نحوه کارکردن با اتوکلاو آزمایشگاهی

​نحوه کارکردن با اتوکلاو آزمایشگاهیاتوکلاو یک ظرف فلزی با دیواره ضخیم با مهر و موم هرمتیک است که اجازه کار با بخار فشار بالا و دمای بالا را می دهد که برای استریل کردن مواد پزشکی یا آزمایشگاهی استفاده می شود. اتوکلاو همه ویروس ها و باکتری ها را غیرفعال می کند، اگرچه مشخص شده است که برخی از میکروارگانیسم ها می توانند دمای اتوکلاو را تحمل کنند. اتوکلاوها عمدتاً در کاربردهای استریلیزاسیون و در صنایع شیمیایی استفاده می شوند.بسیاری از اتوکلاوها برای استریل کردن تجهیزات و لوازم با قرار دادن آنها در معرض بخار اشباع شده با فشار بالا در دمای 121 درجه سانتیگراد برای حدود 15 تا 20 دقیقه بسته به اندازه بار و محتویات استفاده می شوند. اتوکلاو توسط چارلز چمبرلند در سال 1879 اختراع شد.استریل کردن با بخار موثرترین روش است، زیرا با انعقاد پروتئین های میکروارگانیسم ها عمل می کند و در نتیجه منجر به تخریب آنها می شود.انواع اتوکلاوتوسط جاذبهاز غالب شدنهوا با نیروی جاذبه خارج می شود، هنگامی که بخار وارد محفظه می شود، هوای سرد موجود در آن تمایل دارد از طریق مجرای که در قسمت پایین محفظه است خارج شود. این فرآیند بسیار کند است و به ماندگاری هوای باقیمانده در محفظه کمک می کند.آنها دارای پمپ خلاء هستند که به سرعت تمام هوا را از محفظه خارج می کند، به طوری که بخار با سرعت بالاتری به داخل محفظه وارد می شود و با حذف حفره های هوا و افزایش سرعت فرآیند، کارایی اتوکلاو را بهبود می بخشد. این سیستم بسیار کارآمدتر از سایرین است.مراحل عملیات اتوکلاو آزمایشگاهیاستارت آپدرها به صورت هرمتیک بسته شده اند تا محفظه آب بندی شود.رهاسازی هوادر این مرحله هوای موجود در محفظه از بین می‌رود و متعاقباً هوای داخل بسته‌ها و ظروف دفع می‌شود. برای این کار بخار به داخل محفظه تزریق می شود و سیستم خلاء فعال می شود.آماده سازیبرای استخراج هوا از محصولات و از محفظه، یک سری فازهای تزریق بخار (حداکثر چهار) (از محفظه ای به محفظه دیگر) و سپس فازهای خلاء (پیش خلاء) با استفاده از سیستم خلاء انجام می شود تا کاملاً از بین برود. هوای باقی ماندهگرمایشبخار به داخل محفظه و داخل ظروف وارد می شود تا به دما و فشار استریلیزاسیون برسد.عقیم سازیدما و فشار در محفظه در طول زمان استریلیزاسیون مربوطه ثابت نگه داشته می شود.کاهش ارزشبخار موجود در محفظه توسط سیستم خلاء خارج شده و افت فشار رخ می دهد.خشک کردنیک خلأ نهایی، عمیق و ماندگار آغاز می شود. بخار در محفظه نگهداری می شود تا محفظه گرم بماند و به خشک شدن محصول کمک کند تا از آلودگی مجدد باکتریایی در حین حمل و نقل و نگهداری جلوگیری شود.یکسان سازیورود هوای اتمسفر به محفظه، از طریق فیلتر هوای استریل، برای جبران فشار محفظه (که در فرورفتگی بود) با فشار اتمسفر. بخار مورد استفاده متراکم شده و به آب تبدیل شده و به مخزن منتقل می شود.تکمیل فرآینددرها آزاد می شوند تا بتوان آنها را باز کرد.پارامترهایی که باید در اتوکلاو آزمایشگاهی کنترل شوندفشار بخارآب و هوادرجه حرارتبخار با استفاده از آب تصفیه شده اشباع و عاری از ناخالصی خواهد بود. خلوص بخار، اشباع بودن و دردسترس بودن بخار متغیرهای مهم فرآیند هستند.کیفیت بخار بستگی به موثر بودن یا نبودن استریل کردن دارد.این ناخالصی ها می توانند ابزارها را زنگ بزنند.زمان قرار گرفتن در معرض محصول یا محفظه دردمای استریلیزاسیون. مدت زمان مرحله عقیم سازی است.دمایی که در آن محفظه در مرحله استریلیزاسیون نگهداری می شود.شاخص های عقیم سازی اتوکلاو آزمایشگاهیشاخص های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی وجود دارد که می تواند برای اطمینان از رسیدن یک اتوکلاو به دمای مناسب برای مدت زمان مناسب استفاده شود. اگر یک مورد درمان نشده یا بد درمان شده را بتوان با یک مورد درمان شده اشتباه گرفت، خطر مخلوط شدن آنها وجود دارد که در برخی از مناطق، مانند جراحی، بسیار مهم است.برخی از شاخص‌های فیزیکی شامل آلیاژی هستند که فقط پس از قرار گرفتن در دمای معین برای زمان ماند مربوطه، ذوب می‌شوند. اگر آلیاژ ذوب شود، تغییر قابل مشاهده خواهد بود.نشانگرهای شیمیایی روی بسته‌بندی‌های پزشکی و نوار اتوکلاو یافت می‌شوند، زیرا پس از برآورده شدن شرایط صحیح، تغییر رنگ می‌دهند که نشان می‌دهد کالای داخل بسته یا زیر نوار به درستی پردازش شده است.شاخص های بیولوژیکی حاوی هاگ های یک باکتری مقاوم در برابر حرارت، Geobacillus stearothermophilus است. اگر اتوکلاو به دمای مناسب نرسد، هاگ ها هنگام انکوبه شدن جوانه می زنند و متابولیسم آنها رنگ یک ماده شیمیایی حساس به pH را تغییر می دهد.ملاحظاتاتوکلاوها از بخار با فشار بالا و دمای بالا برای استریل کردن استفاده می کنند. خطرات بالقوه هستند و بنابراین باید ملاحظات خاصی را دنبال کرد.خطرات احتمالی:سوختگی پوست می تواند در اثر دست زدن به دیوارها و درب محفظه اتوکلاو ایجاد شود.بخار باقی مانده از اتوکلاو و مواد در پایان چرخه استفاده.صدمات دست و بازو هنگام بستن در.آسیب بدنی در صورت وقوع انفجار.برای اطمینان از سلامت و ایمنی پرسنل با استفاده از اتوکلاو، مهم است:کارکنان را در مورد استفاده صحیح از اتوکلاو آموزش دهید.نام شخص مسئول اتوکلاو باید در نزدیکی اتوکلاو درج شود.این مسئولیت سرپرست است که اطمینان حاصل کند که کارکنان قبل از راه اندازی هر واحد اتوکلاو آموزش دیده اند.رویه و مدارک دستورالعمل ارائه شده توسط سازنده باید رعایت شود.هنگام بارگیری و تخلیه اتوکلاو باید از لباس ها و تجهیزات محافظ شخصی استفاده شود.اتوکلاوها باید حداقل سالی یکبار بازرسی شوند.از نوارهای اسپور می توان برای تایید اثربخشی عملیات اتوکلاو استفاده کرد.تجهیزات محافظتی در برابر سوختگی عبارتند از:دستکش های عایق حرارتی که پوشش کامل دست و ساعد را فراهم می کندروپوش آزمایشگاهیمحافظت از چشمکفش های بستهبرای استریلیزاسیون بسیار مهم است که بخار:پاک: یعنی بخاری که از آب تمیز، یعنی آب صاف شده و عاری از مواد آلوده کننده مانند کادمیوم، منیزیم، سرب یا کلر و غیره تشکیل می شود.خالص: به این معنی که وجود آب به صورت مایع بسیار کم است، زمانی که کمتر از 3 درصد باشد در نظر گرفته می شود.برای اینکه عقیم سازی موثر باشد:بخار باید در تماس مستقیم با مواد استریل شود (بنابراین بار عناصر بسیار مهم است).برای جابجایی تمام هوای اولیه موجود در اتوکلاو و جایگزینی آن با بخار، خلاء مؤثر ایجاد کنید.​