علت روشن نشدن دستگاه اکسیژن ساز

اگر تغلیظ کننده اکسیژن شما هم دچار خرابی شده، و کار نمی کند ممکن است.علت روشن نشدن دستگاه اکسیژن ساز استفاده نادرست و بی رویه و یا نقص فنی باشد.علت روشن نشدن دستگاه اکسیژن سازاز ساده ترین عوامل کار نکردن دستگاه اکسیژن ساز سوختن فیوز ورودی برق پشت دستگاه می باشد.ایجاد اشکال در بلبرینگ های کمپرسور دستگاه به خاطر استهلاک بسیار زیاد که موجب روشن نشدن دستگاه اکسیژن ساز می شود.در بعضی مواقع فقط مانیتورینگ دستگاه روشن شده.اما دستگاه عمل نمی کند که دلیل آن رسیدن.ولتاژ نا متعارف به مانیتورینگ بوده و همچنین برد آسیب دیده است. در این مورد مانیتورینگ دستگاه روشن می شود، اما برد دستور لازم برای کار کردن به شیر برقی یا کمپرسور را صادر نمی کند.نوسانات ولتاژ در شبکه از رایج ترین علت خاموش شدن.ناگهانی غلیظ کننده اکسیژن است. بنابراین، اگر می خواهید ژنراتور اکسیژن شما پس از روشن شدن از کار نیفتد، می توانید یک تثبیت کننده ولتاژ نصب کنید.گرمای بیش از حد کمپرسور موجب خرابی و روشن نشدن.دوباره دستگاه می شود. برای ایمنی، تغلیظ کننده های اکسیژن دارای سنسورهای حرارتی هستند که در هنگام افزایش دما آلارم یا بوق هشدار دستگاه به صدا در می آید. اگر دما به یک مقدار بحرانی خاص برسد، متمرکز کننده اکسیژن خاموش می شود. در این مورد، شما باید به دنبال علت داغ شدن دستگاه اکسیژن ساز خود باشید.در ادامه ی علت هابیشتر اوقات، دلیل خرابی مراقبت نادرست از متمرکز کننده اکسیژن است. به عنوان مثال، تعویض بی موقع فیلترها یا قرار دادن دستگاه در کنار باتری های گرمایش مرکزی اغلب علت کار نکردن دستگاه اکسیژن ساز بوده ومنجر به روشن نشدن دستگاه می شود.نوسانات برق نیز می تواند فیوزها یا ترانسفورماتور را از بین ببرد.از کابل های اتصال استفاده نکنید. این می تواند منجر به ولتاژ ناکافی شبکه شود. واقعیت این است که برای بیماران که نیاز به تحرک دارند، یک متمرکز کننده اکسیژن می تواند حرکت در اطراف خانه را به دلیل سیم کوتاه محدود کند. اما به دلیل شدت بیماری نمی توانند.از اکسیژن درمانی امتناع کنند. در نتیجه چنین بیمارانی از چندین سیم کشی استفاده می کنند.و این کاهش ولتاز باعث روشن نشدن دستگاه می شود.ورود گرد و غبار یا رطوبت ممکن است بر عملکرد شیرها یا کمپرسور تأثیر بگذارد.در شوک مکانیکی در حین کار یا حمل و نقل، یکی از لوله های متعددی که جریان هوا را در داخل دستگاه حمل می کند، ممکن است جدا شود.مشکل روش نشدن معمولا در کدام دستگاه های اکسیژن ساز رخ می دهد؟خرابی های هر دستگاه باهم متفاوت است. بیشتر اوقات در دستگاه های ایرانی برد و کابل دستگاه به مشکل می خورد، ولی در دستگاه های خارجی این بخش ها قوی تر ساخته شده اند.برد دستگاه امریکایی به ندرت دچار خرابی شده.اما در صورت بروز این مشکل نوسانات برق منطقه است.که با رابط محافظ برق می توان از آن جلوگیری کرد.در نتیجه خرابی ها و روشن نشدن در دستگاه های اکسیژن ساز ایرانی بیشتر است.تیم متخصص مدفیکس معین درمرحله اول خروجی جریان برق از کابل را چک کرده.و اگر قسمت مانیتورینگ دستگاه روشن شد، شروع به بررسی مشکلات دیگر می کنند.و علت روشن نشدن دستگاه اکسیژن ساز را جستجو می کنند.اشتباه های رایج هنگام استفاده از یک متمرکز کننده اکسیژنیک موقعیت معمولی مانند کنار پنجره را برای دستگاه در نظر بگیرید، چرا که اگر پرده ضخیم باشد، می تواند باعث داغ شدن بیش از حد دستگاه شود. همچنین دستگاه اکسیژن ساز باید حداقل ۲۰ سانتی متر از دیوارها، پرده ها، مبلمان و بخاری ها فاصله داشته باشد و فقط باید روی زمین قرار گیرد، گذاشتن آن روی فرش یا تخت بسیار اشتباه بوده.زیرا ممکن است سوراخ های هوا مسدود شوند.رطوبت ساز را بیش از حد پر نکنید. هنگامی که سطح آب در دستگاه اکسیژن ساز از حد مشخص شده، فراتر رود. این امر خطر آسیب به دستگاه را به همراه دارد.از آب مقطر در لیوان مرطوب کننده دستگاه اکسیژن ساز استفاده کنید. اغلب بیماران فراموش می کنند.که استفاده از آب لوله کشی در دستگاه اکیداً ممنوع است. این امر منجر به رسوب آهک در لوله های اتصال از متمرکز کننده به مرطوب کننده می شود، که ممکن است جریان اکسیژن را کاهش دهد.و به دستگاه آسیب برساند. رطوبت ساز را فقط می توان با آب مقطر پر کرد.اگر نمی دانید مدت زمان استفاده از دستگاه اکسیژن ساز باید چقدر باشد ممکن است.آسیب های فراوانی را به دستگاه خود وارد کنید. مقدار زمان استفاده از دستگاه می تواند ۲۴ ساعت در شبانه روز باشد.به شرطی که هر ۳ ساعت ده دقیقه به دستگاه استراحت دهید، تا بیش از حد گرم نشود.حتما فیلترهای ریز و درشت را هر ۶ ماه تعویض کنید، در غیر این صورت ممکن است.میزان اکسیژن رسانی دستگاه کم شود.و یا آسیب به دستگاه شود.رطوبت ساز خود را حتما تمیز کنید، این کار را هر روز انجام دهید.دکمه اورلود دستگاه اکسیژن ساز کجاست؟دکمه تنظیم مجدد یا ریست دستگاه اکسیژن ساز در پشت دستگاه تعبیه شده است.کلام آخرمدفیکس معین جهت بررسی علت روشن نشدن دستگاه اکسیژن ساز همه اشکالات احتمالی دستگاه از ورودی برق گرفته.تا کمپرسور اکسیژن ساز را جستجو و عیب یابی کرده.و سرویس و تعمیر دستگاه اکسیژن ساز شما را به بهترین نحو انجام خواهد داد.