طبقه بندی هود شیمی آزمایشگاهی

​طبقه بندی هود شیمی آزمایشگاهیطبقه بندی هود شیمی بر اساس روش اگزوز:هود شیمی به سه نوع تقسیم می شود: نوع اگزوز بالا، نوع اگزوز پایین و نوع اگزوز بالا و پایین همزمان.به منظور اطمینان از سرعت باد یکنواخت در محل کار، نوع هود شیمی پایینی باید برای بخاردهی فرآیند سرد و از نوع هود بالایی برای بخاردهی فرآیند گرم استفاده شود. برای فرآیند تولید گرمای ناپایدار می توان خروجی های بالا و پایین را با کابینت تهیه کرد. تغییر اتلاف حرارت داخلی، نسبت حجم بالایی و پایینی هوای خروجی را تنظیم می کند تا سرعت باد یکنواخت به دست آید.طبقه بندی هود شیمی از طریق ورودی هوا1) هود کامل:به آن نوع اگزوز کامل می گویند که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.2) هود اضافی:هنگامی که یک هود در اتاقی با نیازهای کنترل دما و رطوبت نصب می شود، روش دریافت هوای تازه از بیرون و گردش آن در هود و تخلیه آن به بیرون، بخار دهی کمکی برای صرفه جویی در مصرف انرژی نامیده می شود. برای گرمایش و تهویه مطبوع3) هود شیمی با حجم هوای متغیر: (فوم هود VAV)سیستم‌های حجم هوای ثابت معمولی باید دمپر هوای پره ثابت را به صورت دستی تنظیم کنند، حجم هوای خروجی بخار هود را تنظیم کنند و هنگامی که دمپر روی یک زاویه خاص تنظیم شده است، به سرعت باد سطحی مطلوب دست یابند. تنظیم حجم هوای متغیر شامل تغییر حجم هوا به سرعت باد سطح معین با تنظیم سنسور سوپاپ است. البته نوع استاندارد دارای هزینه کم و هزینه بالای جریان هوای متغیر است که برای مواقعی که دقت بالایی لازم است مناسب است.طبقه بندی هود شیمی بر اساس وضعیت استفادهمی توان آن را به نوع انتگرال، نوع کف باز، نوع کف، نوع دو طرفه، نوع شیشه ای سه وجهی، نوع رومیزی، نوع متصل و همچنین آزمایش های رادیواکتیو، آزمایش های مصنوعی و آزمایش های اسید پرکلریک، که بر اساس آزمایش های مختلف طراحی شده است، تقسیم کرد. داده ها. نیاز دارد. هود مخصوص بخور.طبقه بندی هود شیمی بر اساس وجود یا عدم وجود لوله های خارجیمی توان آن را به دو نوع هود با ردیف بیرونی و هود بدون کانال تقسیم کرد.هود خارجی برای استخراج مستقیم گازهای سمی و مضر تولید شده در طول آزمایش از بیرون از طریق لوله بیرونی طراحی شده است.یک هود بدون مجرای هوا مستقیماً گازهای سمی و مضر تولید شده در طول کار آزمایشی با فیلتر کربن فعال را جذب می کند.وظیفه اصلی دود هود استخراج است. در آزمایشگاه شیمیایی، گازهای مضر مختلف، بو، رطوبت و مواد قابل اشتعال، انفجاری و خورنده در طول آزمایش تشکیل می شود.اصول چیدمانبرای محافظت از ایمنی کاربران و جلوگیری از انتشار آلاینده ها در طول آزمایش به آزمایشگاه، باید یک هود شیمی در نزدیکی منبع آلودگی نصب شود.به طور خاص، اکثر آزمایشگاه های تازه ساخته شده نیاز به تهویه مطبوع دارند، بنابراین تعداد دودهای مورد استفاده باید در طرح تهویه مطبوع در طراحی اولیه ساختمان لحاظ شود.از نظر بهبود شرایط آزمایشگاهی، بهبود شرایط بهداشت حرفه ای و بهبود راندمان کار، تعداد هودهای شیمی به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرد و امکانات کمکی: کانال های تهویه، لوله کشی، سیم کشی، اگزوز و غیره به ساختار آزمایشگاه تبدیل شده است. مشکلات طراحی برای حل بزرگترین عملکرد یک هود تخلیه گازهای مضر در طول آزمایش و محافظت از سلامت آزمایش کنندگان است. دارای امنیت بالا و عملکرد عالی است.هود شیمی باید وظایف زیر را انجام دهد:(1) عملکرد رهاسازی: باید برای انتشار گازهای مضر تولید شده در آزمایشگاه به بیرون مجهز باشد.(2) عملکرد جریان غیر قابل برگشت: جریان هوای تولید شده از ورود گاز مضر به اتاق از داخل هود بخار جلوگیری می کند.(3) عملکرد عایق: پنجره شیشه ای غیر لغزنده برای جداسازی داخل و خارج هود بخار استفاده می شود.(4) عملکرد کنترل سرعت باد: سرعت مکش معینی برای جلوگیری از نشت گازهای مضر به هود بخار لازم است.(5) مقاومت حرارتی و مقاومت در برابر خوردگی اسیدی و قلیایی: برخی از کوره های الکتریکی نیاز به نصب در هود دارند و در برخی آزمایشات مقدار زیادی گازهای سمی و مضر مانند اسید و قلیایی آزاد می شود که بسیار خورنده هستند. . کانترها، تخته های روکش، پانل های جانبی و نازل های مجزای آب و گاز هود باید دارای ویژگی های ضد خوردگی باشند.در محیط آزمایشگاه ایمنی هدف اصلی استفاده از هود است و وظیفه آن تضمین ایمنی کاربران و جلوگیری از آلودگی محیط است.فن آوری های زیر معمولا برای بهبود ایمنی در تهویه استفاده می شود:برای دفع موثر گازهای مضر از یک سیستم اگزوز تک شیار استفاده کنید.دسته ساده است، بین دسته و شیشه فاصله وجود دارد. از آنجایی که جریان هوا روی میز می چرخد، می تواند به طور موثر هوا را از سطح بکشد.پین جلوگیری از سقوط پنجره را نصب کنید، در صورت افتادن کابل فولادی و افتادن تصادفی شیشه، پین جلوگیری از سقوط آن را قلاب می کند تا از آسیب به افراد جلوگیری شود.پنجره شیشه ای از شیشه سکوریت ساخته شده است، حتی اگر به طور تصادفی شکسته یا منفجر شود، هیچ آسیبی وجود ندارد.سوراخ‌های تهویه در بالای هود بخار قرار دارند، حتی اگر پنجره شیشه‌ای بسته باشد، هوا می‌تواند برای جلوگیری از ایجاد فشار منفی بیشتر به داخل جریان یابد.بدنه هود از مواد فلزی مقاوم در برابر آتش و غیر قابل احتراق ساخته شده است. حفره داخلی از مواد مقاوم در برابر آتش یا غیر قابل اشتعال مانند صفحات مخصوص ضد تاشو و صفحات فولادی ضد زنگ ساخته شده است و میزها از صفحات سخت فیزیکی و شیمیایی یا صفحات فولادی ضد زنگ ساخته شده اند که در برابر اسید و حرارت مقاوم هستند. -مقاوم. بادوام و ضد شعلهارتفاع موثر پنجره شیشه ای 800 میلی متر، حفره داخلی 1200 میلی متر و ارتفاع میز 800 میلی متر است. ارگونومیک است، کار با آن آسان است و فضای زیادی برای استفاده دارد که ایمنی را افزایش می دهد.کنترل از راه دور دسته میکسر و نازل گاز در خارج از کابینت راحت تر و ایمن تر از کنترل مستقیم دستی است.اقدامات پیشگیرانه◆ قبل از شروع آزمایش، مطمئن شوید که هود شیمی باید قبل از انجام آن کار کند.◆ قبل از پایان آزمایش، حداقل 5 دقیقه قبل از خاموش کردن فن به کار ادامه دهید تا گاز باقیمانده از خط لوله آزاد شود. همچنین ممکن است بخواهید یک دستگاه تاخیر اگزوز نصب کنید تا فن با تاخیر کار کند.◆ در طول آزمایش هیچ وسیله ای را در فاصله 150 میلی متری پنجره شیشه ای قرار ندهید. تجهیزات آزمایشی در مقیاس بزرگ باید فضای کافی داشته باشند و نباید بر جریان هوا تأثیر بگذارند. جلو پنجره باید تا حد امکان بسته باشد.سوم، استفاده و نگهداری از هود شیمی.علاوه بر طراحی مناسب، کارایی هودهای شیمی آزمایشگاهی به طور مستقیم به استفاده و نگهداری محتاطانه بستگی دارد. بنابراین باید به نکات زیر توجه کرد:(1) در طول آزمایش، دستگاه آزمایشی تولید کننده مواد مضر باید در یک هود بخار قرار داده شود که در آن دهانه کار هود بخور بیش از 150 میلی متر باشد تا از سرریز شدن مواد مضر جلوگیری شود.(2) دستگاه هود آزمایشی نباید شکاف های اگزوز را مسدود کند.(3) پس از اتمام آزمایش، فن نباید بلافاصله خاموش شود، باید پس از 3-5 دقیقه خاموش شود.(4) هود شیمی نباید به عنوان یک کابینت ذخیره سازی استفاده شود.(5) داخل هود شیمی باید همیشه صاف و هوابند باشد و باید به طور منظم و کامل تمیز و تمیز شود. اگر آسیب دیده باشد، باید به موقع تعمیر شود.(6) فن ها، مجاری هوا و لوازم جانبی مربوطه باید به طور منظم بررسی شوند.(7) هود شیمی باید به طور منظم اندازه گیری و تنظیم شود. اطمینان از عملکرد هود شمی در شرایط طراحی؛(8) درجه حرارت در یک هود شیمی مانند یک اجاق برقی با قدرت بزرگ باید گرم شود و نباید برای مدت طولانی نگهداری شود تا تأثیری بر استفاده از هود نگذارد.​