معرفی اجمالی اینسترومنت های دندانپزشکی

به دستگاه ها و یا تجهیزاتی که وظیفه تراش، برش و یا پالیش دندان را دارند در بازار تجهیزات دندانپزشکی، اینسترومنت های دندانپزشکی گفته می شود. اینسترومنت های دندانپزشکی به طور کلی به سه دستگاه آنگل، توربین و ایرموتور تقسیم بندی می شوند. اینسترومنت های دندانپزشکی (هندپیس های دندانپزشکی)آنگل دندانپزشکی این دستگاه به اصطلاح هندپیس با سرعت پایین و قدرت بالا نیز گفته می شود. آنگل ها بدون وجود ایرموتور های دندانپزشکی بلا استفاده خواهند بود بنابراین برای استفاده از آنگل های دندانپزشکی نیاز به ایرموتور نیز خواهیم داشت. ساختار فنی آنگل ها بدین صورت است که یک شفت که در انتهای آن دارای دو شاخه بوده نیروی مکانیکی را از ایرموتور گرفته و با انتقال آن نیرو به اکسل خود، نیروی مکانیکی را به کاتریج خود می رساند که در نتیجه فرز درون کاتریج شروع به حرکت خواهد کرد. قطعات آنگل دندانپزشکی آنگل های دندانپزشکی از یک دو شاخه و شفت ر انتهای خود برخوردار هستند که وظیفه دریافت نیروی مکانیکی از ایرموتور را دارد. سپس با استفاده از اکسل که در بدنه آن ها قرار گرفته نیروی مکانیکی را به کاتریج خود منتقل می نمایند. کاتریج آنگل های دندانپزشکی انواع مختلفی دارد که در مجموع به دو نوع بلبرینگی و بوشی تقسیم بندی می شوند. آنگل پوش باتن دندانپزشکیایرموتور دندانپزشکی ایرموتور های دندانپزشکی وظیفه تبدیل نیروی هوای فشرده را به انرژی مکانیکی دارند که می بایست، این نیروی مکانیکی را به آنگل ها و یا هندپیس های مستقیم منتقل کنند. بنابراین ایرموتور ها با دریافت هوای فشرده با فشار حدود 2.2 بار و تبدیل انرژی آن به نیروی مکانیکی وظیفه خود را انجام می دهند. از این رو می بایست قطعاتی داشته باشند که با حداکثر بازده تبدیل نیرو را انجام داده و با کم ترین نویز و لرزش آن را منتقل نمایند.قطعات ایرموتور های دندانپزشکیاز مهمترین قطعات ایرموتور های دندانپزشکی می توان به فیبر و فنر ها، بلبرینگ ها، سلکتور و دو شاخه انتقال قدرت اشاره داشت. فیبر فو فنر ها با چرخش خود توسط نیروی هوای فشرده، نیروی مکانیکی تولید می کنند و با توجه به بلبرینگی که در ابتدا و انتهای شفت ایرموتور هست، این نیرو با بهترین بازده ولید خواهد شد. قابل ذکر است که با استفاده از سلکتور چپ گرد و یا راست گرد بوده گردش فیبر و فنر ها (شفت) را تعیین نمود که در انتها باعث چپ گرد و یا راست گرد بودن فرز آنگل و یا هندپیس مستقیم می شود. دو شاخه انتقال قدرت در ابتدای هندپیس ایرموتور قرار گرفته که وظیفه انتقال قدرت به آنگل و یا هندپیس مستقیم را دارد. ایرموتور دندانپزشکیتوربین دندانپزشکی توربین ها هندپیس هایی با سرعت بالا هستند که مستقیم به اتچمنت ها متصل شده و با ورودی هوای فشرده 2.2 بار به آن ها گردش حدودا 300.000 دور بر دقیقه فرز ار از دستگاه خواهیم گرفت. توربین های معمولا دارای دو لوله ورودی یکی برای هوای فشرده و یکی برای آب هستند که فرز را در طول تراش خنک کنند. قطعات توربین های دندانپزشکی از قطعات توربین های دندنپزشکی می توان به پروانه، شفت و بلبرینگ ها اشاره داشت. بلبرینگ ها و پروانه روی شفت سوار شده اند و با برخورد هوای فشرده به پروانه بلبرینگ ها و شفت شروع به حرکت می کنند، در نتیجه فرز درون شفت نیز به حرکت در می آید. با توجه به اینکه بلبرثینگ ها سایز بسیار کوچکی حدودا 3*6*2 دارند (کنس خارجی 6 میلی متر، کنس داخلی 3 میلی متر و ضخامت 2 میلی متر) میزان خرابی و فرسوده شدن آن ها روی گردش 300.000 rpm بسیار زیاد است بنابراین می بایست به طور منظم و صحیح روغنکاری شوند.توربین دندانپزشکیدر مجموع تایم لایف اینتسورمنت های دندانپزشکی ارتباط مستقیم با نحوه روغنکاری و نگهداری صحیح از آن ها دارد که معمولا در این رابطه مجموعه هی درمانی دندانپزشکی دارای مشکل هستند.