휴비츠 반기보고서 (2021.06)
6. 주요계약 및 연구개발활동

(1) 주요계약- 보고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다.

(2) 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직- 당사는 연구개발 업무를 전담하는 기술 연구소를 운영하고 있습니다.

나. 연구개발 실적- 당사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

연구 과제명	연구기간	연구결과	기대효과

New Smart Blocker 개발 (HBK-410)	2018. 01 ~ 2019. 02	- CAM-driven single push 블로킹 암 (립 블록 상방 장착식) - Blocking tolerance: ±0.5mm, ±1º - HAB-8000 수준의 Digital Scan 성능 구현(단, Step Bevel 인식은 제외) - HAB-8000 수준의 편의기능 지원 - 재귀성 반사식 광학계와 고해상도 카메라 채택으로 레이저 마크 식별 가능	- 다른 가공기 모델들과 SW 플랫폼 동질화를 통해 시장 기술 요구수준 대응, 사용 편의성 극대화 - HPE-410 및 HPE-410(D)와 Low-end 솔루션 강화 효과 - 특히 저가형 드릴링 솔루션 강화 효과 클 것으로 기대 - Mid-end 시장에서 HAB-8000X를 대신해 고급 기능 전파 효과 및 판매 증대 - 고가인 HAB-8000X 때문에 고급 기능 도입을 포기했던 소비자층 공략 방법 확보 - 구 모델인 HBK-7000의 기능/성능 열세로 보류됐던 시장의 판매 활성화 기대

OCTA(Angio)	2017. 12 ~ 2019. 12	- Feature 기반 Real-time Eye Tracking - Layer 별 Angiography map : Superficial, Deep, Outer, Choriocapillary - 고속 고성능 갈바노 스캔 매카니즘 구현 - Pseudo Color Depth code map - FAZ 검출. - Vessel Density 검출. - 원가 절감	- HOCT-1, 1F가 안과병원의 기본 장비로 자리매김하는 시점에서 고급 옵션이 angiography를 추가함. - 치열한 OCT 시장에서 브랜드 이미지를 향상할 수 있음. - 라이브 망막 영상을 대신하는 SLO 영상, 그리고 45도 이상의 광각 장비로 확장해 나갈 수 있음.

Fundus camera SOLO (HFC-1)	2019. 01 ~ 2019. 12	- 펌웨어 및 SW 개발 - 대물렌즈 반사광 제거 SW 개발 - 광학계 먼지 유입 방지책: 설계적 방법과 생산라인 설비적 방법 동시 진행 - EMC test - 인증 기술문서 및 MDR 문서 작성 - 광학계 변경 설계 및 실험: 플레어 및 반사광 개선을 위해 광학렌즈 및 기계부품 변경 시험 진행	- 현재 양산 판매중인 HOCT-1F, HOCT-1 과 더불어 소비자 선택의 폭이 넓어져 전체적인 판매량이 증가될것으로 예상됨.

드릴 일체형 High-End-Edger 개발 (HPE-910)	2019. 01 ~ 2020. 02	- 자사 엣저의 가공시간 열세를 대폭 개선(평균 30%)하여 경쟁사(Essilor) 제품과의 경쟁력 확보. - Carriage 컨택 스위치 접촉 불량 근본 개선 - Feeler 구동 불량 개선 - 내구성 및 수명이 확보된 Built-in Drill assy 적용	- 시장의 판매 활성화 기대 - 기존 고질불량 개선 설계 반영을 통한 Claim 감소 기대 - 목표 대비 이익율 증가에 따른 수익구조 개선 - XD, X, D, N 등 모든타입에 대한 GA, A 휠타입 및 110V, 220V 등 총 16개 모델 옵션 대응에 따른 소비자 needs 만족. - 매출 다양화 기대

산업용OCT	2018. 03 ~ 2020. 06	- ATI-S1~S4(Stand Alone 분석형) 4종 개발 완료 - ATI-MCT / MCS (모바일 글라스 검사기) 2종 개발 완료 - ATI-MCA(대형 차량용 글라스 검사기) 1종 개발 완료 - ATI-S2 Module(설비 장착용 모듈) 1종 개발 완료	- OCT기술의 ATI 제품을 활용하여 산업 분야로 매출을 확대. - 디스플레이, 필름, 자동차 도장 코팅 검사 장비로 신사업의 새로운 매출을 기대.

CVS-1	2019.01 ~ 2020.06	- 목표 재료비 달성 91% (실적: 5,733 RMB / 목표: 6,732 RMB) - REF: SPH -8D ~+8D - CYL: 0D to ±3D - Axis: 0 ~ 180 deg, - Pupil size: 4.0 ~ 9.0 mm - Pupil distance : 35 ~ 80 mm - Gaze: 0 ~ 20 deg - 기타 경쟁사 보유 기능구현	- 시장 진출을 위한 직판망 정비 작업과 함께, 수량 증가를 위한 OEM, 대리상, 大客?개발을 적극적으로 진행함.

정전식 플랫폼 선행 기술 개발	2020.03 ~ 2020.12	1) 차세대 제품용 GUI Platform (2GHz 급 이상, RK-3399 core) 적용 2) Mipi 방식의 LCD와 Camera I/F 3) Linux Qt5 Framework 구축 (Qt4 a Qt5) 4) GStreamer Plugin 기반 framework 개발 5) 차세대 GUI 구현을 위한 S/W 패턴(템플릿)	차세대 Platform및 mipi Interface I/F 기술의 안정적 확보 GStreamer 와 Qt5 Framework 적용 기술 확보

[EMW-2] Edger Replacement Wizard 개발	2020.01 ~ 2020.12	a) Edger 모듈별 주요 문제 진단 DB 구축 - 엣저 모델별 주요 클레임 이력 분석 - Specialist 경험지를 통해 문제 현상/진단 방법 DB화 -> Athena 기술 자료도 이 체계로 개편 예정 ('21년도) b) Error history 추출기 개발 - 제품 내부 log 자동 분석 및 error history 추출, 분석 제공 - 고객 인터뷰 없이 제품 상태를 손쉽게 파악 가능토록 함 c) 자가 진단기 개발 - Auto(자동 수행), Semi-auto(엔지니어 가이드), 수동 모드 - 일부 빈번한 문제는 기능 실행만으로 고장 조치 가능 d) 문제 진단/조치 통합 인터페이스 개발 - 문제 진단 DB를 바탕으로 조치 가이드 자동 생성 - 가이드(이미지 수행명령), test 기능 인터페이스 통합 제공 e) Version release - 각 모델별로 '21년 S/W 정기 릴리즈 일정에 맞춰 양산 적용할 예정임 (모델별 기능 통합/최적화 작업 필요)	대리점 영업 경쟁력 강화를 위해 빈번한 고장 현상과 진방 방법들을 가공기 specialist의 경험 토대로 DB화하여, 경험이 많지 않은 대리점 엔지니어도 쉽게 엣저 maintenance 지원 활동을 할 수 있도록 기능 개발되어, 기존 FA팀의 대리점 cmmunication 시간과 효율을 대폭 개선할 수 있고 대리점의 엣저 판매 진입장벽이 됐던 maintenance 의 어려움도 상당 부분 해소하여 매출 증대에 이바지할 것으로 기대됨.

Biometer / Topo in HOCT	2020.01
~
2021.01	- AL(=Axial Length), CCT(=Central Cornea Thickness), ACD(=Anterior Chamber Depth), LT(=Lens Thickness)를 측정함
- OLCR : Pupilometry
- L Pupil: 0.5mm ~ 10mm
- Repeatability in vivo
- L AL : ±0.016 mm
- L ACD : ±0.04 mm
- L CCT : ±0.02 mm
- L LT : ±0.06 mm
- L pupil : ±0.05 mm
- L WtoW : ±0.05 mm
-두장 이상의 B-scan을 스티칭하여 Full
Anterior Chamber 이미지를 제공함.
-Cornea 전면과 후면에 대한 Axial map,
Tangential map, Total map을 제공함.
-K 값과 Keratoconus 분석 파라미터를
제공함.	- HOCT내에 Biometry와 Topography 기능
추가하여 제품 경쟁력 향상
- 이에, 후안 뿐만 아니라 전안 분석을 갖춘
. 의료기기로 변모

통합 안과 Connectivity 소프트웨어 HIIS-1 개발	2020.01
~
2021.01	● 자사의 안경점 및 안과 장비에 대한
인터페이스 구현
- 각 장비와의 통신 프로토콜 구현
- WaveFront Map 등 자체 계산모듈을
포함하도록 함
● 기존 검안/영상 장비와의 인터페이스는
구현된 상태이나 추가적인 Vision Screener,
Topo, Biometry 와의 추가 인터페이스 구현
- 추가 장비에 대해 통신 프로토콜 정의 및 구현
- 화면 설계 및 구현
● Refraction 의 Wavefront Map,
토포그래프의 다양한 맵 을 지원
● Dicom 프로토콜 추가.
- Dicom 출력 양식을 정의/구현
● 웹뷰어의 Comparison, 3D Rendering,
Progression, Panorama 장비내로 내장
- OCT 웹뷰어의 고급 기능을 장비내로 내장
- 통합 Connectivity S/W는 유로로 전환
● Ophthalmologist 에 특화된 화면 설계 및
리포트 기능 설계/추가.
- 안과 전문의에게 맞는 맞춤형 통합 환자
화면 설계 및 구현
- 사용자 화면 설계 방식 가능. 탑콘의
Harmony 참조할 것.
● OCT용 AI 솔루션 Altris 와 Fundus 용 AI
솔루션 Dr.Eye 에 대한 BackOffice 구현.
- AI를 사용하는 제품의 시리얼 번호,
서비스 빈도 등을 집계하여 정리된
화면으로 출력함.
● 배포 및 원격 유지 관리를 위한 솔루션
- 배포 및 사용자 관리 정책 결정.
- Remote Maintenance Tools를 갖추도록 함.
● 상품화
- 카탈로그 홍보 동영상
- 제품별 키 관리	자사의 모든 검안 장비와 안과 장비의 측정 결과물을 결합하여 통합된 결과물을 제공하며, 전문의가 환자에 대해 종합적으로 판단하고 진단할 수 있는 솔루션을 제공한다. 여기서 모든 검안 장비는 Ref/Ker, LM, DR, VisionScreener를 포함하며, 안과장비는 NT, OCT, Fundus, Biometer, Tonometer를 포함한다. 또한, 타사 장비의 결과물을 추가적으로 임포팅하여 확장성을 갖춘 시스템이 되도록 한다.

Digital Chart (LCD)
(HDC-9100)	2020.01
~
2021.06	- Embedded System 적용을 통한 Booting 문제 및 SSD / RAM 조립 문제점 해결
- External Video 입력 기능 제거를 통한 LVDS, Scaler 문제 요인 제거
- CVS-1에서 안정화가 진행된 CPU Module을 사용함으로서, 동작 안정성을 향상시킴.
- Wireless (Wi-Fi, Bluetooth) 통신지원으로 Connectivity 성능 향상	현재 양산 판매중인 HDC-9000의 고질 불량 원인을 제거하고, Embedded System 적용을 통해 원가절감 및 판매량 증진을 도모하고자 한다.