تست شمارش ذره کلین روم

به نظر شما نحوه و ملاک انتخاب بهترین دستگاه تست شمارش ذره کلین روم یا اتاق تمیز چیست؟به گزارش اندیشگران – در این فرصت نگارشی با شما از نحوه انتخاب ذرات سنج مناسب کلین روم یا اتاق تمیز Cleanroom خواهیم گفت.در قدم اول خاطر نشان کنم که قرار نیست از بدیهی ترین موضوعات بنویسم، معلوم است که درست یا غلط و خوب یا بد، با کیفیت ترین و بهترین برندها معمولا گران هستند و نایاب.اما باور کنید گاهی این طور هم نیست، البته گاهی!چرا تست شمارش ذره کلین روم (اتاق تمیز) اهمیت دارد؟پارامترهای مختلفی در یک کلین روم باید تحت کنترل قرار گیرند، رطوبت، دمای اتاق، تمیزی هوا چه به لحاظ میکروبی و چه به لحاظ ذرات گرد و غبار، روشنایی، دمای اتاق، گردش هوا و ورود حشرات موذی چندین مورد کنترلی است.بخش اصلی این مقاله ترجمه و برگردانی است از مقاله کمپانی پک، Production Automation Corporation .و در آن با شما از یک موضوع مهم خواهیم گفت:«چگونه بهترین دستگاه تست شمارش ذره کلین روم را انتخاب کنیم»بهترین ذرات شمار یا دستگاه تست شمارش ذره برای اتاق تمیز شما کدام است؟شمارشگر ذرات اتاق تمیز بر اساس آستانه ذرات، هزینه و ویژگی‌های منحصر به فردش بسیار متفاوت است.این مهم است که هدف شما از تهیه آن چیست، شاید همه ویژگی‌های خاص و بسیار تخصصی یک دستگاه به کار شما نیاید!چگونه می توان تشخیص داد که آیا نیاز به دستگاه تست شمارش ذره کلین روم دارید یا خیر؟چه مدل یا برندی در خصوص دستگاه تست شمارش ذره کلین روم یا اتاق تمیز به سود شما خواهد بود؟باید بتوانید تعیین کنید کدام یک از برندها به چه دلیل یا دلایلی برای برنامه اتاق تمیز شما بهترین است.شمارشگر ذرات چیست؟شمارشگر ذرات ابزاری است که ذرات را در یک زمان مشخص شناسایی و شمارش می‌کند.سه دسته اصلی ذرات شمارنده، آئروسل، مایع و جامد وجود دارد، اما فقط شمارشگر ذرات آئروسل مستقیما به اتاق های تمیز مربوط می شود.بنابراین ما روی همین دستگاه خاص تمرکز خواهیم کرد. شمارشگر ذرات آیروسل کیفیت هوا را با شمارش و اندازه ذرات موجود در هوا تعیین می کند.این دستگاه‌ها عمدتا در برنامه های اتاق تمیز خطوط تولید داروسازی و صنایع غذایی استفاده می‌شوند.از آنجایی که اتاق‌های تمیز محدودیت‌هایی از نوع تعداد ذرات دارند باید از شمارشگر ذرات آیروسل خاص استفاده کرد.برای آزمایش و طبقه‌بندی اتاق تمیز مهم است که طبق کدام استاندارد عمل شود و هدفگذاری نهایی چه باشد.انواع ذرات شمارشگردو نوع شمارشگر ذرات آیروسل به طور کلی وجود دارد، نوری و متراکم.البته این طبقه بندی مطلق نیست و در برندهای مختلف شاهد دسته بندی های متنوع هستیم.با ذرات شمارنده نوری، ذره از یک منبع نور پر انرژی عبور می کند، سپس دامنه نور پراکنده یا مسدود شده اندازه گیری و ذره شمارش می‌شود.شمارشگر ذرات نوری چندین روش مختلف برای تشخیص و اندازه گیری ذرات دارد.این روش‌ها شامل مسدود کردن نور، پراکندگی نور و تصویربرداری مستقیم هستند.در روش مسدود کردن نور می تواند ذرات بزرگتر از یک میکرومتر را تشخیص دهد و بر اساس میزان نوری که ذرات هنگام عبور از منبع نور منتشر می‌کنند، انسداد و شمارش صورت می‌گیرد.روش پراکندگی نور قادر به تشخیص ذرات با اندازه کوچکتر است و بر اساس مقدار نوری است که توسط ذره ای که از منبع نور عبور می کند هدایت می شود.تصویربرداری مستقیم از نور ساطع شده توسط لیزر به عنوان منبعی برای روشن کردن ذرات عبوری و اندازه‌گیری مساحت ذرات مانند یک میکروسکوپ خودکار استفاده می‌کند.شمارشگر ذرات تراکمی (CPC) چیست؟شمارشگر ذرات تراکمی، ذرات آیروسل را ابتدا بزرگ می کند و از آنها به عنوان مراکز هسته سازی برای ایجاد قطرات در یک گاز فوق اشباع استفاده می کند.شمارشگر ذرات متراکم می تواند ذرات کوچکتر از 2 نانومتر را تشخیص دهد که با شمارشگر ذرات نوری قابل شناسایی نیست.شمارنده های ذرات در اندازه های مختلفی وجود دارند.دستگاه تست شمارش ذره کلین روم از این نوع، سرعت جریان کمتری را ردیابی می‌کند.بنابراین برای بررسی نقطه تمیز و تأیید حجم کمتر هوا ایده آل هستند.واحدهای قابل حمل بزرگتر دارای یک مکان ثابت هستند و به طور مداوم هوا را 24/7 یعین به صورت شبانه روزی و بی وقفه نظارت می‌کنند.این واحدهای قابل حمل سرعت جریان بالاتری دارند و برای نمونه برداری حجم بیشتری از هوا ایده آل هستند.مواردی که هنگام انتخاب ذرات شمارشگر باید در نظر بگیریداولین مورد اندازه ذرات است که باید نظارت کنید. این توسط کلاس ISO اتاق تمیز شما تعیین می شود.مطمئن شوید که شمارشگر ذرات مورد نظر می تواند تمام اندازه ذرات را که باید نظارت کنید اندازه گیری کند.به عنوان مثال، یک شمارنده ذرات می تواند محدوده اندازه 0.3/0.5/5.0 میکرومتر داشته باشد.نرخ جریان شمارشگر ذرات و نمونه‌برداری مکانعامل دوم ظرفیت سرعت جریان شمارنده ذرات است. برای انجام این کار به این فرمول نیاز دارید:Vs = 20/Cnm) x 1000.واحد Cnm محدودیت کلاس برای بزرگترین اندازه ذرات در نظر گرفته شده برای کلاس اتاق تمیز شما است. 20 تعداد تعریف شده ذراتی است که می توان برای کلاس اتاق تمیز شمارش کرد.این تعداد لیتر هوای مورد نیاز برای نمونه برداری در اتاق تمیز شما را محاسبه می کند.بنابراین برای مثال اگر می‌خواهید اتاق تمیز کلاس 4 داشته باشید، بزرگترین ذره 1.0 میکرومتر است.می‌تواند حداکثر غلظت 83 ذره در متر مکعب را طبق استاندارد ISO 14644-1 اتاق تمیز داشته باشد.چنین اطلاعاتی را در فرومل مذکور وارد کنید. بنابراین باید 240.96 لیتر هوا را نمونه برداری کنید.اگر یک دستگاه تست شمارش ذره کلین روم کوچک با دبی 2 لیتر در متر انتخاب کنیم، نمونه برداری از هوا حدود 120 دقیقه یا 2 ساعت طول می کشد.بنابراین برای این مثال توصیه می‌کنیم یک شمارنده ذرات قابل حمل بزرگتر با سرعت جریان بالاتر پیدا کنید.