چگونه از مولتی متر استفاده کنم؟

مولتی مترمولتی‌متر ابزاری ضروری است که می توانید از آن برای تشخیص مدارها، و حتی تست باتری استفاده کنید. از این رو نام مولتی متر به معنی اندازه گیری چندگانه برای آن انتخاب شده است. این آموزش به شما نشان می دهد که چگونه از یک مولتی‌متر دیجیتال (DMM) استفاده کنید.آشنایی با مولتی متر اجزا و کاربرد آن!اساسی ترین چیزهایی که ما به وسیله آوومتر یا مولتی‌متر اندازه گیری می کنیم ولتاژ و جریان هستند. در این آموزش به اندازه گیری ولتاژ، جریان، مقاومت و تداوم خواهیم پرداختمولتی‌متر دارای سه قسمت است:صفحه نمایش دیجیتالکلید انتخاب و سلکتورپورت هانمایشگر دیجیتال معمولا دارای قابلیت نمایش چهار رقم و علامت منفی است. کلید انتخاب به کاربر این امکان را می دهد که مولتی متر را برای خواندن موارد مختلف مانند میلی آمپر (mA) جریان، ولتاژ (V) و مقاومت (Ω) تنظیم کند.دو پراب به رنگ های قرمز و مشکی به دو پورت جلوی دستگاه وصل شده اند. پورت COM تقریبا همیشه به زمین یا قطب منفی یک مدار متصل است.پرابی که به COM وصل می شود به طور معمول سیاه رنگ است اما هیچ تفاوتی بین پراب قرمز و پراب سیاه به جز رنگشان وجود ندارد. 10A پورت ویژه ای است که هنگام اندازه گیری جریان های بزرگ و بیشتر از 200 میلی آمپر استفاده می شود. mAVΩ پورتی است که به طور معمول پراب قرمز به آن وصل می شود. این پورت امکان اندازه گیری جریان تا 200 میلی آمپر، ولتاژ (V) و مقاومت (Ω) را می دهد.اندازه گیری ولتاژ در مولتی متربرای مفهوم شدن این موضوع می خواهیم ولتاژ یک باتری AA را اندازه گیری کنیم.پراب سیاه را به COM و پراب قرمز را به mAVΩ وصل کنید. مولتی متر را در محدوده DC (جریان مستقیم) روی “2V” تنظیم کنید. تقریبا تمام وسایل الکترونیکی قابل حمل از جریان مستقیم استفاده می کنند، نه جریان متناوب. پراب مشکی را به قطب – و پروب قرمز را به برق یا قطب + وصل کنید. پراب ها را با فشار کمی روی قطب های مثبت و منفی باتری AA فشار دهید. اگر باتری استفاده نشده ای دارید، باید حدود 1.5 ولت را روی صفحه نمایش ببینید. (این باتری کاملا نو است، بنابراین ولتاژ آن کمی بالاتر از 1.5 ولت است).اگر پراب های قرمز و سیاه را جا به جا کنیم چه اتفاقی می افتد؟ قرائت روی مولتی‌متر به سادگی منفی است. هیچ اتفاق بدی نمی افتد! مولتی متر ولتاژ را در رابطه با پروب مشترک اندازه گیری می کند. چه مقدار ولتاژ روی “+” باتری نسبت به پایه معمولی یا منفی وجود دارد؟ 1.5 ولت اگر پروب ها را تغییر دهیم، “+” را به عنوان نقطه مشترک یا صفر تعریف می کنیم. در مقایسه با صفر جدید ما چقدر ولتاژ روی “-” باتری وجود دارد؟ -1.5 ولت!اندازه گیری جریانخواندن جریان یکی از پیچیده ترین و دقیق ترین اندازه گیری ها در دنیای الکترونیک است. این مشکل است زیرا شما باید جریان را به صورت سری اندازه گیری کنید. در جایی که ولتاژ با فشار دادن VCC و GND (به صورت موازی) اندازه گیری می شود، برای اندازه گیری جریان، باید آن را به طور فیزیکی قطع کنید و کنتور را در خط قرار دهید. برای نشان دادن این موضوع، از همان مداری که در بخش ولتاژ اندازه گیری استفاده کردیم استفاده می کنیم.اولین چیزی که به آن نیاز داریم یک تکه سیم اضافی است. همانطور که گفته شد، برای اندازه گیری جریان باید مدار را بطور فیزیکی قطع کنیم. به روشی دیگر، سیم VCC را که به سمت مقاومت می رود بیرون بکشید، یک سیم را در جایی که آن سیم وصل شده است اضافه کنید و سپس از پایه برق موجود در منبع تغذیه به مقاومت کاوش کنید. سپس مولتی متر را در خط قرار می دهیم تا بتواند جریان را هنگام عبور از مولتی‌متر اندازه گیری کند.اغلب هنگام اندازه‌گیری جریان، خوب است که به مدت چند ثانیه یا چند دقیقه مراقب عملکرد سیستم خود باشید. با اتصال مولتی‌متر، می توانیم صفحه را روی تنظیمات مناسب قرار داده و مقدار جریان را اندازه گیری کنیم.نتیجه گیریاندازه گیری جریان مانند ولتاژ و مقاومت است. شما باید محدوده صحیح را بدست آورید. در مولتی متر، پورت 200 میلی آمپر دارای برچسب mAVΩ است. این بدان معنی است که می توانید پراب قرمز را در همان پورت نگه دارید تا جریان، ولتاژ یا مقاومت را اندازه گیری کنید. با این حال، اگر مشکوک هستید که مدار شما نزدیک به 200 میلی آمپر یا بیشتر از آن استفاده می کند، پروب خود را به سمت 10 آمپر تغییر دهید تا ایمن باشید. بارگذاری بیش از حد جریان می تواند منجر به سوختن فیوز شود.