تفاوت سنسورهای مادون قرمز با کاتالیستی چیست؟

دتکتور گازی تجهیزی است برای تشخیص گازهای محیطی هستند اما شاید برای شما جای سوال باشد که آیا در همه گاز سنج ها از یک نوع سنسور برای تشخیص گاز استفاده میکنند. پس برای دانستن این موضوع با ما همرا باشید.برای استفاده از سنسورهای پلیستری و اینفرادی باید شرایط خاص محیطی را در نظر بگیریم چون انواع مختلف سنسورهای موجود در دتکتورهای گاز خصوصیات ویژه ی خود را دارند. سنسورهای پلیستری یا مهره کاتالیزوری بر پایه تجربیات استفاده شده در دنیای واقعی طراحی شده اند که بر اساس گرم کردن گازها و در نتیجه آنالیز تفاوت گرمایی سنسور کار می کنند. لازم به ذکر است که گازهای قابل احتراق با اکسیژن موجود در هوا به صورت گرماده واکنش نشان می دهند که این واکنش سبب تأثیر بر روی مقدار مقاومت بر روی مدار پل وتستون می شود که این تغییرات به صورت سیگنال در خروجی سنسور دیده می شود.سنسور پلیستریسنسورهای پلیستری به دو عدد مهره کاتالیزوری تجهیز شده اند که یک سنسور کنترل کامل اندازه گیری را بر روی دقت سنسور دیگر داشته باشد. راز استفاده بلند مدت و کسب اطمینان و حساسیت یک سنسور کاتالیزوری در طراحی سیستم کاتالیزور می باشد.عملکرد بسیار دقیق و نصب راه اندازی و هزینه کم تعمیرات و امکان استفاده در انواع گازها،خصوصا هیدروژن از مزایای آشکارساز کاتالیستی است.محیط های بسیار آلوده باعث ایراد در سنسورهای کاتالیستی می شوند که برای اندازه گیری دقیق، باید دوباره کالیبراسیون شوند.همانطور که بیان شد سنسور کاتالیستی برای تشخیص گاز به اکسیژن نیاز دارد که به همین دلیل در مواقع قرار گرفتن در غلظت بالای گاز، موجب کاهش عملکرد حسگردر طول زمان می شود.دتکتور گاز با سنسور مادون قرمزآشکارساز مادون قرمز بر اساس جذب تابش امواج مادون قرمز و تشخیص و اندازه گیری شدت طول موج خاص و مجزا کار می کند.دتکتور گاز با سنسور اینفراردیاساس کار گاز بین فرستنده و گیرنده قرار می گیرد و سطح تشعشع موج نوری بر گیرنده کاهش یافته و غلظت گاز از مقایسه مقدار نسبی طول موج تشخیص داده می شود.برای استفاده بهتر و مناسب باید از طول مسیر ثابت که اندازه گیری جذب پرتو و غلظت گاز به صورت مستقیم باشد می توان بهره برد که گویای ردیاب گازی با سنسور نقطه تشخیص است.مزایای استفاده از سنسور اینفراردی در ردیاب گازیاز مزایای آشکارسازهای گازی با سنسور اینفرادی می توان به قابل استفاده بودن در مناطق آلوده و غیرقابل دسترس و با حضور دائمی گاز و بدون نیاز به کالیبراسیون اشاره کرد که با یک تمیزکاری مرتب عدسی نوری اطمینان بیشتر از عملکرد آن حاصل خواهد شد.این تکنولوژی قابلیت اندازه گیری گاز های فعال مادون قرمز را دارد البته بدلیل هزینه نگهداری بالا نباید درمناطق خورنده و دمای بالای 70 درجه سانتی گراد استفاده شود.آشکارسازهای کاتالیزوری و مادون قرمز سه نقطه قوت و موثر نظارتی در اختیار کاربران قرار می دهند که عبارتند از پایش نقطه ای،ناحیه و محیط سایت، بدین صورت در مناطقی که نیاز به تشخیص سریع گاز در نزدیکی منابع نشت احتمالی مانند شیرهای مخزن باشد آشکارساز کاتالیزوری ایده آل ترین می باشد به علاوه در مناطق کم دسترس که تشخیص نشت گاز به صورت نقطه ای سخت باشد یک سیستم نظارت منطقه ای بهترین گزینه می باشد که بر همین اساس یک آشکارساز را می توان در کارخانه های شیمیایی،پالایش،پتروشیمی و حتی مخازن ذخیره سازی استفاده کرد.گازسنج های پلیستری (کاتالیکی) مناسب ترین گزینه برای اقلیم های با درجه حرارت های مختلف، در کنار ماشین آلات با درجه حرارت بالا و ارتعاشی و حتی بسیار مرطوب هستند.آشکار سازهای گاز مهره کاتالیزوری باید در هر 90 روز بررسی شوند که این بررسی شامل یک بار چک گاز و کالبیراسیون بین یک تا سه دقیقه ای و همچنین در صورت نیاز تعویض و جایگزینی بسیار آسان سنسور جدید می باشد.در مورد عمر و هزینه استفاده از سنسور گاز نیز می توان گفت که عمر سنسورهای کاتالیزوری 4 الی 5 سال و حسگرهای مادون قرمز نهایتا 10 سال می باشد که حتی دفعات کالیبراسیون برای این دو سنسور با یک سیلندر گاز برای ردیاب گاز با سنسور کاتالیزوری 51 بار یا 51 دتکتور و برای دتکتورهای گازی اینفرادی نهایتا 10 بار استفاده است لازم به ذکر است که هزینه اولیه خرید و استفاده از حسگر های اینفرادی بالاتر ازسنسور کاتالیزوری می باشد.در آخر هر دوی این سنسورها، تکنولوژی دقیق،قابل اعتماد و تشخیص سریع داشته و حتی به صورت ترکیبی در مناطق مختلف نصب و راه اندازی شده اند که می توان به یک نمونه مبتکر پیشرو در فناوری سنجش گاز با نام( پروسنس) اشاره نمود که رویکردی بهینه،کاملا موثر و اساسی و مقرون به صرفه در این زمینه برای صنایع مختلف ارائه داده است.برای آشنایی بیشتر با فناوریهای سنسور های دتکتور گاز، لطفا مقاله: انواع سنسور های مورد استفاده در ردیاب گازی را بخوانید!