سامانه لرزه نگار درون چاهی دانهول زمین ایمن

برای به دست آوردن جنس و کیفیت لایه های مختلف خاک روش ها و تجهیزات گوناگونی وجود دارد.سامانه ی لرزه نگار درون چاهی دانهول با بدست آوردن پروفیل عمودی لرزه ای ، جهت تعیین تیپ زمین بصورت غیرمخرب استفاده می گیرد که قابل استفاده برای کاربردهای عمرانی ، صنایع دفاعی ورشته های دانشگاهی نیز می باشد. گروه مهندسی زمین تجهیز بعنوان اولین تولیدکننده ی این سامانه در خاورمیانه ، فن آوری این محصول را کاملا بومی نموده است که تمام دیجیتال بوده و تمام کنترل های لازم آن بصورت نرم افزاری در ارتباط با کامپیوتر (لپ تاپ) قابل تنظیم می باشد.مشخصات فنی سنسور سه مؤلفه ای یا سوند دستگاه:- سنسورهای فوق العاده دقیق با فرکانس طبیعی کمتر از 10 هرتز- با بدنه فولاد ضد زنگ استیل - مقاوم در برابر نفوذ آب و هوا تا فشار 5 بار- تمام قطعات سنسور با برش لیزر و با دقت 100 میکرون ساخته شده است- دارای کابل الکتریکی منعطف افشان (مقاوم در برابر خستگی (شکستگی) فلز)، دارای شیلد محافظ در برابر انواع نویزهای محیطی- انتقال سیگنال ها بدون مالتی پلکس و به صورت انتها به انتها (End to End) که امکان دریافت سیگنال های هر سه سنسور به صورت همزمان را فراهم میکند. این قابلیت باعث افزایش سرعت در انجام پروژه می شود.- دارای شلنگ پنوماتیک- دارای فیکس پنوماتیک- استفاده از کاف پزشکی به عنوان پکر پنوماتیک که به راحتی قابل یافت و تعویض است.- دارای گلند نگهدارنده سیم روی سنسور- دارای نگهدارنده وزن سوند به وسیله سیم افشان فولادی (سیم بوکسل) و ضد زنگ- دارای وارنیش پک کننده مجموعه رابط های سنسور سه مولفه ای (کابل سیگنال، سیم بوکسل، شلنگ پنوماتیک)- دارای شیلد الکتریکی سنسورها برای مقابله با انواع نویزها- دارای 50 متر طول کابل سنسور به صورت پیشفرضمشخصات فنی تریگر دستگاه:- دارای هامر (چکش) استاندارد 5 کیلوگرمی- دارای سریع ترین تریگر ممکن به وسیله کنتاکت اینتراپت الکتریکی (سرعت تشخیص لحظه ضربه برابر سرعت نور است که در بدترین شرایط دارای 7 میکروثانیه سرعت تشخیص شات یا ضربه را دارد) که در دستگاه های دیگر نیاز به استفاده از ژئوفون تریگر است که برای تشخیص زمان ضربه در بهترین شرایط 100 میکرو ثانیه است.مشخصات فنی دیجیتایزر دستگاه:- با دریفت حداکثر 1.3 میکرو ولت بر درجه سانتیگراد و فوق العاده پایدار با حداکثر 1.5 میکرو ولت در ماه و نویز بسیار پایین حداکثر 0.6 میکرو ولت پیک تا پیک (Vpp) و دارای پایداری بالا در دماهای تا 60 درجه سانتیگراد.- بافرینگ مقاومت ورودی بسیار بالا (خطای مقاومت کابل سیگنال نزدیک به صفر می شود)- تقویت کننده گی پایدار در تمام رنج ورودی سیگنال به صورت خطی- دارای تنظیم فوق العاده دقیق کالیبراسیون- دارای سرعت پردازش 16 میلیون دستور در یک ثانیه با پردازنده- دارای چهار طبقه فیلتر آنالوگ اکتیو با تقویت گین سیگنال بالا- تنها سیستم دارنده فیلتر هوشمند قاب دیجیتال با قابلیت کنسل کردن نویز (حذف داده های دور از نمودار انحراف از معیار)- دارای اندیکیتورهای داخلی جهت تشخیص خطاهای سیستم (شناسایی خطا به صورت اتوماتیک) و دارای نشاندهنده بصری LED خطا- دارای خروجی Real time (زمان واقعی) جهت ارسال داده به رایانه- سرعت فوق العاده بالا در جمع آوری داده ها (تا 1 میلیون نمونه در ثانیه)- جمع آوری داده ها و شناسایی تریگر به وسیله مدار الکترونیکی NMI (اینتراپت غیر قابل وقفه با قابلیت اطمینان سیستم فوق العاده بالا)- دارای هدر و فوتر انتقال اطلاعات جهت تشخیص داده های گم شده (تشخیص داده های ناقص)- دارای تغذیه ایزوله جهت در امان ماندن از نویزهای محیطی در کارکرد دستگاه- دارای تنظیمات دستی عمق و شات علاوه بر مد اتوماتمشخصات نرم افزار دستگاه:- نرم افزار اختصاصی سیستم دانهول جهت برداشت سریع DHM3.1 با قابلیت تنظیم متغیرها (زاویه ضربه، عمق، فرکانس، نرخ نمونه برداری و گین) به صورت اتوماتیک توسط نرم افزار- ذخیره اتوماتیک داده ها- دارای نمایشگر گراف آن هر سه خروجی به صورت تفکیک شده- برداشت همزمان تمام سیگنال های ورودی (SL,SR,P)- دارای مشخصات کامل فرکانس ، نرخ نمونه برداری بر ثانیه (SPS) و تمام داده های مورد نیاز جهت ارتباط با نرم افزارهای تحلیلی (درج شده در داکیومنت همراه دستگاه)- دارای آلارم تشخیص تریگر (بر روی پنل نرم افزار)- دارای قابلیت بزرگنمایی و کوچک نمایی و جابجایی جهت بررسی دقیق سیگنال ها- دارای خروجی ascii txt- قابلیت ارتباط با نرم افزار ixseg2segy (نرم افزار تبدیل فایل های مختلف ژئوفیزیک که با کمک این نرم افزار میتوان هر خروجی دستگاه را به هر فرمتی تبدیل نماید)- خروجی دستگاه دانهول می تواند به صورت مستقیم در نرم افزار تحلیلی WINDOWNHOLE مورد استفاده قرار گیرد09371301783