از جان سخت ترین تا حساس ترین تجهیزات اندازه گیری سطح!

انواع سطح سنجانواع و کاربرد سطح سنجهمانطور که می‌دانید، متغیرهای بسیاری هستند که هنگام تهیه تجهیزی مانند لول سوئیچ و یا لول ترانسمیتر در نظر گرفت. دما، فشار، طول پروب، اندازه مخزن و … از مهمترین این موارد هستند. یکی از مهمترین موارد در این زمینه، توانایی مقاومت تجهیز در برابر جریان مواد و ضربه است.در بسیاری از مخازن صنعتی، مواد با فشار بالایی پر و خالی میشوند. در مخازن حاوی جامدات کلوخه ای و فله ای، این موضوع حتی شدیدتر است. حال اگر برای همین مخزن از تجهیز حساس به ضربه استفاده کنیم، یک برخورد کلوخه کافی است تا با تجهیز گرانقیمت خود برای همیشه خداحافظی کنید!با توجه به موارد گفته شده، بسیار الزامی است که انواع مقاوم و حساس به ضربه تجهیزات اندازه گیری سطح را بشناسید. در ادامه، به ترتیب از مقاوم ترین به حساس ترین سطح سنج ها را را ذکر میکنیم. خوب، برسیم به اصل مطلب!اگر میخواهید اطلاعات بیشتری در مورد سطح سنج کسب کنید، میتوانید روی لینک کلیک کنید! سطح سنج چیستلول ترانسمیترهای راداریسطح سنج راداریبهترین استراتژی برای مقاومت در برابر ضربه های خردکننده انواع کلوخه های سخت چیست؟ طبیعتا اینکه اصلا در مسیر این کلوخه ها نباشید!درست است که سنسورهای راداری به خودی خود سنسورهای مقاومی نیستند، اما نکته اینجاست که به دلیل روش اندازه گیری غیرتماسی، نیازی نیست که با مواد برخورد کنند. به همین دلیل است که حسگرهای سطح راداری، نسبت به انواع سوئیچ های سطح عمر بسیار بالاتری دارند. بنابراین، اگر در مخزن مدنظر شما موادی با سختی بسیار بالا و کلوخه های زیاد وجود دارند، شاید بهترین روش این باشد که به جای جستجوی تجهیز مقاوم، به دنبال سنسوری بروید که اصلا قرار نیست هیچ تماسی با مواد داشته باشند.ترانسمیتر سطح اولتراسونیکسطح سنج اولتراسونیکسطح سنج و سنسور های التراسونیک نیز مانند راداری در برابر ضربه مصون هستند، چون اساسا تماسی با ماده ندارند! استفاده از سنسورهای اولتراسونیک تا حد زیادی در صنعت منسوخ شده است؛ چرا که به علت استفاده از امواج مکانیکی، عوامل محیطی نظیر صداها، باد و باران میتوانند به شدت اندازه گیری سطح را تحت تاثیر قرار دهند. به همین دلیل توصیه میکنیم اگر به دنبال روش اندازه گیری غیرتماسی هستید، سنسورهای راداری را در اولویت قرار دهید.سوئیچ سطح خازنی سیم بکسلیلول سوئیچ خازنی وزنه ای یا سیم بکسلییک سیم بکسل فولادی را تصور کنید که در انتهای آن یک وزنه از جنس بسیار سختی مانند هستلوی یا فولاد ضدزنگ وجود دارد. مواد موجود در مخزن و کلوخه ها چقدر باید سخت، پرشتاب و بزرگ باشند که بتوانند به این سیم بکسل آسیب برسانند؟ طبیعتا خیلی زیاد!سنسورهای خازنی دارای پروب سیم بکسلی، مقاوم ترین لول سوئیچ ها به شمار میروند. حتی در صورت ساییدگی پروب، میتوان از ناحیه پایینتر از SEAL سیم بکسل را قطع کرده و سیم دیگری به آن متصل نمود.با این اوصاف، باز هم در نظر داشته باشید که برای مقاومت حدی وجود دارد و اگر مواد درون مخزن مدنظرتان علاوه بر سختی بالا، خاصیت سایشی نیز دارند، استفاده از سوئیچ خازنی باز هم به علت احتمال خرابی مکرر، به صرفه نخواهد بود. در این حالت بهتر است به جای خرید لول سوئیچ به دنبال لول ترانسمیترها بروید.لول سوئیچ خازنی میله ایلول سوئیچ خازنی میله ای https://adaksepehr.com/shop/level-meter/switches/capacitive-and-conductive/ سنسورهای خازنی با پروب میله ای و نیز دیگر تجهیزاتی که در ادامه ذکر خواهیم نمود، دیگر تقریبا مقاومت خاصی در برابر ضربه های سخت از خود نشان نمیدهند. بنابراین اگر به دنبال تجهیزات مقاوم هستید، مواردی که در بالا ذکر شده اند تنها انتخاب های شما خواهند بود. با این وجود، سوئیچ های سطح خازنی میله ای مقاومت به مراتب بیشتری نسبت به سنسورهای دیاپازونی و لرزشی دارند. به همین علت میتوان برای برخی پودرها و گرانول های سبک و نیمه سنگین از این حسگرها استفاده نمود.سنسور لرزشیلول سوئیچ ویبرهسوئیچ های لرزشی، یک پروب لرزان دارند که مواد در لحظه تماس با این پروب، سرعت لرزش را تحت تاثیر قرار میدهند. از همین تغییر، سوئیچ متوجه حضور ماده در نقطه مدنظر شده و نتیجه را گزارش میدهد. حال در نظر بگیرید تجهیزی که از چنین تغییر ناچیزی در مقدار لرزش، سطح را تشخیص میدهد، در برابر برخورد یک کلوخه درست و حسابی! چقدر میتواند شکننده باشد.به دلیل موارد گفته شده، از سنسورهای لرزشی معمولا در مایعات و برخی جامدات بسیار سبکی که به هیچ وجه امکان ایجاد کلوخه در آن ها وجود ندارد، استفاده میشود.لول سوئیچ دیاپازونیلول سوئیچ دیاپازونی https://adaksepehr.com/shop/level-meter/switches/diapason-and-vibration/ این دسته از سنسورها دقیقا روش تشخیص سطح مشابهی با سنسورهای لرزشی دارند؛ اما به دلیل پروبی که به شکل چنگال دوشاخه است، با نام دیاپازونی شناخته میشوند. این سنسورها حساس ترین تجهیزات اندازه گیری سطح نیستند؛ اما از آنجایی که سنسورهای حساستر از سوئیچ های دیاپازونی برای جامدات استفاده نمیشوند، این حسگرها رتبه یک را در ظرافت دریافت میکنند!سوئیچ های دیاپازونی عمدتا برای اندازه گیری سطح مایعات به کار میروند و حتی آن هایی که برای اندازه گیری جامدات طراحی شده اند، صرفا میتوانند جامدات پودری بسیار سبک را هدف قرار دهند.به دلیل شکل چنگالی پروب، نه تنها این تجهیزات در برابر ضربه حساسند، بلکه در صورت وجود کلوخه، این توده میتواند در بین دوشاخه پروب گیر کرده و تجهیز را از بین ببرد. بهتر است بدانید حسگرهای سطح دیاپازونی، مقاومت دمایی و فشاری بسیاربالایی نیز ندارند و عموما به عنوان راه حلی ارزان قیمت برای اندازه گیری سطح به شمار میروند.حالا وقت تصمیم است؛ کدام تجهیز مناسب نیاز شماست؟در این مطلب، از جان سخت ترین تا ظریف ترین تجهیزات اندازه گیری سطح را شناختیم؛ حالا نوبت شماست که تصمیم بگیرید کدام تجهیز نسبت به نیاز شما مناسب تر است.