توضیحات کامل عملکرد اتوکلاو شرکت سلامت صنعت بوعلی

تعریف اتوکلاواتوکلاو ماشینی است که با از بین بردن باکتری ها، ویروس ها و حتی هاگ های موجود در مواد داخل ظرف با استفاده از بخار تحت فشار، روش فیزیکی استریل کردن را فراهم می کند. اتوکلاو مواد را با حرارت دادن آنها تا دمای خاصی برای مدت زمان مشخصی استریل می کند. اتوکلاو یک دستگاه استریل کننده بخار نیز نامیده می شود که معمولاً در تأسیسات و صنایع بهداشتی برای اهداف مختلف استفاده می شود. اتوکلاو روش موثرتری برای استریلیزاسیون در نظر گرفته می شود زیرا بر اساس استریلیزاسیون حرارت مرطوب است. ? منبع تصویر: ویکی‌پدیا ، https://ilabot.blogspot.com/ ، و ویکی‌پدیا .قطعات / اجزای اتوکلاوساده ترین شکل اتوکلاو نوع زودپز یا اتوکلاوهای رومیزی آزمایشگاهی است. در زیر شرح مفصلی از اجزا/قطعات مختلف اتوکلاو ارائه شده است: ? شکل: قطعات یا اجزای اتوکلاو. منبع تصویر: pharmawiki .آ. اتاق فشارمحفظه فشار جزء اصلی اتوکلاو بخار است که از یک محفظه داخلی و یک ژاکت بیرونی تشکیل شده است.محفظه داخلی از فولاد ضد زنگ یا فلز اسلحه ساخته شده است که در داخل محفظه بیرونی ساخته شده از یک محفظه آهنی وجود دارد.اتوکلاوهای مورد استفاده در آزمایشگاه های بهداشتی دارای یک ژاکت بیرونی هستند که با بخار پر می شود تا زمان لازم برای رسیدن به دمای استریلیزاسیون را کاهش دهد.محفظه داخلی موردی است که در آن موادی که قرار است استریل شوند قرار می گیرند.اندازه محفظه فشار از 100 تا 3000 لیتر متغیر است.ب عضو / توسطجزء مهم بعدی اتوکلاو درب یا درب اتوکلاو است.هدف از درب این است که فضای بیرون را ببندد و یک حالت استریل شده در داخل اتوکلاو ایجاد کند.درب از طریق گیره های پیچ و واشر آزبست هوادهی می شود.درب از اجزای مختلفی تشکیل شده است مانند:فشار سنجیک گیج فشار روی درب اتوکلاو وجود دارد تا فشار ایجاد شده در اتوکلاو در هنگام استریلیزاسیون را نشان دهد.گیج فشار ضروری است زیرا ایمنی اتوکلاو و شرایط کاری عملیات را تضمین می کند.واحد آزاد کننده فشار / سوتسوتی که روی درب اتوکلاو وجود دارد همان سوت زودپز است.سوت فشار داخل محفظه را با آزاد شدن مقدار مشخصی بخار با بلند شدن خود کنترل می کند.دریچه اطمینانیک شیر اطمینان روی درب اتوکلاو وجود دارد که در مواردی که اتوکلاو عملکرد خود را انجام نمی دهد یا فشار داخل به طور غیرقابل کنترلی افزایش می یابد بسیار مهم است.این شیر دارای لایه نازکی از لاستیک است که برای رهایی از فشار و جلوگیری از خطر انفجار، خود را ترک می کند.ج مولد بخار / بخاری برقییک ژنراتور یا دیگ بخار الکتریکی در زیر محفظه وجود دارد که از یک سیستم گرمایش الکتریکی برای گرم کردن آب و تولید بخار در محفظه داخلی و خارجی استفاده می کند.سطح آب موجود در محفظه داخلی بسیار حیاتی است، گویی که آب کافی نیست. احتمال سوختن سیستم گرمایش وجود دارد.به طور مشابه، اگر آب بیش از حد لازم باشد، ممکن است با سینی ها و سایر اجزای موجود در داخل محفظه تداخل داشته باشد.د ژنراتور خلاء (در صورت وجود)در برخی از انواع اتوکلاوها، یک مولد خلاء مجزا وجود دارد که هوا را از داخل محفظه بیرون می کشد تا در داخل محفظه خلاء ایجاد شود.وجود برخی از حفره های هوا در داخل محفظه ممکن است از رشد میکروارگانیسم های مختلف حمایت کند. به همین دلیل است که محفظه خلاء جزء مهم اتوکلاو است.ه. کولر فاضلاببسیاری از اتوکلاوها دارای سیستمی برای خنک کردن پساب قبل از ورود به لوله های تخلیه هستند.این سیستم از هر گونه آسیب به لوله زهکشی به دلیل ارسال آب جوش به بیرون از اتوکلاو جلوگیری می کند.اصل اتوکلاو / کار ? شکل: اصل یا کار اتوکلاو.اتوکلاو بر اساس اصل استریل کردن حرارت مرطوب کار می کند که در آن بخار تحت فشار برای استریل کردن مواد موجود در داخل محفظه استفاده می شود.فشار بالا نقطه جوش آب را افزایش می دهد و در نتیجه به دستیابی به دمای بالاتر برای استریل کردن کمک می کند.آب معمولاً در دمای 100 درجه سانتیگراد تحت فشار اتمسفر معمولی (760 میلی متر جیوه) می جوشد. اما در صورت افزایش فشار، نقطه جوش آب افزایش می یابد.به طور مشابه، فشار بالا همچنین نفوذ سریع گرما را به قسمت‌های عمیق‌تر ماده تسهیل می‌کند و رطوبت موجود در بخار باعث انعقاد پروتئین‌ها می‌شود که باعث از دست دادن غیرقابل برگشت عملکرد و فعالیت میکروب‌ها می‌شود.این اصل در اتوکلاو استفاده می شود که در آن آب در دمای 121 درجه سانتی گراد با فشار 15 psi یا 775 میلی متر جیوه به جوش می آید.هنگامی که این بخار با سطح تماس پیدا می کند، با انتشار گرمای نهان، میکروب ها را از بین می برد.مایع تغلیظ شده کشتن مرطوب میکروب ها را تضمین می کند.پس از اتمام مرحله استریلیزاسیون (که به میزان آلودگی مواد داخل آن بستگی دارد)، فشار از داخل محفظه از طریق سوت آزاد می شود.سپس فشار داخل محفظه به فشار محیط باز می گردد در حالی که اجزای داخل برای مدتی گرم می مانند.ویدئو: اصل و کار اتوکلاو (Pharmaguideline)مراحل اجرای اتوکلاوبه طور کلی، اتوکلاو در دمای 121 درجه سانتیگراد به مدت حداقل 30 دقیقه با استفاده از بخار اشباع تحت فشار حداقل 15 psi کار می کند. مراحل زیر در هنگام اجرای اتوکلاو رعایت می شود:قبل از شروع استفاده از اتوکلاو، باید آن را برای موارد باقی مانده از چرخه قبلی بررسی کنید.سپس مقدار کافی آب داخل محفظه قرار می گیرد.اکنون موادی که قرار است استریل شوند در داخل محفظه قرار می گیرند.سپس درب بسته می‌شود و پیچ‌ها برای اطمینان از هوابندی بسته می‌شوند و بخاری برقی روشن می‌شود.شیرهای اطمینان برای حفظ فشار مورد نیاز در محفظه تنظیم می شوند.هنگامی که آب داخل محفظه به جوش آمد، مخلوط هوا و آب از طریق لوله تخلیه خارج می شود تا تمام هوای داخل آن جابجا شود. هنگامی که حباب های آب از لوله خارج نمی شوند، می توان از جابجایی کامل اطمینان حاصل کرد.سپس لوله زهکشی بسته می شود و بخار داخل آن اجازه داده می شود تا به سطوح مورد نظر (در بیشتر موارد 15 پوند) برسد.پس از رسیدن به فشار، سوت می دمد تا فشار اضافی از محفظه خارج شود.پس از سوت، اتوکلاو برای مدت زمان نگه داری اجرا می شود که در اکثر موارد 15 دقیقه است.اکنون بخاری برقی خاموش است و اتوکلاو اجازه داده می شود تا خنک شود تا زمانی که فشار سنج نشان دهد فشار داخل به فشار اتمسفر کاهش یافته است.سپس لوله تخلیه باز می شود تا هوا از خارج به داخل اتوکلاو وارد شود.در نهایت درب باز می شود و مواد استریل شده از محفظه خارج می شوند.ویدئو: نحوه استفاده از اتوکلاو (BioNetwork)برای دریافت آخرین یادداشت ها ما را مشترک کنید.آدرس ایمیل*انواع اتوکلاوانواع مختلفی از اتوکلاو در بازار موجود است که برخی از آنها عبارتند از:نوع زودپز/ اتوکلاو نیمکتی آزمایشگاهی (نوع N)این زودپزها به عنوان زودپز خانگی هنوز در بسیاری از نقاط جهان مورد استفاده قرار می گیرند.نوع مدرن تر دارای یک محفظه فلزی با درب فلزی مطمئن است که می تواند با یک واشر لاستیکی بسته و مهر و موم شود.دارای شیر تخلیه هوا و بخار، فشار سنج و شیر اطمینان. یک بخاری غوطه وری الکتریکی در پایین محفظه وجود دارد.اتوکلاو نوع جابجایی جاذبهاین نوع متداول اتوکلاو است که در آزمایشگاه ها استفاده می شود.در این نوع اتوکلاو بخار از طریق واحد گرمایش در داخل محفظه ایجاد می شود و سپس برای استریل کردن در اطراف محفظه حرکت می کند.این نوع اتوکلاو نسبتاً ارزانتر از انواع دیگر است.نوع جابجایی فشار مثبت (نوع B)در این نوع اتوکلاو بخار در یک مولد بخار جداگانه تولید می شود که سپس به اتوکلاو منتقل می شود.این اتوکلاو سریعتر است زیرا بخار می تواند در عرض چند ثانیه تولید شود.این نوع اتوکلاو نسبت به نوع جابجایی گرانشی بهبود یافته است.نوع جابجایی فشار منفی (نوع S)این نوع دیگری از اتوکلاو است که هم شامل مولد بخار و هم یک ژنراتور خلاء است.در اینجا، ژنراتور خلاء تمام هوا را از داخل اتوکلاو بیرون می کشد در حالی که مولد بخار بخار ایجاد می کند.سپس بخار به داخل اتوکلاو منتقل می شود.این توصیه شده ترین نوع اتوکلاو است زیرا بسیار دقیق است و به سطح اطمینان بالایی از عقیمی دست می یابد.این نیز گران ترین نوع اتوکلاو است. ? شکل: انواع اتوکلاو. منبع تصویر: میکروب آنلاینموارد استفاده از اتوکلاواتوکلاوها ابزارهای مهمی برای اطمینان از استریل کردن مواد حاوی آب هستند، زیرا آنها را نمی توان با استریل کردن حرارت خشک استریل کرد. علاوه بر این، اتوکلاوها برای اهداف مختلف دیگری استفاده می شوند.آنها برای ضد عفونی کردن زباله های بیولوژیکی خاص و استریل کردن رسانه ها، ابزارها و ظروف آزمایشگاهی استفاده می شوند.پسماندهای پزشکی کنترل شده که ممکن است حاوی باکتری، ویروس و سایر مواد بیولوژیکی باشند، توصیه می شود قبل از دفع با اتوکلاو غیرفعال شوند.در آزمایشگاه های پزشکی، اتوکلاو برای استریل کردن تجهیزات پزشکی، ظروف شیشه ای، تجهیزات جراحی و ضایعات پزشکی استفاده می شود.به طور مشابه، اتوکلاوها برای استریل کردن محیط کشت ، ظروف قابل اتوکلاو، لوله های پلاستیکی و نوک پیپت استفاده می شوند.موارد احتیاطاگرچه استفاده از اتوکلاو بسیار ساده است، اما قوانین احتیاطی خاصی وجود دارد که باید هنگام کار با اتوکلاو رعایت شود. برخی از اقدامات احتیاطی مهمی که در حین اجرای اتوکلاو باید رعایت شود عبارتند از:اتوکلاوها نباید برای استریل کردن مواد ضد آب یا مقاوم در برابر آب مانند روغن یا پودر استفاده شوند.اتوکلاو نباید بیش از حد شلوغ باشد و مواد باید به گونه ای بارگیری شوند که از نفوذ کافی بخار به مواد اطمینان حاصل شود.اقلامی که قرار است اتوکلاو شوند باید همیشه در یک ظرف ثانویه قرار گیرند.فقط از کیسه های قابل اتوکلاو برای اتوکلاو زباله های بسته بندی شده استفاده می شود.برای اطمینان از نفوذ کافی، اقلام باید در چیزی پیچیده شوند که امکان نفوذ بخار را فراهم کند و از موادی مانند فویل های آلومینیومی استفاده نشود.وسایلی که در داخل محفظه قرار می گیرند نباید به طرفین یا بالای محفظه برخورد کنند.ضایعات و اقلام تمیز باید جداگانه اتوکلاو شوند.زمانی که اتوکلاو کار می کند هرگز نباید درب آن را باز کرد.اجزای مایع هرگز نباید در ظروف در بسته اتوکلاو شوند.مایع داخل ظروف باید فقط 2/3 از حجم کل پر شود تا از ریختن مایع جلوگیری شود.سینی ها یا ظروف پلاستیکی یا پلی اتیلن نباید استفاده شوند زیرا ممکن است ذوب شوند و به اتوکلاو آسیب برسانند.علاوه بر این، هرگز مواد قابل اشتعال، واکنش پذیر، خورنده، سمی یا رادیواکتیو، سفید کننده های خانگی یا بافت های جاسازی شده در پارافین را اتوکلاو نکنید.کاغذ را نباید مستقیماً داخل اتوکلاو قرار داد زیرا ماده ای قابل احتراق است. برای جلوگیری از آتش سوزی باید در کیسه زباله روی کیسه زیستی اتوکلاو شود.