انتخاب بهترین نوع دبی سنج برای کاربرد شما

فلومترها برخی از همه کاره ترین و یکپارچه ترین قطعات در هر سیستم انتقال سیال هستند. از تولید مواد شیمیایی کشاورزی گرفته تا تأسیسات تصفیه آب، کنتورها ابزاری قابل اعتماد برای نظارت بر کارایی عملکرد شما و ارائه یک قرائت ملموس برای شناسایی مشکلات بالقوه در سیستم لوله کشی ارائه می دهند. این امر باعث می شود که انتخاب فلومتر مناسب برای برنامه شما اهمیت بیشتری پیدا کند. انتخاب کنتور اشتباه باعث عدم دقت در فرآیندهای نظارت بر جریان شما می شود و باعث ناکارآمدی در سایر قسمت های سیستم می شود، نه اینکه به هزینه های ناخواسته قابل توجه اشاره کنیم.فروش Dultmeierاینجاست تا اطمینان حاصل کند که این اتفاق نمی افتد.در این راهنمای انتخاب کنتور جریان، نگاهی به چند نوع کنتور معمولی و کاربردهای مختلفی که در آنها استفاده می شود خواهیم انداخت. ما همچنین برخی از ملاحظات کلیدی را که باید در نظر داشته باشید برجسته خواهیم کرد تا همیشه بهترین فلومتر را برای نیازهای برنامه خود انتخاب کنید. بنابراین، بدون بحث بیشتر، بیایید شروع کنیم.نحوه انتخاب فلومتر مناسببه عبارت ساده تر، فلومتر دستگاهی است که جریان مواد - معمولاً مایعات یا گازها - را از طریق لوله اندازه گیری می کند. سپس فلومتر حجم و دبی محصول را که به آن "سیال" می گویند، محاسبه می کند. با این حال، فلومترها در عمل پیچیده تر هستند.برای یکی، هیچ دو متری دقیقاً شبیه هم نیستند. بسته به کاربرد و نیازهای اندازه گیری، ممکن است چندین گزینه متر یا یک گزینه بسیار خاص داشته باشید که از بین آنها انتخاب کنید. مسائل را پیچیده تر می کند، بسیاری از ملاحظات خارجی که متر شما باید رعایت کند تا به هدف مورد نظر خود برسد. همانطور که می گویند، "شیطان در جزئیات است" و همین امر در مورد انتخاب بهترین فلومتر برای برنامه شما صدق می کند.در زیر برخی از ویژگی های کلیدی وجود دارد که هنگام انتخاب دبی سنج مناسب باید در نظر داشته باشید:دقت و تکرارپذیرینوع سیال (مایع، گاز، دوغاب، بخار)تراکمویسکوزیتهرساناییدرجه حرارتفشارقابل اشتعال / اکسید کنندهخورندگی / سمیتمحدوده جریان / کاهشمصالح ساختمانیمحیط / مکان و پیکربندی سیستمالزامات بهداشتی (داروسازی، فرآوری مواد غذایی و غیره)هزینه هاسرمایه گذاری اولیهنصب و راه اندازیتعمیر و نگهداری طولانی مدتدر حالی که متری که در نهایت انتخاب می‌کنید باید به‌طور ایده‌آل با هر فاکتور بالا مطابقت داشته باشد، اطمینان از مطابقت با مهم‌ترین موارد برای عملکرد شما به شما کمک می‌کند تا بهترین نتایج را دریافت کنید. بیایید به چند مورد از اصلی‌هایی که باید روی آنها تمرکز کنید بپردازیم.دقت و تکرارپذیرینزدیک به بالای لیست هنگام ارزیابی مشخصات فلومتر دقت فلومتر است. دقت میزان نزدیکی یک اندازه گیری به مقدار واقعی واقعی است که از یک سیستم عبور می کند. دقت بیان شده به صورت درصد (یعنی +/- 1%) نشان دهنده نزدیکی خروجی کنتور به پارامترهای کالیبره شده آن است. به طور کلی، هر چه درصد کمتر باشد، دقت یک متر بیشتر است.با این حال، دقت تنها روی سکه نیست. تکرارپذیری یا تولید نتایج مشابه در شرایط یکسان، شاید در هنگام ارزیابی دبی متری که باید انتخاب شود، مهم تر باشد. این به این دلیل است که دقت فقط تا آنجا که سازگاری دارد قابل اعتماد است. همانطور که در زیر می بینید، تکرارپذیری بدون دقت بالا امکان پذیر است، اما دقت بالا بدون تکرار قابل دستیابی نیست.اگر بازخوانی‌های جریان شما غیرقابل اعتماد هستند - به این معنی که با وجود شرایط یکسان، نتایج متناقضی دریافت می‌کنید - در این صورت ارزشی به دست نمی‌آورید. به همین ترتیب، اگر حجم جریان شما از محدوده جریان نامی کنتور شما کمتر یا از آن فراتر رود (که به عنوان خاموشی نیز شناخته می شود)، خوانش دقیقی نیز دریافت نخواهید کرد.خوانش دقیق با هر عملیاتی که به خوبی تنظیم شده باشد، همراه است. انتخاب بهترین دبی متر دقت و درصد تکرارپذیری که نیازهای برنامه شما را برآورده می کند، تضمین می کند که سیستم شما خوانش های دقیق مورد نظر شما را حفظ می کند.مایع، گاز یا نیمه مایع؟نوع سیالی که با آن کار می کنید یکی دیگر از فاکتورهای مهم در انتخاب دبی متر متناسب با کاربرد شما است. نوع سیال به چهار دسته تقسیم می شود - گاز، مایع، دوغاب و بخار - که هر کدام ویژگی های منحصر به فردی دارند.ویژگی هایی مانند چگالی سیال، دما، ویسکوزیته، و خورندگی/ اسیدیته همگی باید قبل از انتخاب نهایی تعیین شوند. این تضمین می کند که از انتخاب دبی سنج ناسازگار با نوع سیالی که می خواهید اندازه گیری کنید اجتناب کنید. برای مثال، فبومتر آب با سیالات نارسانا مانند هیدروکربن ها کار نمی کنند. به همین ترتیب، چند نوع متری به دلیل ویژگی‌های نیمه مایع منحصر به فردشان، قادر به اندازه‌گیری دوغاب هستند.در اینجا فهرست کوتاهی از انواع دبی سنج که معمولاً برای چهار دسته سیال استفاده می شود آورده شده است:گاز: کوریولیس، جرم حرارتی، جابجایی مثبت، توربین، فشار دیفرانسیل متغیر، اولتراسونیکمایع: کوریولیس. جرم حرارتی، جابجایی مثبت، جریان متغیر، چرخ دستی، توربین، فشار دیفرانسیل متغیر، اولتراسونیک، الکترومغناطیسیدوغاب: کوریولیس، الکترومغناطیسی، برخی از زیر مجموعه‌های فشار دیفرانسیلبخار: گرداب، التراسونیک، عنصر شناوراگرچه این فهرست جامع نیست، اما باید نقطه شروع خوبی ارائه دهد. گفتنی است، هر متری که ذکر شده ممکن است برای تنظیمات یا نیازهای خاص شما کار نکند. به عنوان مثال، اگر عملیات شما چندین مایع را مدیریت می کند، باید اطمینان حاصل کنید که متری که با آن استفاده می کنید با همه مایعات سازگار است - نه فقط یک. در غیر این صورت، هر بار که محصول دیگری را مدیریت می‌کنید یا عیب‌یابی اینکه چرا موجودی‌هایتان از بازخوانی‌هایتان خارج شده‌اند، زمان ارزشمندی را صرف کالیبره کردن دبی‌متر خود می‌کنید.مکان و پیکربندی سیستممکان متر، مانند املاک و مستغلات، یکی دیگر از ملاحظات مهم است. آیا دبی سنج در داخل یک محیط کنترل شده نصب می شود یا در فضای باز در المنت ها؟ آیا فضا یک غیر عامل است یا باید اندازه را در نظر گرفت؟ برخی از فلومترهای خاص حتی نیاز به کشش لوله مستقیم قبل و بعد از کنتور دارند تا خوانش دقیق جریان را ایجاد کنند.به عنوان یک قاعده کلی، طول لوله 10X (که در آن X = قطر لوله) قبل و بعد از یک متر برای اجرای مستقیم لوله مورد نیاز است. بنابراین، اگر قطر لوله کشی شما 2 اینچ است، قبل و بعد از دبی سنج به 20 اینچ یا تقریباً 2 فوت لوله نیاز دارید. این تقریباً برای هر نوع متری صدق می کند، اما همیشه بهتر است مشخصات سازنده را بررسی کنید.همچنین، نصب افقی یا عمودی را در نظر داشته باشید. برخی از مترها را می توان در هر جهت نصب کرد در حالی که برخی دیگر باید یک جهت یا جهت دیگر باشند. برای مثال، دبی سنج های متغیر، برای اندازه گیری دبی جریان، در درجه اول به گرانش متکی هستند. بنابراین، آنها باید به صورت عمودی نصب شوند تا کار کنند. تعیین نحوه و مکان نصب کنتور هنگام انتخاب کنتور باعث صرفه جویی در زمان نصب و جلوگیری از هزینه های مربوط به پیکربندی مجدد سیستم ناخواسته می شود.تمایز بین جریان حجمی در مقابل جریان جرمیقبل از تجزیه کنتورهای مختلف، مهم است که کلمه ای در مورد اندازه گیری جریان بگوییم. در حالی که انواع بسیاری از دبی سنج ها وجود دارد، امروزه بیشتر مورد استفاده بر اساس نحوه محاسبه جریان در دو دسته اصلی قرار می گیرند: حجمی و جرمی.همانطور که از نام آنها پیداست، فلومترهای حجمی، جریان را با محاسبه حجم یک سیال اندازه گیری می کنند. جریان اغلب از طریق یک دستگاه اندازه گیری نفوذ مانند یک توربین یا صفحه روزنه هدایت می شود که سپس سرعت سیال را متناسب با حجم ماده عبوری اندازه می گیرد. فلومترهای حجمی امروزه اکثر انواع کنتورها را تشکیل می دهند و شامل توربین، مغناطیسی، جابجایی مثبت، اولتراسونیک و گرداب سنج هستند.دبی سنج جرمی، در همین حال، دبی جریان را با اندازه گیری جرم یک سیال محاسبه می کند. مترهای جرم به دلیل عملکرد دقیق و خواندن واقعی تر جریان محصول در مقایسه با فناوری های اندازه گیری قدیمی تر، به طور فزاینده ای محبوب شده اند. به عنوان مثال، در نمودار بالا، حجم محصول بسته به موقعیت پیستون به طور قابل توجهی تغییر می کند - حتی اگر جرم ثابت بماند. امروزه، جرم سنج ها کم و بیش مترادف با جرم سنج کوریولیس شده اند، اما انواع دیگری نیز وجود دارند. در ادامه مقاله درباره نحوه عملکرد مترهای جرم بحث خواهیم کرد.اینکه متر حجمی و جرم سنج را انتخاب کنید به کاربرد و نیازهای اندازه گیری و همچنین ترجیحات عملیاتی و تفاوت هزینه شما بستگی دارد. در پایان، همچنان می‌توانید حجم به جرم یا جرم به حجم را محاسبه کنید تا زمانی که چگالی سیال، اثرات دمای اطراف و سایر عوامل تبدیل همگی درک شده باشند.مقایسه انواع فلومترمتاسفانه چیزی به نام دبی سنج جهانی وجود ندارد. هر نوع فلومتر دارای سیالات و کاربردهایی است که برای آنها مناسب است و به طور مشابه، مواردی که برای آنها مناسب نیستند. در ادامه برخی از رایج ترین انواع دبی سنج ها و مزایا و معایب استفاده از هر یک از آن ها به تفکیک شرح داده شده است.فلومترهای جابجایی مثبتطرفداراندقیق در طیف وسیعی از جریان* می تواند مایعات بسیار چسبناک را اداره کندبرنامه های کاربردی همه کاره - طراحی ساده و قابل اعتمادنیازی به منبع تغذیه نیستمقرون به صرفه* سیالات با ویسکوزیته ضخیم تر باعث تلفات فشار بیشتر و کاهش نرخ جریان می شوندمنفیبه کاربردهای جریان متوسط تا زیاد نیاز داردافت فشار بیشتری را تجربه کنیدبزرگتر/سنگین تر از مترهای دیگربرای مایعات یا گازهای کثیف توصیه نمی شودبرخی از زیر مجموعه ها نیاز به روانکاری مداوم دارندبسیاری از قطعات متحرک نیاز به تعمیر و نگهداری و تعویض منظم دارندمترهای جابجایی مثبت (PD) شامل محفظه هایی است که دارای اجزای مکانیکی است که در رابطه با جریان حجمی می چرخند. با عبور سیال، اجزای رفت و برگشتی - معمولاً نوعی چرخ دنده، پره یا دیافراگم - سیال را به واحدهای حجمی ثابت و اندازه گیری شده تقسیم می کنند. تعداد واحدهای چرخش شده در یک بازه زمانی مشخص مستقیماً با سرعت جریان در ارتباط است. زیرگروه ها شامل متر پیچی، متر پره ای دوار، متر دیافراگمی، پیستون متر رفت و برگشتی یا نوسانی و دنده سنج مارپیچ یا بیضی می باشد.از آنجایی که PD سنج ها فقط جریان را هنگام عبور سیال اندازه گیری می کنند، برای کاربردهایی که اندازه گیری برای محاسبه مصرف سیال بسیار مهم است، ایده آل هستند. به عنوان مثال، متر پره های چرخشی سری TCS 700 به طور گسترده در صنایع انتقال نفت و گاز استفاده می شود، در حالی که متر دیافراگمی معمولاً در خطوط آب و گاز مسکونی یا شهری نصب می شود. طراحی سیال محور آنها علاوه بر این، جریان سنج های جابجایی مثبت را به یکی از گزینه های مقرون به صرفه تبدیل می کند زیرا برای کار کردن به منبع تغذیه خارجی نیاز ندارند. با این حال، این کنتورها برای سیالات ناخالص مانند فاضلاب یا دوغاب مناسب نیستند، زیرا خاک های معلق می توانند عناصر رفت و برگشتی را مسدود یا کند کرده و قرائت های نادرست ایجاد کنند.فلومتر آبطرفدارانبدون انسداد/بدون اجزای متحرکبسیار دقیق - تحت تأثیر چگالی، ویسکوزیته، آشفتگی، یا پیکربندی لولهمی تواند محدوده جریان وسیع و انواع سیالات متعدد را مدیریت کندافت فشار صفردو جهتهمقرون به صرفهمنفینمی تواند گازها، بخارات یا مایعات نارسانا را اندازه گیری کندمحدوده دمای سیال محدودتداخل با برخی مایعات معلق ممکن استزیر مجموعه های تخصصی می توانند گران باشنددبی سنج های الکترومغناطیسی که به نام های جریان سنج مغناطیسی یا مغناطیسی نیز شناخته می شوند، در فناوری اندازه گیری جریان نسبتاً منحصر به فرد هستند. مگمترها دارای دو قسمت هستند، یک ترانسمیتر و یک حسگر خطی، که دومی دارای سیم پیچ هایی است که میدان مغناطیسی ایجاد می کند. هنگامی که یک سیال رسانا از میدان عبور می کند، ولتاژی متناسب با جریان تولید می شود. این اصل جریان به قانون فارادی معروف است.بر خلاف دیگر کنتورها، دبی سنج های مغناطیسی می توانند سیالات را بدون توجه به چگالی، ویسکوزیته یا تلاطم جریان اندازه گیری کنند. این ماگ متر را در طیف گسترده ای از راه حل ها بسیار دقیق و قابل اعتماد می کند. علاوه بر این، طراحی آنها هیچ مانعی در لوله ندارد و این مترها را برای طیف وسیعی از کاربردها، از مایعات بسیار بهداشتی گرفته تا دوغاب و سیالات بسیار خورنده، ایده آل می کند. کنتورهای الکترومغناطیسی را می توان در صنایعی مانند خمیر و کاغذ، فلزات و معادن، مواد غذایی و آشامیدنی، آب و فاضلاب، انتقال مواد شیمیایی و بسیاری موارد دیگر یافت.اما کنتورهای مغناطیسی فقط با سیالات رسانا کار می کنند. این بدان معناست که هیدروکربن هایی مانند روغن یا بنزین یا مایعات دیونیزه شده با ماگ متر توصیه نمی شود. جامدات معلق، مانند آنهایی که در مواد شیمیایی و کودهای شیمیایی مختلف ag یافت می شوند، گاهی اوقات می توانند مشکل ساز شوند. خاک های معلق، که ممکن است رسانا نباشند، می توانند میدان مغناطیسی را قطع کنند و دقت قرائت را از بین ببرند. مغناطیس های جدیدتر و تخصصی مانند ماگمترهای دوغابی برای مقابله با این تداخل مغناطیسی طراحی شده اند. با این حال، این واحدها به طور کلی دارای برچسب های قیمت سنگین تری در مقایسه با مدل های استاندارد هستند.دبی متر توربینطرفدارانبسیار دقیقمقرون به صرفهقابلیت اندازه گیری دبی کمبرنامه های کاربردی همه کاره - طراحی ساده و قابل اعتمادمنفیاستفاده برای مایعات کثیف یا معلق توصیه نمی شودبرای بهترین نتایج به دویدن لوله مستقیم نیاز داریدمحدود به اندازه لوله های خاصنرخ جریان بالا می تواند باعث آسیب یا عدم دقت شوداجزای متحرک نیاز به تعمیر و نگهداری و تعویض منظم دارندمانند فلومترهای چرخ دستی یا پروانه‌ای، توربین‌مترها دارای روتور چند پره‌ای هستند که به صورت خطی روی جریان سیال نصب شده است. حسگرهای متصل به یک یا چند پره توربین تعداد دورهای توربین را منتقل می کنند. سرعتی که در آن این چرخش ها اتفاق می افتند متناسب با دبی حجمی است. مشابه با جابجایی‌سنج‌های مثبت، توربین‌سنج‌ها و چرخ‌سنج‌ها تنها زمانی جریان را اندازه‌گیری می‌کنند که سیال به صورت مکانیکی روی اجزای اندازه‌گیری آن‌ها اثر بگذارد.از آنجایی که توربین‌مترها خوانش‌های دقیقی را در رابطه با جریان خطی ارائه می‌دهند - حتی در دبی‌های پایین - آنها به طور گسترده در صنایع نفت و گاز طبیعی، انتقال نگهبانی و پتروشیمی استفاده می‌شوند. در واقع، متر توربین اغلب برای کمک به تأیید صحت در انواع دیگر کنتورها استفاده می شود.با این حال، توربین مترها بدون محدودیت نیستند. برای شروع، توربین مترها برای کنترل سیالات کثیف یا بسیار چسبناک مناسب نیستند، زیرا توربین ها می توانند به راحتی توسط خاک رسوب کنند. این کنتورها همچنین به اجرای مستقیم لوله قبل و بعد از کنتور برای تثبیت جریان برای دقیق ترین نتایج نیاز دارند. علاوه بر این، قطر لوله های بزرگتر از نقطه نظر مهندسی ناسازگار هستند. این موضوع مکان و برای چه کاربردهایی توربین متر را می توان نصب کرد محدود می کند. در نهایت، مانند هر فناوری دیگری با اجزای متحرک، تعمیر و نگهداری منظم برای حفظ این کنتورها در اوج عملکرد ضروری است.فلومترهای کوریولیسطرفدارانفوق العاده دقیقتعمیر و نگهداری کممی تواند طیف گسترده ای از محدوده جریان را اداره کندسازگار با بسیاری از انواع مایع کثیف، خورنده و دشوارنصب همه کاره—بدون نیاز به اجرای مستقیم لوله\قابل سرویس بدون خارج کردن از خط لولهکالیبراسیون آسان در میدانقابلیت اندازه گیری گازها به عنوانمنفیسرمایه گذاری اولیه گران قیمتبرای گازهای کم فشار مناسب نیستمحدود به اندازه لوله های خاصکنتورهای کوریولیس که بیشتر به عنوان جرم سنج شناخته می شوند، با دیگر انواع کنتور تفاوت دارند که به جای دبی حجمی، جریان جرمی را اندازه گیری می کنند. این کنتورها همچنین دارای یک ابزار منحصر به فرد برای محاسبه دبی بر اساس اصل کوریولیس هستند.مزایای جرم سنججرم سنج ها معمولا دارای گواهینامه NTEP هستند و به طور گسترده در برنامه های کاربردی قانونی برای تجارت (فروش مجدد) استفاده می شوند. در دنیای فروش Dultmeier، این به طور کلی به معنای کود یا مواد شیمیایی با توجه به صنعت کشاورزی است. در دهه 1990، Dultmeier Sales با Kahler Automation همکاری کرد تا برخی از اولین راه حل های خودکار را برای اتوماسیون کارخانه کود/شیمیایی ارائه دهد.جرم سنج در قلب سیستم قرار داشت زیرا این فناوری جدید بود که به کاربران نهایی اجازه می داد با استفاده از چگالی بلادرنگ محصول به فروش برسند - راهی واقعی تر برای اندازه گیری مایعات. به عنوان مثال، آب به 8.34 پوند شناخته شده است. هر گالن در 70⁰F. با این حال، با کاهش دما، وزن آب افزایش می یابد. بنابراین، با کاهش دمای محیط، محلول آب متراکم تر می شود. این بدان معناست که اگر یک نفر 1000 گالن آب پمپ کند و به 834 پوند تبدیل شود، محاسبات حجمی استاتیک خاموش می شود. (با استفاده از 8.34 پوند بر گال به عنوان ضریب تبدیل ثابت) اگر آب فقط 50⁰F بود.این اصل در مورد کودها و مواد شیمیایی نیز اتفاق می افتد - زیرا آنها معمولاً محلول های مبتنی بر آب هستند. با این حال، مترهای حجمی آن زمان قادر به توضیح این تغییر در چگالی در رابطه با جریان حجمی نبودند. به عنوان مثال این سناریو را در نظر بگیرید که در دهه 1990 و اوایل دهه 2000 بسیار رایج بود:بیایید بگوییم که 40⁰F است و ما یک تریلر مناقصه 10000 گالنی را بار می کنیم که 32٪ نیتروژن را وارد کشتی می کند. ما از یک چرخ سنج به عنوان دستگاه اندازه گیری خود استفاده می کنیم و محصول را به داخل ظرف پمپ می کنیم. هنگامی که به نقطه 10000 گالن رسیدیم - تجهیزات خودکار خاموش می شوند و ما راننده کامیون خود را به مقیاس می فرستیم. ترازو با افزایش 20 پوندی شکسته می شود.پتانسیل ما برای خطا:Paddlewheel متر تقریباً کار می کند. دقت +/- 2٪ (جرم سنج +/- 0.3٪ دقت است)Paddlewheel نمی تواند خواندن چگالی را تعیین کند، بنابراین ما یک فاکتور کالیبراسیون استاتیک داریم که در دمای 70 درجه فارنهایت (یا دمای دیگری) کالیبره شده است و ما از آن فاکتور استاتیک برای کالیبره کردن پوند به گالن در دمای 40 درجه فارنهایت استفاده می کنیم.ترازو با افزایش 20 پوندی در مقابل جرم سنج با افزایش 1/10 پوند شکسته می شودترازو نمی تواند دلیل «آرامش» یا حرکت مایعات باشد زیرا کامیون به طور ناگهانی روی ترازو می ایستدبا در نظر گرفتن این متغیرهای زیاد و احتمال خطا، جای تعجب نیست که چرا موجودی‌ها می‌توانند تا پایان سال بسیار دور باشند، و اغلب می‌شوند. ما می دانیم که چگالی یک محلول اگر در یک محیط محیطی باشد به طور مداوم تغییر می کند. تنها به همین دلیل، فناوری اندازه گیری جرم در بسیاری از موارد روش ترجیحی اندازه گیری است. با استفاده از یک جرم سنج که می تواند به طور مداوم این نوسانات چگالی را در حین پرواز بخواند، ما به مشتریان خود روش بهتری برای توزیع و ثبت موجودی ارائه می دهیم.سیستم های اندازه گیری جرم خودکار-Praxidynانتخاب فلومتر مناسب برای برنامه شما اغلب می تواند به دلار و سنت کاهش یابد. متر کوریولیس با کنترل های تجهیزات خودکار مانند آنچه Praxidyn ارائه می دهد می تواند روش دقیق تری برای اندازه گیری و فروش کود و/یا مواد شیمیایی ارائه دهد. Praxidyn دارای خط کاملی از سیستم‌های متر خودکار است که تقریباً برای هر برنامه کاربردی، از عملیات مخصوص تولیدکننده تا کاربردهای صنعتی جهانی، مناسب است. تجزیه و تحلیل ثابت کرده است که یک سیستم خودکار می تواند تنها در یک فصل هزینه خود را بپردازد - صرفاً بر اساس صرفه جویی در انقباض / هزینه. میزان صرفه جویی ناشی از راندمان افزایش یافته و کنتورهای جرمی بیش از هزینه های بالای سرمایه گذاری اولیه آنها است.قیمت، عملکرد و محبوبیت فلومترمتأسفانه هیچ دبی سنج جهانی وجود ندارد که برای هر برنامه ای کار کند. بسته به تنوع عملیات شما، این می تواند به این معنی باشد که چندین نوع فلومتر مورد نیاز است. در حالی که تحقیق در مورد محبوب‌ترین کنتورها برای صنعت شما منصفانه است، اولین متری را که فکر می‌کنید کارساز است، نخرید.قیمت، کیفیت و سایر عوامل کلیدی نقش مهمی در عملکرد کلی یک فلومتر دارند. صرفاً به این دلیل که دیگران از یک متر مشخص استفاده می کنند به این معنی نیست که شما باید باشید. به عنوان مثال، هزینه پایین خرید نباید عامل تعیین کننده در انتخاب بهترین فلومتر برای برنامه شما باشد. هنگام انتخاب یک فلومتر، نه تنها باید قیمت خرید اولیه را در نظر بگیرید، بلکه هزینه های کل طول عمر و بازده طولانی مدت سرمایه گذاری را نیز در نظر بگیرید.به عنوان مثال، در حالی که یک متر Coriolis دارای برچسب قیمت بالایی در سرمایه گذاری اولیه است، اما بازگشت سرمایه بسیار خوبی را فراهم می کند زیرا تعمیر و نگهداری کمتر و صرفه جویی بیشتر محصول در دراز مدت محقق می شود. دقت استثنایی انبوه مترها، محدوده جریان همه کاره و سازگاری با سیال، حداقل قطعات پوشیدنی، و توانایی کالیبراسیون مجدد بدون برداشتن متر از خط لوله، همگی به دلار کمتری خرج می شوند. وقتی نوبت به نتیجه می رسد، صرف پول بیشتر از قبل می تواند بیشتر از سال ها دلار خون ریزی شده هزینه شده برای تعمیر یا جایگزینی کنتورهای ناکارآمد باشد.گفته می شود، هر عملیاتی به یک دبی متر گران قیمت و پیشرفته نیاز ندارد. ایده خوبی است که یک ارزیابی هزینه برای ارزیابی نیازهای برنامه در برابر هزینه های سرمایه گذاری اولیه و صرفه جویی در هزینه های بلندمدت انجام دهید. به این ترتیب بهترین تصویر را در مورد اینکه آیا یک متر مشخص عملی است یا ارزش برچسب قیمتی در مسافت طولانی را دارید. اگر برای ارزیابی گزینه‌های متر و تعیین بهترین گزینه برای برنامه(های) خود به کمک نیاز دارید، ما همیشه فقط یک تماس تلفنی با شماره 1-888-677-5054 فاصله داریم.کلمات پایانیامیدواریم این مقاله بینشی در مورد دنیای راه حل های فلومتر ارائه کرده باشد. اگرچه ما برخی از رایج ترین انواع را پوشش دادیم، اینها به هیچ وجه تنها دبی سنج های موجود نیستند. انتخاب بهترین نوع فلومتر برای برنامه شما با دانستن آنچه نیاز دارید و تحقیق در مورد بهترین گزینه های خود شروع می شود. تمام هزینه‌های مرتبط را - اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت - مقایسه کنید و از تصمیم‌گیری تنها بر اساس برچسب‌های قیمت اجتناب کنید. با این حال، در نهایت، روشی که شما برای اندازه گیری انتخاب می کنید کاملاً به شما بستگی دارد.Dultmeier Sales موجودی متنوعی از دبی سنج های شیمیایی و آب، قطعات تعمیرات دبی سنج و لوازم جانبی فلومتر را ارائه می دهد. مهم نیست که عملیات شما به چه متری نیاز دارد، تجربه و تخصص فنی ما به شما کمک می کند تا مطمئن شوید که متراژ مناسب را انتخاب کنید.برای خرید این محصول می توانید با شماره های زیر تماس یگیرید:86031739-86047201-09128446731