فروش سانتریفیوژ یونیورسال

ذرات در میدان گریز از مرکز به جای اینکه در خطوط موازی رسوب کنند، به صورت شعاعی از مرکز چرخش خارج می شوند. این جریان های همرفتی را تولید می کند. سلول های سانتریفیوژ یونیورسال با شتاب آهسته و متعاقباً کاهش سرعت روتور و با استفاده از گرادیان های چگالی، اثرات همرفت و چرخش را کنترل می کنند. رایج‌ترین سانتریفیوژهای رومیزی و پرسرعت به یک روتور با سطل چرخشی نیاز دارند که در پروتکل‌های با کارایی بالا، مانند جمع‌آوری دسته‌ای سلول‌های کامل از محیط‌های رشد، پردازش کشت بافت با حجم بالا، پردازش با ظرفیت بالا لوله‌های جمع‌آوری خون، و جداسازی سلول‌ها استفاده می‌شود. ویروس های ساختاری با برد کوچک یک اولتراسانتریفیوژ با این روتور می‌تواند از جداسازی نرخ-منطقه‌ای (یعنی بر اساس جرم یا اندازه) و ایزوپیکنیک (یعنی بر اساس چگالی) پشتیبانی کند.https://pin.it/5JVMzNOروتورهای عمودی معمولاً در سانتریفیوژ یونیورسال برای جداسازی ایزوپیکنیک، به ویژه برای باندبندی DNA در کلرید سزیم استفاده می‌شوند. روتورهای عمودی فاکتورهای K بسیار پایینی دارند (در محدوده 5-25)، که نشان می‌دهد کوتاه‌ترین طول مسیر برای حرکت ذرات را دارد و در نهایت باعث رسوب ذرات در طول قطر لوله می‌شود. بنابراین، ته نشینی ذرات در روتورهای لوله عمودی در مقایسه با روتورهای با زاویه ثابت یا سطل نوسانی سریع است. به طور کلی برای جداسازی DNA پلاسمید و محاسبه ضریب رسوب استفاده می شود.روتورهای جریان پیوسته برای جداسازی مقادیر کم ماده از حجم زیاد سوسپانسیون استفاده می شوند. روتور سانتریفیوژ یونیورسال نوعی روتور جریان پیوسته است که برای جداسازی لکوسیت های تک هسته ای در خون انسان، سلول های اندوتلیال، سلول های ذخیره چربی در کبد و سلول های مغز موش استفاده می شود. یک بافر مایع روتور را برای جداسازی و جمع آوری ذرات نمونه با شستشوی گریز از مرکز پیوسته حمل می کند. در این روتور از داخل خود روتور به عنوان محفظه جداسازی استفاده می شود.روتورهای زونال برای جداسازی در مقیاس بزرگ ذرات بر روی شیب چگالی استفاده می شوند. سانتریفیوژ یونیورسال آنها می توانند تا 2 لیتر محلول داشته باشند و می توانند با نمونه های بافت اندازه گیری شده در اونس کار کنند. ظرفیت این روتور 300cm3 تا 2000cm3 می باشد. آنها برای به حداقل رساندن اثر دیواره در روتورهای سطل چرخان و زاویه ثابت طراحی شده اند.آیا به دنبال یک سانتریفیوژ آزمایشگاهی جدید هستید؟ پس بوم مکان مناسبی برای شماست! ما یک تامین کننده کامل تجهیزات آزمایشگاهی، لوازم و مواد شیمیایی هستیم. با ما همه چیز را برای آزمایشگاه خود، از جمله سانتریفیوژها، با قیمتی مقرون به صرفه خواهید یافت!سانتریفیوژ آزمایشگاهی چگونه کار می کند؟برای جداسازی مخلوط ها از سانتریفیوژ در آزمایشگاه استفاده می شود. با استفاده از سرعت چرخش بالا، ذرات سبک تر از اجزای سنگین تر جدا می شوند.موتور محور سانتریفیوژ را به سختی می چرخاند. انواع مختلفی از روتورها را می توان به این شفت متصل کرد. سیستم تعلیق به دلیل حرکت چرخشی تحت یک نیروی گریز از مرکز (به سمت بیرون) قرار می گیرد.سانتریفیوژ آزمایشگاهی دستگاهی است که در زیست شناسی، شیمی و بیوشیمی استفاده می شود.هنگام جدا کردن سیستم تعلیق می توان از دستگاه برای چندین منظور استفاده کرد. به عنوان مثال: برای جداسازی پلاسمای خون، پلاکت ها و گلبول های خون. همچنین می توان از سانتریفیوژ برای ته نشینی سریع پروتئین ها در محلول استفاده کرد. برای حذف قسمت های محلول در چربی از فاز آبی، محلول های آبی را می توان با هیدروکربن ها تکان داد.یک سانتریفیوژ مجهز به موتوری است که شفتی را می‌چرخاند، که می‌توان لوله‌های سانتریفیوژ یا ظروف با سوسپانسیون محلول را روی آن آویزان کرد.هنگامی که اجزای با چگالی متفاوت سانتریفیوژ می شوند، این ذرات به دلیل نیروی گریز از مرکز قوی که به آن نیروی گریز از مرکز نیز می گویند، جدا می شوند.به لطف حرکت چرخشی، یک نیروی گریز از مرکز ایجاد می شود که به سمت بیرون هدایت می شود.شتابی که محتویات تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز قرار می گیرند به فاصله از شفت و سرعت چرخش بستگی دارد. نزدیک به محور یک سانتریفیوژ چرخان، شتاب کمتر از فاصله بیشتر از محور است.این نوع نیرو یک نیروی ساختگی است که اغلب قویتر از گرانش طبیعی در سانتریفیوژها است، به طوری که می توان مخلوط ها را از هم جدا کرد.