همه چیز در رابطه با فشارسنج دیجیتالی امرون M6

دستگاه فشارسنج امرون مدل Omron M6بسیاری از بیماری های قلبی-عروقی،کلیوی،آسیب های مغزی(سکته مغزی،زوال عقل،اختلالات حافظه،آنوریسم مغزی) و سندرم متابولیک ناشی از فشار خون بالا میباشد.فشارخون بالا زمانی پیش می‌آید که فشارخون پمپ شده در شریان‌ها، بیشتر از حد معمول باشد. این بیماری شایع است ولی از آنجایی‌ که در بسیاری از موارد بیمار از داشتن فشار خون بالا اظهار بی اطلاعی میکند به فشارخون بالا،لقب "قاتل خاموش" داده شده است.وقتی فشار بالا می‌رود،قلب را وادار به کار سخت‌تر می‌کند. هر چقدر سن بالاتر می‌رود، احتمال ابتلا به فشارخون بالا نیز بالا می‌رود. با گذشت زمان، فشارخون بالا کنترل نشده و اغلب منجر به مشکلات جدی سلامتی می‌شود.یکی از راه های جلوگیری از ابتلا به فشار خون بالا چکاپ های مستمر و منظم(فشار خون) میباشد که میتوان از بروز این بیماری ها جلوگیری کرد. خوشبختانه با پیشرفت های کنونی در علم پزشکی دستگاه هایی برای فشارسنجی تولید و به بازار ارائه شده است که با دقت بالا و بدون نیاز به تخصص خاصی،هر شخصی میتواند به درستی از میزان فشار خون خود مطلع شود.یکی از بهترین شرکت های ارائه دهنده دستگاه های فشار سنج برند امرون است.چرا برند امرون؟امرون برند شماره 1 جهان در زمینه دستگاه های فشار سنج و دستگاه اکسیژن ساز میباشد. این برند قابل اطمینان و تایید شده توسط مراکز بهداشتی است.همچنین پزشکان و داروسازان بسیاری این برند را برای عموم توصیه میکنند.مدل های مختلفی از برند امرون به بازار عرضه شده است که یکی از بهترین مدل های آن Omron M6 comfort IT میباشد.این دستگاه یک مانیتور فشار خون با کیفیت بالا و صفحه نمایش بزرگ و خوانا میباشد که امکان اتصال به کامپیوتر را دارا است و عملکردهای آنالیز آن عالیست. این فشار سنج، سه قرائت متوالی را در فواصل 30 ثانیه انجام میدهد،سپس میانگین را به شما نمایش میدهد تا نشانه دقیق تری از فشار خون شما ارائه شود.فناوری IntelliSense کاف در فشار سنج امرون M6 به این معنی است که بدون نیاز به باد کردن مجدد یا تنظیم فشار از قبل، به صورت کنترل شده باد می شود.مزیت اصلی این دستگاه بهره مندی از کاف فنری است که هر فردی بدون نگرانی از بابت شل بستن یا سفت بستن کاف و تأثیر نامطلوب آن بر دقت دستگاه می تواند به راحتی و با خیال آسوده فشار خون خود را مورد سنجش قرار دهد،همچنین تکنولوژی سنسور 360 درجه امرون در این کاف دقت این محصول را فراتر از حد تصورکرده است تا جایی که دقت اندازه گیری دستگاه فشارخونM6 کامفورت به مراتب بالاتر از فشارسنج های قبلی این کمپانی که همواره از نظر دقت زبانزد بوده است، دارا می باشد. بنابراین به شما توصیه میکنیم در انتخاب این محصول کوچکترین تردیدی نداشته باشید و مطمئن باشد، یکی از دقیق ترین فشارسنج های دیجیتال دنیا فشارخون شما را اندازه گیری خواهد کرد.این مانیتور دارای تعدادی سنسور مختلف است که در مورد هر چیزی که در اندازه گیری فشار خون اختلال ایجاد کند، مانند ریتم نامنظم قلب یا حرکات بدن هشدار می دهد. کاف بازو خوش ساخت میباشد و همچنین دارای سنسوری است که به شما اطلاع می دهد که آیا در جای مناسب قرار گرفته است یا خیر. صدای باد شدن کاف نیز به دلیل حجم کم آن بسیار پایین است.محتویات داخل جعبه:جعبه دستگاه فشار سنج حاوی مانیتور،کاف،دو عدد دستورالعمل،کیف محافظ و باتری میباشد.مشخصات فنینوع دستگاه:فشار سنج بازونوع کاف:کاف Intelli اندازه کاف:22 تا 42 سانتی مترحافظه:2 کاربر هر کدام تا 100 دفعهنشانگر رنگ فشار خون بالا:بلهعملکرد میانگین:بلهتشخیص ضربان قلب نامنظم:بلهتشخیص حرکت بدن:بلهاعتبار سنجی:اعتبار سنجی بالینی،تایید دیابت،اعتبار سنجی بارداریپیشگیری از سکته مغزی:بلهوزن:460 گرمطول:19.10 سانتی مترارتفاع:8.50 سانتی مترعمق:12 سانتی مترنحوه نصب باتری:1)درپوش باتری را بردارید.2)4 باتری قلمی را همانطور که در محفظه باتری نشان داده شده است داخل دستگاه قرار دهید.3)درپوش باتری را در جای خود قرار دهید.4)وقتی نماد باتری کم روی نمایشگر ظاهر شد،مانیتور را خاموش کنید سپس همه باتری ها را همزمان تعویض کنید-باتری های قلیایی با عمر طولانی توصیه میشود.5)مقادیر اندازه گیری شده حتی بعد از تعویض باتری نیز در حافظه باقی میمانند.تنظیم تاریخ و زمان برای بار اول در فشارسنج:1)دکمه تنظیم تاریخ/زمان را فشار دهید.2)سال روی نمایشگر تاریخ/زمان چشمک میزند.3)برای تغییر سال دکمه های پیکان را فشار دهید.4)دکمه ساعت را برای تایید سال فشار دهید و سپس دکمه ماه چشمک میزند.5)برای تغییر ماه،روز،ساعت و دقیقه همین مراحل را تکرار کنید.6)دکمه استارت/استاپ را فشار دهید تا مانیتور خاموش شود.7)اگر باتری ها تعویض شوند باید تاریخ و زمان بازنشانی شوند.8)اگر تاریخ و زمان تنظیم نشده باشند،"_/__ _:__"در حین یا بعد از اندازه گیری ظاهر میشود.نحوه استفاده از کاف:1)لباس های تنگ یا آستین های تنگ را از بالای بازوی چپ خود بیرون بیاورید- کاف را روی لباس های ضخیم قرار ندهید.2)دو شاخه هوا را محکم در جک هوا قرار دهید.3)کاف را روی بازوی چپ خود قرار دهید لبه پایینی کاف باید یک تا دو سانتی متر بالاتر از آرنج شما باشد و لوله هوا در قسمت داخلی بازو قرار بگیرد و با انگشت وسط شما هم تراز باشد.4)وقتی روی بازوی راست اندازه گیری میکنید،لوله هوا در کنار آرنج شما قرار میگیرد.مراقب باشد دست خود را روی لوله هوا قرار ندهید.5)فشار خون بین بازوی راست و بازوی چپ میتواند متفاوت باشد در نتیجه توصه میشود همیشه از یک بازو برای فشارگیری استفاده شود.6)اگر مقادیر بین هر دو بازو به طور قابل ملاحظه ای متفاوت است با پزشک خود مشورت نمایید که کدام بازو برای فشار گیری مناسبتر است.نحوه صحیح نشستن هنگام فشار گیری:1)شما باید راحت بنشینید و در آرامش باشید.دمای محل نیز باید متعادل باشد.2)30 دقیقه قبل از اندازه گیری از حمام کردن،نوشیدن الکل یا کافئین،سیگار کشیدن،ورزش کردن و یا غذا خوردن خودداری نمایید.3)روی یک صندلی بنشینید و پا های خود را روی زمین قرار دهید.4)با پشت صاف بنشینید.5)طوری بنشینید که پشت و بازوی خود را تکیه داده اید.6)کاف باید روی بازوی شما و هم سطح با قلب شما قرار گیرد.روش اندازه گیری فشار خون :1)ابتدا کاف اندازه گیری را به بازوی چپ خود ببندید، کاف را به صورتی که لوله کاف در قسمت داخلی آرنج باشد میبندیم.2)لوله کاف را در قسمت داخلی بازو و در امتداد رگ دست قرار دهید. و سپس کاف را سفت ببندید و مراقب باشید در حین انجام این مراحل کاف به سمت پایین سر نخورد.3)برروی صندلی بنشینید و پاهای خود را به صورت ثابت برروی زمین بگذارید و با حمایت از پشتی و دسته های صندلی ثابت بمانید.4)برای روشن کردن دستگاه کافی است دکمه استارت/استاپ را یک بار فشار دهید.کاف دستگاه به صورت اتوماتیک باد میشود و فشارخون را به صورت خودکار اندازه گیری می کند.5)زمانی که باد کاف دستگاه به طور کامل خالی شد میتوانید نتیجه را برروی صفحه نمایش مشاهده کنید.برای خاموش کردن دستگاه دکمه استارت/استاپ را یکبار فشار دهید.فشارگیریاستفاده از حالت مهمان:1)مانیتور مقادیر اندازه گیری را برای دو کاربر در حافظه ذخیره میکند اما حالت مهمان میتواند برای اندازه گیری تکی برای کاربر دیگر استفاده شود.2)هنگامی که حالت مهمان انتخاب میشود،هیچ مقدار اندازه گیری در حافظه ذخیره نمیشود.3)دکمه استارت/استاپ را به مدت 3 ثانیه فشار دهید هنگامی که User ID و تاریخ/زمان از مانیتور محو شد دکمه را رها کنید.4)کاف به طور خودکار شروع به باد شدن میکند.استفاده از عملکرد حافظه:1)مانیتور به صورت خودکار نتایج را تا 100 مجموعه برای هر کاربر ذخیره میکند.2)همچنین میتواند یک مقدار متوسط را بر اساس سه مقدار اندازه گیری آخر که در 10 دقیقه گرفته شده است محاسبه کند.3)اگر فقط دو مقدار اندازه گیری در حافظه برای آن دوره وجود داشته باشد،میانگین بر اساس این دو مقدار خواهد بود.4)اگر یک مقدار حافظه برای آن دوره وجود داشته باشد،به عنوان میانگین نمایش داده میشود.5)اگر حافظه پر باشد، مانیتور قدیمی ترین مقدار را حذف میکند.6)هنگام مشاهده مقدار اندازه گیری بدون تاریخ و زمان،به جای تاریخ و زمان،"_/__ _:__"نمایش داده میشود.مزایا و معایب فشار سنج OMRON M6مزایا:فشار سنج بسیار عالی،عملکرد بالا،صدای کممعایب:هوا را کمی به آرامی آزاد میکندنکات ضروری1)از این مانیتور برای نوزادان یا کودکان استفاده نکنید.2)هیچ دارویی بر اساس خوانش این فشار سنج استفاده نکنید.دارو را با مشورت پزشک خود استفاده نمایید.3) فقط یک پزشک برای تشخیص و درمان فشار خون بالا واجد شرایط است.4)از این مانیتور بر روی بازوی آسیب دیده یا بازویی که تحت درمان است استفاده نکنید.5)در حین انتقال خون از بازو،از فشارسنج استفاده نکنید.6)از فشار سنج در نواحی با اکسیژن بالا یا نزدیک به گاز های اشتعال آور استفاده نکنید.7)در صورت وجود هر گونه بیماری های قلبی،کلیوی،دیابت یا باردار بودن قبل از فشار سنجی با پزشک خود مشورت نمایید.8) این محصول حاوی قطعات کوچکی است.دور از دسترس کودکان قرار گیرد.9)در طول فشار سنجی هیچ دستگاه مغناطیسی در نزدیکی مانیتور وجود نداشته باشد زیرا باعث عملکرد نادرست فشار سنجی میشود.10) در مکانی که رطوبت یا خطر پاشیدن آب وجود دارد استفاده نکنید.11)از این مانیتور در وسیله های نقلیه متحرک مانند ماشین یا هواپیما استفاده نکنید.12) از این مانیتور در طوبت خیلی بالا یا پایین استفاده نکنید.13) در حین فشار سنجی لوله هوا را تا یا خم نکنید.ارور ها:ارور E1 یا باد نشدن کافدلایل:1)کاف بازو به درستی بسته نشده است.2)دو شاخه هوا کاملا به مانیتور وصل نشده است.راه حل:1)دکمه استارت/استاپ را دوباره فشار دهید تا مانیتور خاموش شود،پس از اینکه دو شاخه هوا را به طور ایمن وارد کردید و کاف را به درستی وارد کردید دکمه استارت/استاپ را فشار دهید.2)قسمت اتصال دو شاخه هوا به مانیتور را بررسی کنید.ارور E2 یا فشارسنجی بعد از باد شدن کاف انجام نمیشود1)در هنگام باد کردن کاف صحبت نموده یا تکان خورده اید و کاف به درستی باد نشده است.راه حل:در هنگام فشار گیری از صحبت کردن و تکان خوردن های مداوم خودداری نمایید.ارور E3دلایل: کاف بازو بیش از حد باد شده است.راه حل:مقداری صبر نمایید تا کاف از اول شروع به باد گری نماید.ارور E4درهنگام فشا گیری تکان خورده اید یا صحبت نموده اید و لرزش باعث خطا در فشار گیری شده است.ارور E5ضربان قلب به درستی تشخیص داده نشده است.راه حل:فشار سنجی را دوباره انجام دهید.ارور E6فشار سنجی به درستی اندازه گیری نشده است.راه حل:فشار سنجی را دوباره انجام دهید.در صورت تکرار ارور به شرکت گارانتی کننده مراجعه نماید. ارور ERمانیتور خراب شده است.دلیل:هنگامی که مانیتور روشن نشود به این معنی است که باتری ها به درستی سر جای خود قرار نگرفته اند.نکات تخصصی:آریتمی قلب:آریتمی وضعیتی است که در آن ریتم ضربان قلب به دلیل نقص در آن غیر طبیعی است به دلیلی که نقص هایی در سیستم بیو الکتریک قلب وجود دارد که ضربان قلب را به حرکت در می آورد مانند:ضربان قلب نا منظم،انقباض زود رس،تندی غیر طبیعی.آفیب چیست؟آفیب،فیبریلاسیون دهلیزی یک ضربان قلب لرزان یا نا منظم است.آریتمی که میتواند منجر به لخته شدن خون،سکته مغزی،نارسایی قلب و سایر عوارض مربوط به قلب شود.ضمن تشکر از شما دوستان گرامی،شما میتوانید دستگاه امرون ام 6 را از فروشگاه اینترنتی زومیکس با گارانتی و پشتیبانی 5 ساله تهیه نمایید. https://zoomiix.com/product/omron-m6-barometer/ https://virgool.io/p/fy6yfohuftob/%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%856