نکات نصب سنسور فشار ملت

نصب صحیحمعمولا آسیب‌های سنسور فشار ملت، ناشی از نصب نامناسب می‌باشد. اگر سنسورها در حفره خیلی کوچک یا حفره با شکل نامنظم نصب شده باشند، ممکن است در اثر ضربه ارتعاشی باعث آسیب دیدن غلاف سنسور شود. انتخاب ابزار حفره کاری مناسب برای کنترل اندازه حفره‌های نصب مفید است. علاوه بر این، اعمال گشتاور مناسب می‌تواند به شکل‌گیری آب‌بندی خوب کمک کند. اما، سنسور فشار ملت ممکن است به دلیل گشتاور زیاد از بین برود. برای جلوگیری از این نوع پدیده معمولا قبل از نصب باید ترکیبات ضد جداسازی را روی قسمت رزوه سنسور فشار ملت رنگ کرد. پس از استفاده از ترکیبات ضد جداسازی، حتی نصب زیاد گشتاور، برای سنسورهای فشار ملتی که از بین رفته ‌اند متفاوت است.کیت حفره‌کاری و تمیزکاری برای دستگاه اکسترودربررسی اندازه حفره‌های نصباگر اندازه‌ی حفره‌های نصب سنسور فشار ملت مناسب نباشد، در فرآیند نصب، قسمت رزوه مستعد ساییدگی است. این نه‌تنها بر عملکرد آب‌بندی سنسور فشار ملت تاثیر می‌گذارد، بلکه نمی‌تواند نقش کامل سنسورها را ایفا کند و حتی ممکن است باعث ایجاد مشکلات ایمنی پنهان شود. فقط حفره‌های نصب مناسب می‌توانند از خوردگی رزوه جلوگیری کنند (استاندارد صنعتی رزوه ای 1.2-20 UNF). معمولا لازم است حفره‌های نصب را با استفاده از ابزار اندازه‌گیری حفره‌های نصب آزمایش کرده و تنظیمات مناسب را انجام دهید.تمیز نگه داشتن حفره‌های نصبتمیز نگه داشتن حفره‌های نصب و جلوگیری از مسدود شدن مواد مذاب برای اطمینان از عملکرد طبیعی آن بسیار مهم است. قبل از تمیز کردن اکسترودر، تمام سنسور های فشار ملت باید از سیلندر خارج شوند تا آسیب نبیند. در حین باز کردن سنسور فشار ملت، احتمالا مواد مذاب به حفره‌های نصب جریان یافته و سفت می شوند. اگر این مواد ذوب باقیمانده حذف نشوند، ممکن است با نصب مجدد سنسورها به قسمت بالایی آن‌ها آسیب وارد شود. استفاده از کیت تمیزکاری می‌تواند این باقیمانده مواد مذاب را از بین ببرد. با این حال، اگر این اتفاق افتاد، تکرار فرآیند تمیز کردن ممکن است حفره‌های نصب سنسور آسیب‌دیده را عمیق‌تر کند. اگر این اتفاق افتاده است، لازم است اقداماتی برای بالا بردن موقعیت سنسورها در حفره‌های نصب انجام شود.انتخاب موقعیت مناسبهنگامی‌که موقعیت نصب سنسور فشار ملت خیلی نزدیک به بالادست خط تولید باشد، مواد غیر مذاب ممکن است قسمت بالایی سنسور را فرسایش دهند. اگر خیلی نزدیک به پایین دست باشد، ممکن است منطقه مرده مواد مذاب بین سنسور فشار ملت و مارپیچ ظاهر شود که در آن مواد مذاب ممکن است باعث تخریب شوند و همچنین ممکن است باعث اعوجاج سیگنال فشار در هنگام ارسال شود. اگر بیش از حد عمیق در ماردون نصب شود، ممکن است در اثر تماس بین قسمت بالایی سنسور و مارپیچ در فرآیند چرخش، آسیب ایجاد شود. به‌طور کلی، سنسور فشار ملت می‌تواند در سیلندر دستگاه در هد، یا قبل یا بعد از پمپ مذاب یا در قالب قرار گیرد.تمیز کردن دقیقبهتر است تمام سنسور های فشار ملت را قبل از تمیز کردن با استفاده از برس سیمی فولادی یا ترکیبات خاص باز کنید. زیرا این دو روش تمیز کردن ممکن است باعث لرزش دیافراگم سنسور های فشار ملت شوند. هنگامی‌که سیلندر گرم شد، سنسور فشار ملت نیز باید جدا شده و با پارچه نرم پاک شود. در عین حال، حفره‌های نصب سنسور فشار ملت اکسترودر نیز باید با استفاده از دستگاه مته تمیز و غلاف راهنما تمیز شوند.خشک نگه داشتناگرچه طراحی مدار سنسور فشار ملت می‌تواند اکستروژن شدید در محیط پردازش را تحمل کند، اکثر سنسورها نمی‌توانند کاملا ضد آب باشند و بر عملکرد عادی آن در محیط مرطوب تاثیر می‌گذارد. بنابراین، باید از آب خنک کردن سیلندر اکسترودر و نشت آب دستگاه اطمینان حاصل کرد، در غیر این صورت اثر نامطلوبی برای سنسورها ایجاد می‌کند. اگر سنسور فشار ملت در معرض آب یا محیط مرطوب قرار بگیرد، بهتر است سنسورهای ویژه ضد آب بسیار قوی را انتخاب کنید.اجتناب از تداخل دمای پاییندر فرآیند تولید اکستروژن، برای مواد خام پلاستیکی، از حالت جامد تا مذاب، به "زمان خیساندن" زیادی نیاز دارد. اگر قبل از شروع تولید اکسترودر به دمای عملیاتی نرسد، سنسور فشار ملت و فرآیند اکستروژن درجه خاصی از آسیب را دریافت خواهند کرد. علاوه بر این، اگر سنسورها از دستگاه اکستروژن سرد جدا شوند، ممکن است مواد به نوک سنسورها بچسبند تا باعث آسیب به فیلم ارتعاشی شود. بنابراین، قبل از باز کردن سنسور فشار ملت، باید اطمینان حاصل کنید که دمای سیلندر به اندازه کافی با حالت نرم شدن مواد لوله بالا است.جلوگیری از فشار اضافهحتی اگر طراحی اضافه فشار محدوده اندازه‌گیری فشار سنسورها می‌تواند به بالاترین اضافه فشار 150% (فراتر از نسبت حداکثر دامنه) برسد، بهتر است سنسورهای فشار ملتی را انتخاب کنید که برای آزمایش فشار در محدوده آن با توجه به بهره‌برداری ایمن استفاده می‌شوند. به‌طور معمول، بهترین محدوده فشار سنسورها باید 2 برابر فشار آزمایش شده باشد. حتی اگر اکسترودرها تحت فشار بالا هستند، سنسور های فشار ملت ممکن است آسیب نبینند.