تفاوت بین هود شیمی، هود میکروبی و میز جریان هوا چیست؟

تفاوت بین هود شیمی، هود میکروبی و میز جریان هوا چیست؟کنترل‌های مهندسی اولیه مانند هود شیمی، هود میکروبی و میزهای جریان هوا به‌عنوان «هود»، «فوم هود»، «هودهای کشت سلولی» یا «هودهای جریان آرام» شناخته می‌شوند، اما هرکدام دسته‌های کاملاً متفاوتی از تجهیزات آزمایشگاهی و محفظه‌های متعدد هستند. انواع اغلب می توانند تحت این اصطلاحات کلی قرار گیرند. دانستن نوع محفظه مورد نیاز و دانستن اصطلاحات به اطمینان از ایمن بودن پرسنل و روش ها کمک می کند. هر نوع هود آزمایشگاهی برای مقابله ایمن با خطرات آزمایشگاهی طراحی شده ساخته شده است، اما از نظر نوع(های) حفاظت ارائه شده، الگوهای جریان هوا و کاربردهای مناسب متفاوت است.به طور خلاصه، هود شیمی، محفظه های تهویه شده ای هستند که با خارج کردن دودهای شیمیایی خطرناک و بخارات فرار از محل کار با تخلیه هوای بیرون، از پرسنل محافظت می کنند. هودهای بیولوژیکی (یا هودهای میکروبی) از فیلترهای HEPA برای محافظت از محیط، پرسنل و محصول در برابر ذرات خطرناک مانند باکتری‌ها و ویروس‌ها استفاده می‌کنند و معمولاً هوای فیلتر شده را به آزمایشگاه بازگردانند. میزهای جریان هوا نیز از فیلترهای HEPA استفاده می کنند، اما فقط از برنامه یا محصول محافظت می کنند، نه از پرسنل.اگر وظیفه انتخاب " هود آزمایشگاهی " برای آزمایشگاه را دارید، در زیر برخی از نکات رایج برای بررسی وجود دارد. از آنجایی که انتخاب یا استفاده نادرست از تجهیزات می تواند عواقب قابل توجهی برای سلامت و ایمنی داشته باشد، همیشه با افسر ایمنی یا بهداشت صنعتی خود برای توصیه های بر اساس کاربردهای خاص خود مشورت کنید. محفظه ای که برای کاربردهای مختلف آزمایشگاهی انتخاب می کنید باید در طرح بهداشت شیمیایی و/یا در ارزیابی خطر بیولوژیکی مشخص شود.حفاظتاولین سؤالی که هنگام انتخاب بین هود‌های مختلف پرسیده می‌شود این است که از چه کسی/چه چیزی می‌خواهید محافظت کنید و از چه چیزی به محافظت نیاز دارید (دود در مقابل ذرات). هودهای شیمی از پرسنل در برابر بخارات و بخارات شیمیایی محافظت می کنند. هودهای میکروبی محافظت از محیط زیست، پرسنل و محصول را در برابر ذرات خطرناک و خطرات زیستی فراهم می‌کنند، اما در برابر مواد شیمیایی دود محافظت نمی‌کنند.جریان هواجریان هوای هود شیمیاز آنجایی که دود هودها مواد شیمیایی خطرناک را کنترل می کنند، هوا از سمت کارگر آزمایشگاه از روبروی تجهیزات، در سراسر سطح کار و از طریق مجاری که در آن آزاد شده و در جو رقیق می شود، خارج می شود.جریان هوای مناسب و بدون اختلال در هود شیمی بسیار مهم است. تجهیزات بزرگ را در داخل هود ذخیره نکنید یا کاری که در غیر این صورت می تواند حرکت هوا را در داخل دستگاه مختل کند انجام ندهید. برای حفظ محیط کار ایمن و کارآمد، هرگز سر خود را داخل کاپوت قرار ندهید و تا حد امکان ارسی را بسته نگه دارید.جریان هوای هود میکروبیسه دسته اصلی هود میکروبی همگی یک ویژگی مشترک دارند: فیلتراسیون HEPA.در کابینت ایمنی زیستی کلاس I، هوا از کارگر آزمایشگاه دور می‌شود و از سطح کار خارج می‌شود. این امر برای اپراتور محافظت می کند، اما از محصول محافظت نمی کند زیرا هوای اتاق بدون فیلتر وارد کابینت می شود.در هود میکروبی کلاس II، هوای ورودی به طور ایمن به اطراف اپراتور کشیده می‌شود و در زیر سطح کار جریان می‌یابد (تأمین حفاظت از پرسنل) و هوای فیلتر شده HEPA به سمت پایین روی سطح کار جریان می‌یابد (برای محافظت از محصول). هوای خروجی قبل از اینکه به آزمایشگاه بازگردانده شود یا از طریق کانال کشی یا اتصال سایبان به اتمسفر رها شود (که حفاظت از محیط زیست را فراهم می کند) HEPA فیلتر می شود.هود میکروبی کلاس III محفظه های ضد گاز هستند که هم هوای ورودی و هم هوای خروجی از فیلتر HEPA عبور می کنند. این هود ها همچنین یک مانع فیزیکی بین اپراتور و نمونه ایجاد می کنند.هود جریان هوای آرامنیمکت‌ها و ایستگاه‌های کاری تمیز با جریان آرام (معروف به نیمکت‌های تمیز و هودهای جریان آرام) با هدایت هوای تمیز و فیلتر شده HEPA در سراسر سطح کار و به سمت کارگر آزمایشگاه، از محصول محافظت می‌کنند. از آنجایی که هیچ حفاظتی از پرسنل توسط این نوع محفظه ارائه نمی شود، کاربردها و استفاده فقط برای فرآیندهای غیر خطرناکی است که به محیطی تمیز نیاز دارند. دو تنوع رایج وجود دارد.افقی: هوا از طریق یک فیلتر HEPA رانده می شود و به صورت افقی در سراسر سطح کار، از عقب به جلو، به سمت اپراتور هدایت می شود.عمودی: هوا از طریق یک فیلتر HEPA رانده می شود و به صورت عمودی از بالای محفظه، از بالا به پایین، به سمت اپراتور هدایت می شود.برنامه های کاربردیهود شیمی: از هودهای شیمیایی می توان برای رسیدگی به موارد زیر استفاده کرد: مواد بد بو، گازهای سمی، مواد واکنش پذیر، مواد شیمیایی خورنده، مواد قابل اشتعال یا سایر مواد سمی و فرار.هود میکروبی: هودهای میکروبی محیطی امن برای تحقیقات مربوط به میکرو ارگانیسم‌های عفونی یا سایر ذرات خطرناک فراهم می‌کنند. بسته به نوع هود این محفظه ها برای استفاده با عواملی که نیاز به مهار دارند در ارتباط با سطح ایمنی زیستی 1، 2 یا 3 مناسب هستند.میز جریان هوا: نیمکت های تمیز محیط کاری تمیزی را برای فرآیندهای غیرخطرناک مانند آماده سازی محیط، کشت بافت گیاهی، کارهای غیرخطرناک استریل، الکترونیک و سایر تجهیزات حساس فراهم می کنند.تغییراتهود شیمی: هودهای شیمیایی پس رایج ترین نوع هستند که با حجم هوای ثابت کار می کنند. حجم هوای کاهش یافته و بخاردهی های با کارایی بالا همگی در زیر چتر بخار هود شیمیایی پس قرار می گیرند. هودهای شیمی با عملکرد بالا که بر روی سیستم حجم هوای متغیر کار می کنند، کارآمدترین هستند. هودهای شیمی برای شرایط خاص نیز وجود دارند، مانند آنهایی که مخصوصاً برای رسیدگی به اسید پرکلریک (ساخته شده از مواد مقاوم در برابر اسید)، هضم اسید و کاربردهای رادیواکتیو (ساخته شده با ویژگی های ضد آلودگی اضافی و اغلب به فیلتر در کانال کشی نیاز دارند) مناسب هستند. هودهای شیمی بدون مجرا که از فیلتر کربن استفاده می کنند نیز موجود هستند.هود میکروبی: هودهای میکروبی کلاس I دارای ارسی و دهانه کاری هستند، تحت فشار منفی کار می کنند و از محصول محافظت نمی کنند. هودهای میکروبی کلاس II در سه دسته اصلی قرار می گیرند – نوع A، نوع B، و نوع C. هودهای کلاس II، نوع A هوا را به آزمایشگاه بازگردانده می کنند، مگر اینکه طبق نیاز به بیرون به بیرون متصل شوند. هود‌های کلاس II، نوع A1 و A2 مشابه هستند اما با حداقل سرعت متوسط جریان ورودی مورد نیاز از هم جدا شده‌اند، و هیچ یک از این دو نوع نمی‌توانند کارهای مربوط به پرتوزا یا مواد شیمیایی فرار را انجام دهند.از طرف دیگر، هود‌های کلاس II، نوع B، به سختی به بیرون از آزمایشگاه متصل می‌شوند و در صورت نیاز به مطالعات میکروبیولوژیکی که در داخل تجهیزات انجام می‌شود، برای کار با برخی مواد شیمیایی خطرناک مناسب هستند. هودهای میکروبی کلاس II، نوع B1 درصدی از هوا را به آزمایشگاه بازگردانند در حالی که هود‌های کلاس II، نوع B2 کاملاً مجرای سختی دارند. هود های کلاس II، نوع B به یک مجرای اگزوز اختصاصی برای هر کابینت نیاز دارند. هود های کلاس II نوع C1 ترکیبی از نوع A و نوع B هستند. هود های نوع C1 انعطاف پذیر هستند. آنها می توانند هنگام کار در حالت نوع B به کانال متصل شوند یا در حالت تنظیم در حالت نوع A می توانند دوباره به آزمایشگاه بازگردند. کابینت های نوع C1 نیازی به اگزوز اختصاصی برای هر کابینت ندارند.هود های جریان آرام: برخی از تغییرات شامل نور UV است. این برای کاربردهای مولکولی (کار DNA/RNA) که در آن UV به عنوان یک مرحله ضدعفونی ثانویه برای جلوگیری از آلودگی DNA ثانویه در واکنش‌ها استفاده می‌شود، بسیار مفید است.انواع دیگر هود ها: سایر تجهیزات آزمایشگاهی مربوطه می تواند شامل جعبه های دستکش و محفظه های تعادل باشد. اگر برنامه شما شامل نانوذرات است، گزینه های محفظه ای نیز برای پاسخگویی به این نیازها طراحی شده است.انتخاب دقیق هود مناسب برای عملیات مورد نظر شما برای ایمنی بسیار مهم است. استفاده از تجهیزات مناسب به اطمینان از حفاظت بهینه از پرسنل داخل آزمایشگاه و همچنین خود فضا کمک می کند و همچنین می تواند یکپارچگی کار شما را حفظ کند.جهت ارتباط با واحد فروش با شماره 09924040145 تماس بگیرید.