هر آنچه که باید در مورد فایل های ریشه دندان بدانید

در دنیای ابزارهای ریشه، فایل‌های ریشه مورد استفاده برای عمل‌های کانال ریشه قرار دارد. با گذشت زمان، فناوری پیشرفت می کند و به تولید فایل های بهتری ادامه می دهد که برای درمان هر مورد بالینی با بیشترین دقت و راحتی طراحی شده اند.بدون شک بزرگترین سوال دندانپزشکان در مورد این ابزارها این است که کدام سیستم فایل کاملتر است، اما واقعاً هیچ پاسخ کاملی برای این وجود ندارد.بسته به مورد بالینی، باید از یک پرونده یا پرونده دیگر استفاده شود، با این حال، این نیز بستگی زیادی به متدولوژی اندودنتیست دارد، زیرا برخی از آنها محافظه کارتر از بقیه هستند. در واقع، بسیاری از اندودنتیست ها فایل ها را جایگزین و ترکیب می کنند. با این حال، فایل‌های K در مقایسه با فایل‌های مکانیزه که در بخش‌های دیستال گران‌تر و شکننده‌تر هستند، رایج‌ترین و کاربردی‌ترین فایل‌ها هستند. در Dentaltix می‌خواهیم مهم‌ترین پارامترهایی را که هنگام انتخاب فایل‌های ریشه باید در نظر بگیرید را یادآوری کنیم:طبقه بندی. ابزارهای ریشه را می توان به 4 گروه مختلف تقسیم کرد:گروه 1. ابزار مورد استفاده برای روش دستی کانال ریشه.گروه 2. ابزار دقیق برای روش کانال مکانیزه یا چرخشی.گروه 3. ترفین برای استفاده مکانیزه (فرزهای وزنه، گیت های سرخورده و غیره).گروه 4. ابزار و مواد برای آب بندی کانال (مخروط های کاغذی، خازن ها و غیره). تعداد ابزار در هر سیستم بسته به سازنده، برخی از فایل‌ها دارای واسطه‌های بیشتر و خطوط متفاوتی خواهند بود. طبقه بندی ISO همه فایل ها واجد شرایط این طبقه بندی نیستند. برای اینکه آنها بخشی از آن باشند، باید ویژگی های زیر را داشته باشند:کالیبر فایل 10 تا 100 با پرش های پنج واحدی به سایز 60 و پرش های ده واحدی به سایز 100 شماره گذاری شده است.لبه های برش از نوک ابزار با قطر 0 (D0) شروع می شود که دقیقاً 16 میلی متر تا ساقه گسترش می یابد و به قطر 16 (D16) ختم می شود.قطر D16 32/100 یا 0.32 میلی متر بزرگتر از قطر D0 خواهد بود.این اندازه‌گیری‌ها افزایش ثابت مخروطی 0.02 میلی‌متری در هر ابزار را بدون توجه به اندازه تضمین می‌کند.زاویه نوک باید 75 ± 15 درجه باشد.اعداد 6 و 8 اخیراً برای تطبیق پذیری بیشتر اضافه شده اند.تعداد موارد استفاده برای هر کدام. مهم است که بدانید چند بار می توانید از یک فایل استفاده کنید تا از شکستگی و تصادف جلوگیری کنید. سازندگان توصیه می کنند که ابزار را پس از اولین استفاده دور بیندازید، اما به دلیل هزینه های مربوطه، در عمل به ندرت چنین می شود.قانون دقیقی برای محاسبه تعداد استفاده برای هر فایل وجود ندارد اما برای پیش بینی شکستگی باید موارد زیر را در نظر گرفت:وضعیت مجرای مورد درمان. هرچه کانال منحنی بیشتری داشته باشد، فایل را مجبور می کند.استرسی که فایل در معرض آن قرار دارد. خواص مواد NiTi باید تا حد امکان شناخته شود. سازندگان این ابزارها در صورت صاف و صاف بودن حداکثر 8 کانال (نه دندانه) را توصیه می کنند و با سخت شدن کانال ها تعداد دفعات استفاده را کاهش می دهند، اما قبل از اقدام و در صورت شک باید فایل را به دقت رعایت کرد. ، ابتدا آن را دور بریزید.فایل های ضخیم و قوی با فایل های نازک و انعطاف پذیر یکسان نیستند. ایده آل این است که بتوان کانال ها را به آسان، متوسط ​​و دشوار طبقه بندی کرد اما تن های میانی زیادی وجود دارد. البته در کانال های سخت، فایل ها قبل از آسان ها تعویض می شوند، اما این قانون همیشه صدق نمی کند.در خاتمه، هر بار که از یک فایل استفاده می شود، باید به دقت رعایت شود. تصمیم نهایی توسط کسی غیر از دندانپزشک گرفته می شود.نوک فعال یا غیرفعال؟ بسته به مورد، یکی یا دیگری مورد استفاده قرار می گیرد، اگرچه نوک غیرفعال ایمن تر است، زیرا به دلیل منفعل بودن نیروی برش، سوراخ کردن از طریق مجرا دشوارتر است، در حالی که نوک فعال دارای لبه برش بالاتری در کاسپ است. فایل k1 رایج ترین نوع مورد استفاده برای روش های ریشه کانال. با گذشت زمان، آنها از مربع به مثلث و در مقطع لوزی تغییر کرده اند و باعث ایجاد فایل های K-Flex و Flex-R شده اند.فلکسوفایل لیماس. ابزار ترکیبی برگرفته از فایل های K با بخش مثلثی شکل.با زاویه برش 60 درجه و شیارهای بیشتر.نوک غیر فعال، ایمن تر و کمتر تهاجمی است.از کالیبر 6 تا 140 (21 میلی متر و 25 میلی متر).ساز پیچ خوردهفایل های K-Flex (Kerr).ساقه لوزی.با افزایش فاصله بین سوهان و دیواره عاج، حذف مواد زائد را تسهیل کنیدزوایای لوزی تیز راندمان برش را بهبود می بخشداز گیج 6 تا 80 گیجساز پیچ خوردهاز 1.97 تا 0.88 شیار تیز در میلی متر.زاویه مارپیچ 45 درجهدر طول های 21، 25 و 31 میلی متر موجود است.از گیج 6 تا 140.ساز پیچ خورده.فایل های Flex-R ابزارهایی هستند که از فایل های K مشتق شده اند.با علائم کشش شدیدتر.زاویه برش نسبت به فایل منحنی K سنتی منفی تر است.Roane زاویه انتقال نوک را حذف کرد، که به شما امکان می دهد مسیر کانال را بدون ایجاد مراحل دنبال کنید.ساز پیچ خورده.فایل های K-Colorinox. آنها از فولاد سوئدی با کیفیت بالا، بسیار نازک و ضد زنگ ساخته شده اند. که به صورت پیچشی تولید می شود، به آنها مقاومت بالایی در برابر شکستگی می دهد و الیاف فلزی آنها را دست نخورده نگه می دارد. آنها کانال ریشه را به صورت ساینده یا شدید بزرگ می کنند.دارای نوک برش فعال است.موجود در 21mm، 25mm، 28mm و 30mm در سایزهای 06 تا 140. و مخروطی 0.02.ساقه چهار گوش.منبع: