휴비츠 분기보고서 (2025.03)
6. 주요계약 및 연구개발활동

(1) 주요계약 - 보고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다.

(2) 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 - 당사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

연구 과제명	연구기간	연구결과	기대효과

[EMW-2] Edger Replacement Wizard 개발	2020.01~
2020.12	a) Edger 모듈별 주요 문제 진단 DB 구축
- 엣저 모델별 주요 클레임 이력 분석
- Specialist 경험지를 통해 문제
현상/진단 방법 DB화
-> Athena 기술 자료도 이 체계로 개편
예정 ('21년도)
b) Error history 추출기 개발
- 제품 내부 log 자동 분석 및 error history
추출, 분석 제공
- 고객 인터뷰 없이 제품 상태를 손쉽게
파악 가능토록 함
c) 자가 진단기 개발
- Auto(자동 수행), Semi-auto(엔지니어
가이드), 수동 모드
- 일부 빈번한 문제는 기능 실행만으로
고장 조치 가능
d) 문제 진단/조치 통합 인터페이스 개발
- 문제 진단 DB를 바탕으로 조치 가이드
자동 생성
- 가이드(이미지 수행명령), test 기능
인터페이스 통합 제공
e) Version release
- 각 모델별로 '21년 S/W 정기 릴리즈
일정에 맞춰 양산 적용할 예정임
(모델별 기능 통합/최적화 작업 필요)	대리점 영업 경쟁력 강화를 위해 빈번한 고장 현상과 진방 방법들을 가공기 specialist의 경험 토대로 DB화하여, 경험이 많지 않은 대리점 엔지니어도 쉽게 엣저 maintenance 지원 활동을 할 수 있도록 기능 개발되어, 기존 FA팀의 대리점 cmmunication 시간과 효율을 대폭 개선할 수 있고 대리점의 엣저 판매 진입장벽이 됐던 maintenance 의 어려움도 상당 부분 해소하여 매출 증대에 이바지할 것으로 기대됨.

Biometer / Topo in HOCT	2020.01~
2021.01	- AL(=Axial Length), CCT(=Central Cornea Thickness), ACD(=Anterior Chamber Depth), LT(=Lens Thickness)를 측정함
- OLCR : Pupilometry
- L Pupil: 0.5mm ~ 10mm
- Repeatability in vivo
- L AL : ±0.016 mm
- L ACD : ±0.04 mm
- L CCT : ±0.02 mm
- L LT : ±0.06 mm
- L pupil : ±0.05 mm
- L WtoW : ±0.05 mm
-두장 이상의 B-scan을 스티칭하여 Full
Anterior Chamber 이미지를 제공함.
-Cornea 전면과 후면에 대한 Axial map,
Tangential map, Total map을 제공함.
-K 값과 Keratoconus 분석 파라미터를
제공함.	- HOCT내에 Biometry와 Topography 기능 추가하여 제품 경쟁력 향상 - 이에, 후안 뿐만 아니라 전안 분석을 갖춘 의료기기로 변모

통합 안과 Connectivity 소프트웨어 HIIS-1 개발	2020.01~
2021.01	■ 자사의 안경점 및 안과 장비에 대한 인터페이스 구현
- 각 장비와의 통신 프로토콜 구현
- WaveFront Map 등 자체 계산모듈을 포함하도록 함
■ 기존 검안/영상 장비와의 인터페이스는 구현된 상태이나 추가적인 Vision Screener,Topo, Biometry 와의 추가 인터페이스 구현
- 추가 장비에 대해 통신 프로토콜 정의 및 구현
- 화면 설계 및 구현
■ Refraction 의 Wavefront Map, 토포그래프의 다양한 맵 을 지원
■ Dicom 프로토콜 추가.
- Dicom 출력 양식을 정의/구현
■ 웹뷰어의 Comparison, 3D Rendering, Progression, Panorama 장비내로 내장
- OCT 웹뷰어의 고급 기능을 장비내로 내장
- 통합 Connectivity S/W는 유로로 전환
■ Ophthalmologist 에 특화된 화면 설계 및 리포트 기능 설계/추가.
- 안과 전문의에게 맞는 맞춤형 통합 환자 화면 설계 및 구현
- 사용자 화면 설계 방식 가능. 탑콘의 Harmony 참조할 것.
■ OCT용 AI 솔루션 Altris 와 Fundus 용 AI 솔루션 Dr.Eye 에 대한 BackOffice 구현.
- AI를 사용하는 제품의 시리얼 번호, 서비스 빈도 등을 집계하여 정리된 화면으로 출력함.
■ 배포 및 원격 유지 관리를 위한 솔루션
- 배포 및 사용자 관리 정책 결정.
- Remote Maintenance Tools를 갖추도록 함.
■ 상품화
- 카탈로그 홍보 동영상
- 제품별 키 관리	자사의 모든 검안 장비와 안과 장비의 측정 결과물을 결합하여 통합된 결과물을 제공하며, 전문의가 환자에 대해 종합적으로 판단하고 진단할 수 있는 솔루션을 제공한다. 여기서 모든 검안 장비는 Ref/Ker, LM, DR, VisionScreener를 포함하며, 안과장비는 NT, OCT, Fundus, Biometer, Tonometer를 포함한다. 또한, 타사 장비의 결과물을 추가적으로 임포팅하여 확장성을 갖춘 시스템이 되도록 한다.

Digital Chart (LCD)
(HDC-9100)	2020.01~
2021.06	- Embedded System 적용을 통한 Booting 문제 및 SSD / RAM 조립 문제점 해결
- External Video 입력 기능 제거를 통한 LVDS, Scaler 문제 요인 제거
- CVS-1에서 안정화가 진행된 CPU Module을 사용함으로서, 동작 안정성을 향상시킴.
- Wireless (Wi-Fi, Bluetooth) 통신지원으로 Connectivity 성능 향상	현재 양산 판매중인 HDC-9000의 고질 불량 원인을 제거하고, Embedded System 적용을 통해 원가절감 및 판매량 증진을 도모하고자 한다.

New Auto Blocker ( HAB-910)	2020.02 ~
2021.09	a) HBK-410 이상의 광학 품질과 속도
- 재귀성 반사 소재를 이용한 시인성 개선 (경쟁사 특허 회피)
-경쟁사 대비 우월한 레이저 마크 인식 기능
- 신형 플랫폼을 적용한 실시간 동영상과 빠른 데이터 처리
b) Hartmann 방식의 고정형 lensmeter
- HLM-1 렌즈미터와 같은 Hartmann pinhole 적용으로 렌즈 측정 성능 업그레이드
- 고정위치 렌즈미터 구현으로 실시간 렌즈 측정 (경쟁사 특허 회피)
c) 블록킹 성능, 안정성, 편의성 향상
- 재귀 반사 메커니즘을 통한 위치 정밀도 향상
- 자동 Lens Gripper 추가로 블로킹 시 렌즈 미끄러짐과 흔들림 방지 (안정성 향상)
- 자석식 Leap Block부착과 자동 로딩, 완전 자동 장착 기능으로 사용 편의성 극대화
d) 주변광 영향 최소화
- 주변광 차폐에 유리한 광학계 배치와 외관 디자인 적용
- 재귀 반사 메커니즘을 통한 주변광 차단 효과
e) 고성능 플랫폼 적용을 통한 고속 신호 처리
- 신형 HBK-410 GUI 플랫폼 적용
- 자석식 센서, 최적화된 모터 채택과 신호 처리 알고리즘 개발
d) 차기 라인업을 리딩할 새로운 컨셉의 외관 디자인 개발	선진국들을 중심으로 고가형 자동 블로커에 대한 수요가 대폭 증가 하고 있음
기존 모델의 성능의 한계나 편의성 부족으로 하이엔드 자동 블로커에 대한 대응이 힘들었으나 모든 단점을 개선하고 렌즈미터, 블로킹 자동 로딩, 자동 그리핑등 경쟁사 대비 우위의 기능을 개발하여 하이엔드 자동 블로커 시장에 대응 할 수 있게 됨

보급형 반자동 옥습기 개발 (CME-1)	2020.05 ~ 2022.03	■경쟁사 대비 가격, 품질, 성능 등 동등 이상의 소형화 제품 개발
- 반자동 옥습기 신규 메커니즘 개발 및 내구성/신뢰성 확보
- 구동 제어를 위한 Motor B/D 개발 및 내구성/신뢰성을 확보
- 소형화 제품 Size 및 구매욕구 충족을 일으킬 New 디자인 개발
■ 원가 경쟁력 확보
- 저가형 모터 및 전자부품의 신규 발굴 및 신뢰성 시험 실시
- 목표 재료비 달성을 위한 가공업체 신규 소싱 및 검증(기계/전자)
- 최적화 설계를 통한 재료비 및 ST 절감 달성
■ 기본 성능 및 품질 경쟁력 강화
경쟁사대비 동등 이상의 기능/성능/품질 확보 a 가공시간, Axis, Size, etc. a Target model (숑보 LE-420)	현재 저가형 반자동 옥습기로 생산/판매 중인 CME-9000은 가격 경쟁력 및 품질 문제로 정상적인 판매가 이뤄지지 않고 있다. 이로 인해 검안장비와의 저가형 Package 판매가 어려운 상황이다. 경쟁사와 유사한 가격 경쟁력 및 동등 이상의 품질을 확보한 CME-1이 생산/판매 될 경우, 60% 정도의 시장 규모를 가진 저가형 옥습기 시장 진입이 가능할 것으로 보인다. 일반적인 저가 시장은 검안장비와 옥습기를 package로 구매하는 경우가 많아, 이미 생산/판매 중인 저가형 검안장비와 Total System 판매가 가능해져 옥습기 매출 뿐만 아니라 검안장비의 매출 신장도 기대 된다.

Digital Refractor (HDR-7000P)	2020.09~
2022.04	■ 사용시간에 따른 자력 감소로 인한 Disk 초기화 불량 해결
■ 모터 제어 알고리즘 개선으로 동작 속도 개선
■ 새로운 OP CPU, LCD의 적용으로 원가 절감
■ Linux플랫폼 공용화를 통한 안정성 및 상품성 확보
■ HDR에 적용할 수 있는 신규 기능 개발
: 정전식Touch 적용, Remote Refraction대응 기능 구현	l 신제품으로서의 필드Appeal을 위한Facelift 진행.
l HEAD 부 MCU 단종에 대응하여, HEAD 부 재설계 및 기능 개선 선행 진행.

공간절약형시력차트개발 (CDC-1)	2020.07
~
2022.08	■ 공간절약형 Chart 광학계 설계
■ 다양한 시표를 표출하는 Embedded system개발
■ 디지털포롭터와 무선으로 연결하여, 구동하는 WiFi Network 개발■ 검사자의 눈높이에 따라서, 광경로를 조절하여 주는 Tiliting구조 개발	l 매장 내 공간 절약 요구, 이동식 검안, 검안차량 등의 Space Saving Chart 요구 만족
l 경재사의 신제품은 LCD를 채용해 강화된 인증 규격을 만족하지만, 편광을 지원하지 않아 특수검사 기능에 한계, 이에 대한 극복, 판매량 증가 기대

큐어링 머신 (LC-100)	2021.11 ~ 2022.11	■ Fast Curing - 최대 300mW/cm2 UV LED로 빠른 경화
■ LED 파워 조절 기능 ? 1~20단계까지 LED의 파워 조정 가능
■ Large Size - 최대Ø150(높이110mm)의 출력물을 한 번에 경화
■ Easy Use - 조작이 쉽고, 360° 자동 회전	l 자사에서 개발되는 3D PRINTER에 최적화된 후경화기 개발
l Digital Dentistry의 Line-up 구성

3D프린터 (LP-100)	2021.08~ 2022.12	■ Duobond LCD 사용으로 광 파워 향상 및 LCD 사용 수명 개선
■ Ball Screw Type Z축 설계로 마찰 및 진동이 최소화
■ Leveling Free Platform Plate 구조 개발로 사용성 및 LCD 파손 위험 개선
■ Led 개별 제어를 통한 Led Uniformity 향상 및 Led 수명 개선
■ 오픈 레진 3D 프린터 개발	l 출력물의 치수 정밀도가 높고Led 균일도 및 신뢰성을 향상시킨 Chairside용 Dental 3D Printer개발
l 치과 시장 Entry 제품으로 Dental 시장 진입 도모

Biometer (HBM-1)	2019.07~ 2023.08	■ OLCR(Optical Low Coherence Reflectometry) 측정 기술 개발
■ Placido ring을 이용한 corneal topography 기술 개발
■ 3D semi auto tracking 기술 적용
■ 적합한 IOL 선정을 위한 각종 Calculation
■ 메인보드 개발
■ 각종 분석 알고리즘	l AL, ACD, CCT, LT 측정이 가능한 Optical Biometer 와 각막 지형도를 측정할 수 있는 Topographer가 포함된 복합모델 개발
l 안과 제품 Lineup 추가로 매출 증대 효과 실현

Topographer (HTG-1)	2020.09~
2023.08	■ Placido ring을 이용한 corneal Topography기술개발
- Corneal Radii(mm) : 5~13
- Anterior Chamber Depth(mm) : 1.5~6.5
- White to White(mm) : 7~14
- Pupillometry(mm) : 0.5~10
- Topography : 24 Placido rings
- Topo map : 4종(Axial, Tangential Refractive Power, Elevation)
■ 각종 분석 알고리즘	l 각막 곡률, 각막 지형도를 측정할 수 있는 Topographer 개발
l 안과 제품 Lineup 추가로 매출 증대 효과 실현

Zeiss RK 개발	2021.04~
2024.03	■ Aberrometry기능강화
- Pupil Size Max.6.8mm
- Zernike Order 7차까지 계산지원
- MLA Spot 289개 확대 사용
- Pupill Size 확대를 위한 1”CMOS Camera신규적용
■ 연산속도확보를 위한 Built-in PC 적용
- OS : Window 10
- Intel N3350 PC + ARM cortex A (Interface board)
■ Pupil Size 확대를 위한 1”CMOS Camera 신규적용
- Basler AG(Germany)
- P/N:Aca2500-20gm(Mono), Sensor Maker:PYTHON5000(OnSemi)
- 2592x2048pixel/Pixel Size4.8x8um
- Frame Rate 21fps
- Interface:EHERNET	l MARK(Mid-range-Auto Ref/Keratometer)로 VISUREF150과 i-Profiler사이에 위치하는 제품
l Zeiss에서 요구하는 Wavefront Correction Lens 처방을 위한 Aberrometry 사양을 제공하기 위해 기존 자사의 HRK-9000A를 수정/보완하여 ODM으로 납품 위함

Chairside Dental Milling Machine 개발	2020.11~
2024.06	■ Smart CNC Controller
- 순간적인 모터제어오차 자동보정
- 부드러운 가감속 제어
■ 컴프레서 없는 밀링머신
- 내/외부 컴프레서 삭제
- 에어커튼을 위한 자체 공기흐름 설계(특허출원)
■ 저소음
- 세라믹 가공 시 경쟁사대비 저소음 실현
■ 캘리브레이션을 반영한 툴 패스 생성
- 조립 공차를 캘리브레이션에서 검출, 툴 패스에서 보정
- 조립 난이도(인건비) 현격히 감소
■ Color Indicators
- 컬러 밀링룸 조명
- Progress Bar(가공진행률 표시)
■ Auto Cleaning
- 윈도우 청소를 위한 별도 노즐 할당
- 개별 노즐 제어	l Digital Dentistry 사업의 주요 제품 중 하나인 Dental Milling Machine의 제품화 개발
l ISO(Intra Oral Scanner)와 함께 Chairside 시장의 제품 라인업 구축을 통한 Digital Dentistry 사업 안정적 진입 및 매출 창출

LS-100 (구강스캐너)	2021.07 ~ 2024.12	■ 구조광 방식의 Scanning 광학구조/알고리즘 개발
■ IOS용 DLP 외주개발
■ IOS 용 High speed USB3.0 camera 외주개발
■ USB Interface 개발
■ CUDA 고속 이미지 프로세싱 SW 개발.
■ 3D Data Reconstruction 알고리즘 개발
■ 3D Data Voxel Processing 알고리즘 개발
■ 측정결과의 Management 용 SW 개발	l Digital Dentistry 사업의 주요 제품 중 하나인 IntraOral Scanner의 제품화 개발
l 기술 혁신(AI, 클라우드, 3D 프린팅)과 결합으로 경쟁력을 높이며 Digital Dentistry 사업의 안정적 진입 및 매출 창출
l 치과 병원, 치과 기공소, 교정 전문 병원 등 다양한 분야에서 활용 가능하며, 글로벌 시장 진출 기대