آشنایی با دستگاه اتوکلاو

دستگاه اتوکلاودستگاه اتوکلاو به منظور استریل کردن تجهیزات پزشکی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و عمل استریلیزاسیون را با استفاده از دما و بخار آب و فشار بالا انجام می دهد. این دستگاه تقریبا تمام میکروارگانیزم ها را از بین می برد زیرا بخار آب با فشار بالا، همراه با دما سرعت استریل کردن را افزایش می دهد. البته این دستگاه برای تجهیزات فلزی مناسب نیست زیرا می تواند باعث زنگ زدن آن ها شود. هم چنین با قرار دادن تجهیزاتی که لبه تیز دارند مانند چاقوی جراحی در این دستگاه، احتمال کند شدن لبه آن ها وجود دارد. دستگاه اتوکلاو بیشتر در آزمایشگاه یا در محیط های درمانی مانند بیمارستان و مطب مورد استفاده قرار می گیرد. دمای اتوکلاو به بیش از 100 درجه سانتی گراد می رسد و با رسیدن به این دما، آب به بخار تبدیل شده و روند استریل را سرعت می بخشد. کاربردهای اتوکلاو:1. استریل کردن شیشه های پیرکس. باید دقت شود که درب آن ها کاملا بسته شود زیرا احتمال انفجار آن ها وجود دارد. 2. پلی پروپیلن: این ماده که نوعی پلاستیک است می تواند حرارت اتوکلاو را تحمل کند.3. نوک سمپلرها که اغلب پلاستیکی هستند.4. استریل کردن تجهیزات مطب دندانپزشکی و دامپزشکی.5. استریلیزاسیون در صنایع شیمیایی و غذایی.6. استریل کردن محیط کشت مناسب باکتری.لازم به ذکر است که برخی داروهای سرطان، مواد شیمیایی تبخیر پذیر و مواد سمی و قابل اشتغال را نمی توان در این دستگاه قرار داد.اتوکلاوعملکرد دستگاه اتوکلاو:این دستگاه با فرکانس 50 هرتز و برق 220 ولت کار می کند. برای کار با آن باید ابتدا در سینی آن تا قسمت Max مشخص شده آب ریخته شود. اگر مقدار آب کافی نباشد آلارم دستگاه به صدا در می آید. سپس تجهیزات مورد نظر باید در محفظه دستگاه قرار داده شوند و درب بسته شود. زمان استریل کردن مشخص شده و دکمه On زده شود. دستگاه به صورت اتوماتیک عمل استریل کردن را آغاز می کند و دما و فشار داخل محفظه آن بالا می رود. پس از اتمام عملکرد، چراغ LED گرمکن دستگاه خاموش می شود و باید دکمه Power فشرده شود تا دستگاه خاموش گردد. قبل از باز کردن درب اتوکلاو باید شیر تخلیه بخار باز شود تا بخار به طور کامل خارج شود و فشار به صفر برسد. سپس می توان درب دستگاه را باز نمود. اجزای دستگاه اتوکلاو: محل قرار دادن ظروف: اطراف این قسمت لوله های وجود دارند که با بخار آب پر می شوند و دما را در کل محفظه یکنواخت می کنند. سیستم کنترل برای تنظیم کردن سه پارامتر دما، زمان و فشار. تله بخار که یکی از مهم ترین قسمت های دستگاه است. زمانی که بخار آب درون دستگاه انرژی خود را از دست می دهد و به مایع تبدیل می شود باید از سیستم خارج شود تا سرعت انتقال گرما تحت تاثیر قرار نگیرد و کارایی سیستم کاهش پیدا نکند. تله بخار این مایعات اضافی را از سیستم حذف می کند.سوپاپ اطمینان که ایمنی را تامین می کند و یک شیر ایمنی است و برای کنترل کردن فشار مورد استفاده قرار می گیرد. خنک کننده میعانات: میعانات، هوا و بخار دستگاه که پساب به حساب می آیند باید به فاضلاب منتقل شوند و دمای کمتر از 60 درجه داشته باشند. این سیستم باعث خنک شدن شده و از آسیب به لوله های فاضلاب جلوگیری می کند.مولد بخار برای گرم کردن آب و تولید بخار.سیستم خلاء که باعث وکیوم داخل دستگاه شده و هوا را خارج می کند.دستگاه اتوکلاوانواع دستگاه اتوکلاو: کلاس N: پایین ترین کلاس اتوکلاو که بیشتر به عنوان دستگاه کمکی استفاده می شود و برای استریل کردن جامدات بدون پوشش به کار می رود. این دستگاه پمپ خلاء ندارد و برای خشک کردن مناسب نیست.کلاس B: پیشرفته ترین مدل اتوکلاو که در بیمارستان ها و مطب های دندانپزشکی استفاده می شود. کلاس S: بین کلاس N و B است و متوسط می باشد. این دستگاه پمپ خلاء دارد و قبل از شروع استریلیزاسیون، هوا را خارج می کند.