를 통해서 직접 데이터와 도형 리서치,읽기와 프린트하도록 함.	더 큰 저장용량,DI、DIO보드,더 넓은 주파수 측정범위	샘플 조립

F850프로젝트 (파형 기록기)	고성능 휴대형 데이터 수집 기록기,순간이벤트를 검측 및 분석 가능하고,200일의 Trend waveform를 나타낼 수 있음.전자파 신호와 물리신호를 재빠르게 조합한 측정,그리고 실시간 출력 계산까지 가능함.	파형 간단한 축발,파형수집,RealMath실시간 계산하고 기초파형 파라미터 측정.	설계 단계

F280-전기 에너지 품질 분석기	전기에너지 품질 분석기는 전력망 운행 품질 검측 및 분석의 전용휴대형 제품.전력망의 삼상전압을 측정할 수 있고,전류,출력,Phase angle등 측정 가능하고,전력 운행 시 필요한 고조파 분석 및 출력품질분석을 제공되고,전력망 운행에 대한 장시간의 데이터 수집 및 검측 작업 완성 가능 함.	휴대형,터치스트린 분리 설계,배터리 수명 길음	설계 단계

F530-적외선 이미저	" 자연계에서 절대 영도（-273.15℃）를 초과한 물체 표면에 적외선을 발산할 수 있음. F530적외선 이미저는 피동적이고 비접촉적으로 목표 물체에서 나온 적외선을 탐지하고 전자 신호로 전환하여 설비에서 온도 분포도및 온도 수치를 나타냄.	"연구 결과：1.디자인 방안 완료；2.하드웨어 디자인 완료；3.광학 디자인 완료。기대 효과：1 해상도 384×288；2 파장 범위 8~14um3 온대 측정 범위 -20℃-1200℃；4 측정 정밀도 기어1：±1℃또는 2%； 기어2：±2℃또는 2%。5 작업 온도 범위 -15℃~50℃	디자인

F412-디지털 도어락	지문식별기술을 채용하고 지문검증하고 오픈기능을 실현하는 동시에 비밀번호 및 기계적 오픈까지 가능함.그리고 Scramble PIN Code로 안전성을 높이도록함.	PULL-PUSH 도어락으로서 지문식별 기능은 지문세부식별도드 이외에 지문사이드모식하고 초음파를 이용해서 도어락 오픈 가능함.	설계

F413-디지털 도어락	지문식별기술을 채용하고 지문검증하고 오픈기능을 실현하는 동시에 비밀번호 및 기계적 오픈까지 가능함.그리고 Scramble PIN Code로 안전성을 높이도록함.	PULL-PUSH 도어락으로서 지문식별 기능은 지문세부식별도드 이외에 지문사이드모식하고 초음파를 이용해서 도어락 오픈 가능함.	설계

S602-디지털도어락	지문인식기술을 채택해 지문으로 검증, Unlock 역할을 한다. 비밀번호로 검증 및 자물쇠로 Unlock 가능.허수 비밀번호를 채택하여 안전성을 확보한다.	사이즈：402.2*82.5*87.5 개문방식：푸시풀 Unlock방식：카드，지문，비밀번호，키 지문수량：200 카드키수량：3 허수비밀번호기능：있음 지문창：있음 푸시풀 핸들 수명： 경찰신고기능：있음 배터리수량：8개 APP기능：없음 아동키：있음	금형 개발 단계

F821-멀티포트 안테나 Analyzer	휴대폰 안테나 또는 FPCB등을 잘 연결하는지 체크할 수 있고 잘 작업할 수 있는지도 체크할 수 있음.4개의 안테나를 동시에 잘 맞는지 검사할 수 있음.	휴대폰 안테나 4 포트의VSWR을 동시에 테스트하는데 적합함.	생산단계

F580-베터리 테스터	F580베터리 테스터는 휴대폰리튬、축전지 및 동력 베터리를 테스트하는 분야에서 유용하게 적용하고 있음.지금까지 베터리 검측 시스템은 3C 제품、전동 도구、전동 자전거 등 분야에서 잘 쓰이고 있음. 전동 자동차를 위주로 되는신재생에너지 자동차와 에너지 저장 분야에서 리튬 베터리가 발전하면서 리튬의 수요가 늘어지고 리튬 검측 시스템 산업의 시장도 신속하게 확대하고 있음.	교류 4 단자 테스트 방법으로 인하여 베터리의 내부 자항과 저압을 정확하게 테스트할 수 있음. F580제품의 저항 최소 해상도는 0.1μΩ까지 되고 전압 최소 해상도는 10μV까지 됨.안에 대비 장치를 설치해서 베터리의 치수가 표준에 잘 맞는지 자동적이로 판단할 수 있으니 각종 베터리의 테스트에 잘 맞음.	샘플 조립

F236 핸드 스펙트럼 분석기（23G）	Spectrum analyzer는 무선전 시크널에 대하여 측량하는 필수 설비이고 전자 제품 개발、생산、테스트할 때 필수 도구임. 그래서 이 분야에서 잘 쓰이고 있으니 RF 멀리미터라고 불림.	푸리에 변환 수식대로 목표 시그널을 분리된 주파수 성분으로 나누고 전통의 Spectrum analyzer랑 같은 효과를 이를 수 있음.이런 신형 Spectrum analyzer는 디지털 방식으로 아날로그-디지털 변환회로（ADC）는 직접으로 ?입력 시그널을 샘플링하여 ,FFT를 통하여 처리한 후 주파수 분합도를 받음.	디자인 목업 조립중

F822-Multi-port Filter Analyzer	기지국 안테나 또는 Filter 특성을 체크할 수 있고 생산작업 라인에서 검수목적으로 활용할 수 있음.	기지국 안테나 및 필터등 24 포트의VSWR을 동시에 테스트하는데 적합함.	개발 단계