تعمير و عيب يابی دستگاه سونی کيد

سونی کيد دستگاه آشکار سازصدای قلب جنين است. صدای قلب جنين در خانم های لاغر از هفته چهاردهم بارداری و در تمامی خانم های باردار از هفته بيستم قابل شنيدن است. در صورتی که از اين بازه زمانی به بعد صدای قلب جنين شنيده نشد احتمال مرگ جنين ز ياد است از اين رو پزشک با استفاده از دستگاه سونی کيد از سلامت جنين آگاه می شود.اگر قصد یادگیری تعمیرات تجهیزات پزشکی را دارید میتوانید با شرکت در دوره آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی هلدینگ آموزشی تهران پایتخت، همراه با اساتید مجرب و با سابقه، مدرک معتبر فنی حرفه ای را دریافت کنید و سپس به راحتی وارد بازار کار این دوره شوید.نحوه کار دستگاه سونی کيد:ابتدا پروب را با در نظر گرفتن جهت سوكت آن به دستگاه وصل كنيد و در ادامه به منظور روشن كردن دستگاه ، پيچ ولوم را به سمت راست بپيچانيد. برای كم يا زياد كردن صدای دستگاه ، پيچ ولوم را به سمت چپ يا راست بپيچانيد ؛ قابل توجه است كه صدا را فقط در شرايط ضروری در حالت حداکثر قرار دهيد. برای دريافت صدای قلب جنين به طور واضح بايد از ژل اولتر اسوند استفاده كرد. بر روی دستگاه ۳ نشانگر قرمز،سبز و زرد وجود دارد که هر کدام گويای نحوه اتصال دستگاه هستند. نشاندهنده قرمز نمايانگر اتصال دستگاه به برق شهر ،و سبز گويای روشن بودن دستگاه و زرد برای اعلام ضعيف بودن باطری (در حالت كار با باطری) است.اين دستگاه با استفاده از روش ماورا صوت داپلر صدای قلب جنين را تشخيص می دهد . دستگـاه سونی کيد بـر مبنـای تئـوری داپلـر بـا سيستـم فـراصـوت و از طـريق پروب تبديلكننده پيزوالكتريک ، صدای قلب جنين را منعكس كرده و از طريق بلندگو يا گوشی شنيده میشود.آموزش تعمیرات دستگاه های لیزر پزشکی در هلدینگ آموزشی تهران پایتخت ويژگی های دستگاه جنين ياب:۱ -اين دستگاه به صورت پرتابل(قابل حمل) بوده و جهت استفاده در مطب يا بخش زايمان مناسب است. ۲ -طرز كار دستگاه بسيار آسان و ساده بوده و با برق شهر و باطری كار میكند. ۳ -با استفاده از منبع تغذيه خارجی (به جای منبع تغذيه داخلی در مدلهای قبل) و پوشش پلاستيكی بر روی بدنه دستگاه و پروب ، دستگاه از نظر اتصال الكتريكی از ايمنی بالايی برخوردار است. ۴ -خطری از نظر اشعه ، امواج الكتريكی و يا الكترو مغناطيسی ندارد. ۵ -استفاده از پروب با تكنولوژی جديد ، امكان پوشش سطحی وسيع تر و يافتن آسانتر جنين را فراهم آورده است. ۶ -جهت اينه شدن صدای قلب جنين از تكنولوژی كاهش نويز استفاده شده است.مشخصات فنی دستگاه۱ -منبع تغذيه از نوع Switching Power External است. ۲ -با ولتاژ ۱۵ ولت و جريان دهی ۲ آمپر است. ۳ -توان مصرفی دستگاه ۱۲ ولت آمپر است. ۴ -باطری دستگاه از نوع Battery Acid Lead Sealed با ولتاژ ۱۲ ولت و جريان دهی ۱/۲ آمپر است كه از ترين انواع باطریها برای تجهيزات پزشكی بوده و طی ۱۰ ساعت شارژ كامل میشود. ۵ -فركانس كريستال های پيزوالكتريک دستگاه مطابق فركانس استاندارد بين المللی MHZ ۵/۴ فرستنده خروجی توان و2/2 mw/cm2 .است ۶ -قطر پروب دستگاه 26 mm است. ۷ -توان خروجی بر روی بلندگو ۲/۲ وات است. اجزاء تشکيل دهنده دستگاه سونی کيدقسمت های تشکيل دهنده سونی کيد ۱ -پروب :وظيفه ارسال يک موج اولتراسوند به داخل رحم مادر و دريافت موج بازگشت را به عهده دارد. ۲ -تعداد ضربان قلب نوزاد :تعدار ضربان قلب نوزاد را که توسط دستگاه محاسبه شده است نمايش می دهد ۳ -سيم برق :تامين نيروی الکتريکی لازم دستگاه از برق شهر را به عهده دارد. ۴ -باطری :هرکجا که امکان استفتده از برق شهر برای تغذيه دستگاه وجود ندارد نيروی الکتريکی دستگاه را تامين می نمايد. ۵-فيوز :جهت حفاظت الکتريکی دستگاه پيش بينی شده است. ۶-کليد اصلی :روشن و خاموش شدن دستگاه را به عهده دارد. ۷-نمايشگر ميزان شارژ باطری :ميزان نيروی الکتريکی ذخيره شده در باطری دستگاه را نمايش می دهد. ۸-رکوردر صدای قلب نوزاد :صدای قلب جنين را ذخيره می نمايد تا بتوان در مراحل بعدی از آن استفاده نمود. ۹-محل اتصال پروب :از اين قسمت پروب به دستگاه وصل می شود. ۱۰-محل اتصال گوشی :جهت اتصال يک هدفون به دستگاه به کار می رودنحوه عملکرد دستگاه: در اين دستگاهها مبدل فرستنده به يک اسيلاتور وصل میشوند و به طور پيوسته امواج ماورا صوت را به طرف جنين مورد نظر میفر ستند اين امواج پس از برخورد با قلب جنين و برگشتن (scatter – back ،(از طريق مبدل گيرنده که در همان پروپ قرار دارد گرفته شده و به سيگنال الکتريکی تبديل میشوند. فرکانس موج برگشت همان فرکانس موج تابش است اما حر کت قلب جنين تغيير میکند که متناسب با سرعت ضر بان قلب میباشدانتخاب فرکانس آينه برای سيستم با توجه به دو موضوع انجام میشود ۱- برای نفوذ خوب و بد و بدون جذب زياد، يک فرکانس کم خطرترين انتخاب است زيرا تضعيف بافتها به طور غير خطی با افزايش فرکانس زياد میشوند ۲- برای افزايش توان برگشتی حاصل از مجموعه و همچنين دقت بالاتر يک فرکانس زياد بهتر است زيرا هر سلول با مقدار بيشتری از سيگنالهای ارسالی برخورد میکند.ایرادات رايج دستگاه سونی کيد: ۱ – اولين قسمتی که برای عيب يابی در همه دستگاهها سراغ آن می رويم کليد پاور می باشد که نحوه تست آن بوسيله مولتی متر و با مود بيزر انجام می گيرد. و خرابي آن معمولا موجب روشن نشدن دستگاه مي شود.۲- يکی از رايج ترين اشکالات موجود در سونوکيد ها خرابی پروب می باشد . اين خرابی گاها به دليل قطع سيم در ابتدا و يا انتهای آن جايی که سيم به فيش پروب و نيز جايی که به سر پروب متصل می شود و يا در محل اتصال به كريستالها اتفاق می افتد که با قطع نمودن سيم و لحيم کاری مجدد مشکل حل می شود . گاها سيم پروب به دليل كشيده شدن و يا تا خوردگي از نقاط مختلف دچار قطعي مي شود كه در اينحالت تر است كل سيم را تعويض نمود. ترميم سيم كيفيت صداي دستگاه را كاهش مي دهد.(به دليل فركانس بالاي دستگاه)۳ – رد پاور است . که ممکن است قطعه يا قطعاتی از آن سوخته يکی ديگر از خرابی دستگاه ب ُ باشد . که در صورت امکان قطعه سوخته شده را تعويض می کنيم و اگر بخش اعظمی رد از ب سوخته باشد کل پاور بايد تعويض شود. قطعاتي كه بيشتردر اين بخش دچار ايراد مي گردند: فيوزها- ترانس ورودي-پل ديودي و يا رگولاتورهاي دستگاه مي باشند كه مي بايست پس از تست و مشخص شدن خرابي انها را تعويض نمود.