TITLE: Processamento de actígrafos pré-coleta - ActTrust - V.1
AUTHORS: Daniel Vartanian

[DESCRIPTION]
<div class = "text-blocks"><div class = "text-block"><span>Este protocolo faz parte do processo de coleta de dados actigráficos do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Sono (GIPSO). Ele foi desenhado para os actígrafos provenientes da companhia </span><a href="https://www.condorinst.com.br/" style = "text-decoration:underline;color:blue;cursor:pointer;"><span style = ":;">Condor Instruments</span></a><span>. Algumas das configurações mencionadas podem ser específicas desses aparelhos.</span></div><div class = "text-block">Se você não é membro ou parceiro do GIPSO, você pode utilizar este protocolo como referência para o processamento de seus equipamentos. Neste caso, por favor, não envie os formulários mencionados neste ou em outros protocolos relacionados ao processo.</div><div class = "text-block"><span>Se você utilizar os protocolos do GIPSO em sua pesquisa, por favor considere citá-los na seção de materiais e métodos de seu estudo. Nós nos esforçamos bastante para elaborar e manter protocolos de acesso aberto à comunidade científica. Você pode encontrar a citação deste protocolo na aba</span><span style = "font-weight:bold;"> metadata</span><span>.</span></div><div class = "text-block"><span>Consulte a aba </span><span style = "font-weight:bold;">Guidelines</span><span> para visualizar o fluxograma do processo e os demais protocolos relacionados.</span></div><div class = "text-block"><span>Para dúvidas ou sugestões, entre em contato pelo e-mail </span><a href="mailto:gipso@usp.br" style = "text-decoration:underline;color:blue;cursor:pointer;"><span style = ":;">gipso@usp.br</span></a><span> .</span></div></div>

[STEPS]
?. [Kanban]
Adicione o cartão da tarefa no quadro de trabalho do seu projeto (somente para projetos que usam Kanban)
Abra o quadro de trabalho de seu projeto e adicione um cartão chamado Realizar o processamento de actígrafos pré-coleta na lista Em andamento. Ao clicar sobre o cartão criado, vá em Etiquetas e selecione (ou adicione) a etiqueta Processamento. Depois, vá em Membros e selecione seu usuário.Por fim, vá em Checklist, nomeie-o Actígrafos, clique em Adicionar e adicione itens ao checklist com o número serial dos actígrafos que irá processar. O número serial do actígrafo está gravado na parte metálica do aparelho.
?. [Controle]
Abra o formulário de processamento de actígrafos e adicione os primeiros dados do processamento
Abra o formulário de processamento de actígrafos, leia atentamente as instruções, responda todas as questões e envie o formulário.Preencha ou selecione NA em questões que ainda não é possível obter uma resposta.Só feche a tela do formulário quando indicado neste protocolo.ATENÇÃO
?. [Conexão]
Conecte o actígrafo no computador
Verifique o protocolo abaixo caso não saiba como realizar este passo.
?. [Configuração]
Configure o actígrafo e verifique seus sensores
Na aba CONTROLE do ActStudio, aplique as seguintes configurações nos campos indicados abaixo.Esta é a configuração básica, mas você pode aplicar outras configurações se desejar. Siga de acordo com o método de sua pesquisa.OPERAÇÃOClique em Ativar.CONFIGURAÇÕESDesejado: PIM/TAT/ZCM.Intervalo: 60.Clique em Aplicar -->.Verifique se as mesmas configurações aparecem no campo ATUAL.LIMIAR DO TATLimiar do TAT: 1024.Clique em Aplicar -->.Verifique se o número 1024 aparece em negrito ao lado do botão Aplicar -->.LOGCaso a memória esteja preenchida (i.e., + de 0.00%), assegure-se que os dados do actígrafo já foram gravados e armazenados. Caso positivo, clique em Apagar.SENSORESClique no botão BUZZER e verifique se o actígrafo emite um "bip".Com a ajuda de um clips, pressione o botão de evento com o actígrafo conectado à base. Verifique se a mensagem abaixo do campo BOTÃO no software ActStudio muda para PRESSIONADO (veja as figuras abaixo).Verifique se os campos ACELERÔMETRO, ORIENTAÇÃO, TEMPERATURA e LUZ apresentam sinais. Mexa na base para verificar se os valores se alteram.É normal que alguns actígrafos não apresentem sinais nos canais Orientação, UVA e UVB. Isso depende da versão do hardware do dispositivo.DATA/HORAClique em SINCRONIZAR e verifique se a data e hora em Sistema é a mesma de Dispositivo. Não há problema se a diferença for de apenas 1 segundo.INFORMAÇÃO DA COLETA - DESEJADOClique em Limpar campos e depois em Aplicar. Verifique se todos os campos foram limpos em INFORMAÇÃO DA COLETA - ATUAL (exceto o campo Data de Nascimento).Caso já tenha os dados do voluntário em mãos antes da coleta, preencha os campos Nome, Sexo, Data de Nascimento e Descrição e clique em Aplicar. Senão, deixe os campos em branco.LUZ UVSe o hardware do actígrafo oferecer a opção de habilitar a captação de luz UV, e for do seu interesse esse dado, clique em Habilitar. Caso contrário, clique em Desabilitar.Note que ao habilitar mais canais isso compromete a duração da bateria do actígrafo durante a coleta. Reflita e decida se esse dado é importante para sua pesquisa (não é para a maioria dos casos).ATENÇÃOVerifique a versão do hardware do actígrafo. Actígrafos com versões menores que 3.0 não medem, por exemplo, exposição à luz vermelha, verde e azul. Como esses dados costumam ser importantes para a pesquisa (em particular, o da luz azul), sugerimos que você consulte seus métodos antes de colocar o aparelho em operação.CONFIGURAÇÕESDesejado: PIM/TAT/ZCM.Intervalo: 60.Clique em Aplicar -->.Verifique se as mesmas configurações aparecem no campo ATUAL.LIMIAR DO TATLimiar do TAT: 1024.Clique em Aplicar -->.Verifique se o número 1024 aparece em negrito ao lado do botão Aplicar -->.LOGCaso a memória esteja preenchida (i.e., + de 0.00%), assegure-se que os dados do actígrafo já foram gravados e armazenados. Caso positivo, clique em Apagar.SENSORESClique no botão BUZZER e verifique se o actígrafo emite um "bip".Com a ajuda de um clips, pressione o botão de evento com o actígrafo conectado à base. Verifique se a mensagem abaixo do campo BOTÃO no software ActStudio muda para PRESSIONADO (veja as figuras abaixo).Verifique se os campos ACELERÔMETRO, ORIENTAÇÃO, TEMPERATURA e LUZ apresentam sinais. Mexa na base para verificar se os valores se alteram.É normal que alguns actígrafos não apresentem sinais nos canais Orientação, UVA e UVB. Isso depende da versão do hardware do dispositivo.DATA/HORAClique em SINCRONIZAR e verifique se a data e hora em Sistema é a mesma de Dispositivo. Não há problema se a diferença for de apenas 1 segundo.INFORMAÇÃO DA COLETA - DESEJADOClique em Limpar campos e depois em Aplicar. Verifique se todos os campos foram limpos em INFORMAÇÃO DA COLETA - ATUAL (exceto o campo Data de Nascimento).Caso já tenha os dados do voluntário em mãos antes da coleta, preencha os campos Nome, Sexo, Data de Nascimento e Descrição e clique em Aplicar. Senão, deixe os campos em branco.LUZ UVSe o hardware do actígrafo oferecer a opção de habilitar a captação de luz UV, e for do seu interesse esse dado, clique em Habilitar. Caso contrário, clique em Desabilitar.Note que ao habilitar mais canais isso compromete a duração da bateria do actígrafo durante a coleta. Reflita e decida se esse dado é importante para sua pesquisa (não é para a maioria dos casos).ATENÇÃOVerifique a versão do hardware do actígrafo. Actígrafos com versões menores que 3.0 não medem, por exemplo, exposição à luz vermelha, verde e azul. Como esses dados costumam ser importantes para a pesquisa (em particular, o da luz azul), sugerimos que você consulte seus métodos antes de colocar o aparelho em operação.LIMIAR DO TATLimiar do TAT: 1024.Clique em Aplicar -->.Verifique se o número 1024 aparece em negrito ao lado do botão Aplicar -->.LOGCaso a memória esteja preenchida (i.e., + de 0.00%), assegure-se que os dados do actígrafo já foram gravados e armazenados. Caso positivo, clique em Apagar.SENSORESClique no botão BUZZER e verifique se o actígrafo emite um "bip".Com a ajuda de um clips, pressione o botão de evento com o actígrafo conectado à base. Verifique se a mensagem abaixo do campo BOTÃO no software ActStudio muda para PRESSIONADO (veja as figuras abaixo).Verifique se os campos ACELERÔMETRO, ORIENTAÇÃO, TEMPERATURA e LUZ apresentam sinais. Mexa na base para verificar se os valores se alteram.É normal que alguns actígrafos não apresentem sinais nos canais Orientação, UVA e UVB. Isso depende da versão do hardware do dispositivo.DATA/HORAClique em SINCRONIZAR e verifique se a data e hora em Sistema é a mesma de Dispositivo. Não há problema se a diferença for de apenas 1 segundo.INFORMAÇÃO DA COLETA - DESEJADOClique em Limpar campos e depois em Aplicar. Verifique se todos os campos foram limpos em INFORMAÇÃO DA COLETA - ATUAL (exceto o campo Data de Nascimento).Caso já tenha os dados do voluntário em mãos antes da coleta, preencha os campos Nome, Sexo, Data de Nascimento e Descrição e clique em Aplicar. Senão, deixe os campos em branco.LUZ UVSe o hardware do actígrafo oferecer a opção de habilitar a captação de luz UV, e for do seu interesse esse dado, clique em Habilitar. Caso contrário, clique em Desabilitar.Note que ao habilitar mais canais isso compromete a duração da bateria do actígrafo durante a coleta. Reflita e decida se esse dado é importante para sua pesquisa (não é para a maioria dos casos).ATENÇÃOVerifique a versão do hardware do actígrafo. Actígrafos com versões menores que 3.0 não medem, por exemplo, exposição à luz vermelha, verde e azul. Como esses dados costumam ser importantes para a pesquisa (em particular, o da luz azul), sugerimos que você consulte seus métodos antes de colocar o aparelho em operação.LOGCaso a memória esteja preenchida (i.e., + de 0.00%), assegure-se que os dados do actígrafo já foram gravados e armazenados. Caso positivo, clique em Apagar.SENSORESClique no botão BUZZER e verifique se o actígrafo emite um "bip".Com a ajuda de um clips, pressione o botão de evento com o actígrafo conectado à base. Verifique se a mensagem abaixo do campo BOTÃO no software ActStudio muda para PRESSIONADO (veja as figuras abaixo).Verifique se os campos ACELERÔMETRO, ORIENTAÇÃO, TEMPERATURA e LUZ apresentam sinais. Mexa na base para verificar se os valores se alteram.É normal que alguns actígrafos não apresentem sinais nos canais Orientação, UVA e UVB. Isso depende da versão do hardware do dispositivo.DATA/HORAClique em SINCRONIZAR e verifique se a data e hora em Sistema é a mesma de Dispositivo. Não há problema se a diferença for de apenas 1 segundo.INFORMAÇÃO DA COLETA - DESEJADOClique em Limpar campos e depois em Aplicar. Verifique se todos os campos foram limpos em INFORMAÇÃO DA COLETA - ATUAL (exceto o campo Data de Nascimento).Caso já tenha os dados do voluntário em mãos antes da coleta, preencha os campos Nome, Sexo, Data de Nascimento e Descrição e clique em Aplicar. Senão, deixe os campos em branco.LUZ UVSe o hardware do actígrafo oferecer a opção de habilitar a captação de luz UV, e for do seu interesse esse dado, clique em Habilitar. Caso contrário, clique em Desabilitar.Note que ao habilitar mais canais isso compromete a duração da bateria do actígrafo durante a coleta. Reflita e decida se esse dado é importante para sua pesquisa (não é para a maioria dos casos).ATENÇÃOVerifique a versão do hardware do actígrafo. Actígrafos com versões menores que 3.0 não medem, por exemplo, exposição à luz vermelha, verde e azul. Como esses dados costumam ser importantes para a pesquisa (em particular, o da luz azul), sugerimos que você consulte seus métodos antes de colocar o aparelho em operação.DATA/HORAClique em SINCRONIZAR e verifique se a data e hora em Sistema é a mesma de Dispositivo. Não há problema se a diferença for de apenas 1 segundo.INFORMAÇÃO DA COLETA - DESEJADOClique em Limpar campos e depois em Aplicar. Verifique se todos os campos foram limpos em INFORMAÇÃO DA COLETA - ATUAL (exceto o campo Data de Nascimento).Caso já tenha os dados do voluntário em mãos antes da coleta, preencha os campos Nome, Sexo, Data de Nascimento e Descrição e clique em Aplicar. Senão, deixe os campos em branco.LUZ UVSe o hardware do actígrafo oferecer a opção de habilitar a captação de luz UV, e for do seu interesse esse dado, clique em Habilitar. Caso contrário, clique em Desabilitar.Note que ao habilitar mais canais isso compromete a duração da bateria do actígrafo durante a coleta. Reflita e decida se esse dado é importante para sua pesquisa (não é para a maioria dos casos).ATENÇÃO
?. [Controle]
Termine de preencher o formulário de processamento de actígrafos
Volte à tela do formulário e clique em edite a sua resposta. Após isso, preencha todos os campos que não foi possível preencher anteriormente.Você pode verificar o envio das suas respostas neste link (consulte a aba Dataset da planilha).ATENÇÃOAlguns campos do formulário são específicos para alguns tipos de processamento. As descrições das questões irão te orientar sobre o que fazer quando esse for o caso.Se você e sua equipe têm seguido as instruções de processamento do GIPSO, o actígrafo deve estar higienizado antes mesmo deste protocolo começar. Caso contrário, realize o protocolo de higienização de actígrafos anexado em um dos passos deste protocolo antes de enviar o formulário novamente.
?. [Configuração]
Carregue a bateria do actígrafo até aparecer o status CARREGADO
Mantenha o actígrafo conectado no ActDock até que apareça o status CARREGADO no campo BATERIA da aba de controle do ActStudio. Isso pode demorar algum tempo.Após carregado, retire o cabo USB do computador e conecte-o novamente. O valor do campo ÚLTIMA CARGA COMP. deve mudar. Certifique-se após isso que o actígrafo continua com o status ATIVO no campo OPERAÇÃO.ATENÇÃO
?. [Finalização]
Cheque o número serial do actígrafo no cartão criado no quadro de trabalho de seu projeto (somente para projetos que usam Kanban)
?. [Esterilização]
Esterilize o actígrafo e os materiais que o acompanham (e.g., caixas de armazenamento) (somente em casos de epidemia/pandemia)
Durante uma epidemia/pandemia (como a de COVID-19) todo actígrafo e qualquer material que o acompanhe (e.g., caixas de armazenamento) deve ser esterilizado com álcool líquido 70⁰ (não utilize álcool gel) antes de ser entregue a um voluntário. Lembre-se, você é responsável pelo bem-estar daqueles que participam de sua pesquisa.Utilize o protocolo abaixo para fazer isso.
?. [Finalização]
Guarde o actígrafo dentro de sua caixa original e junte-o ao kit de coleta
Note que cada caixa tem o número serial do actígrafo. Tome cuidado para não confundi-las.Esse número está gravado na parte metálica do aparelho.
?. [Finalização]
Caso não tenha mais nenhum actígrafo para processar, feche o software ActStudio e guarde todos os materiais
?. [Finalização]
Caso já tenha processado todos os actígrafos, mova o cartão criado no quadro de trabalho de seu projeto para a lista Concluído (somente para projetos que usam Kanban)
?. [Controle]
Desconecte o actígrafo do ActDock, aperte o botão de evento e verifique se o aparelho emitiu um "bip"
Se você seguiu corretamente este protocolo, e se o actígrafo não estiver quebrado, ele deve emitir um "bip" após você apertar o botão de evento.Não coloque o actígrafo em operação caso ele não emita esse som.
?. [Controle]
Feche o formulário de processamento