هود جریان آرام چیست؟

هود جریان آرامجریان آرام به عنوان جریان هوایی تعریف می شود که هوا در کل بدنه در یک فضای تعیین شده از نظر سرعت و جهت یکنواخت است.نیمکت‌های تمیز و کابینت‌های ایمنی بیولوژیکی نمونه‌های رایج هودهای جریان آرام (معروف به هود کشت سلولی یا هود کشت بافت) هستند. آنها محفظه های آزمایشگاهی هستند که برای هدایت دقیق هوای فیلتر شده HEPA طراحی شده اند. برخی از این هودها از اقلامی که روی سطح کار قرار می گیرند از آلودگی محافظت می کنند. برخی دیگر از قرار گرفتن کاربر در معرض آلاینده ها در محل کار جلوگیری می کنند. هودهای جریان آرام اغلب برای کار با نمونه های بیولوژیکی، نیمه هادی ها یا سایر مواد حساس استفاده می شوند و معمولاً در آزمایشگاه ها به عنوان هودهای کشت سلولی یا هودهای کشت بافت شناخته می شوند.بر اساس CDC ، اصل جریان هوای آرام برای اولین بار در اوایل دهه 1960 توسعه یافت. این هنوز هم برای آزمایشگاه‌های مدرن بسیار مرتبط است، زیرا به معنای واقعی کلمه نحوه حرکت ایمن هوا را در بسیاری از نسل‌های محفظه‌های آزمایشگاهی شکل داده است. امروزه انواع زیادی از هودهای جریان آرام وجود دارند. اگرچه آنها بسته به علم به کار برده شده در داخل محفظه متفاوت هستند، اما یک مخرج مشترک وجود دارد: همه از این نوع جریان هوای یک طرفه برای کمک به حفظ استریل بودن، جلوگیری از آلودگی متقابل و کاهش تلاطم استفاده می کنند.جریان هوای آرام دقیقاً چیست، چرا موثر است و امروزه در آزمایشگاه ها چه کاربردی دارد؟ بیایید کاوش کنیم.چگونه از جریان هوای آرام در انواع مختلف تجهیزات استفاده می شود؟کابینت‌های ایمنی زیستی کلاس II ، که گاهی به عنوان هودهای کشت سلولی یا بافتی نامیده می‌شوند، محافظت از محصول را از طریق جریان پایین لایه لایه فیلتر شده با HEPA در محفظه کار حفظ می‌کنند. طبق تعریف NSF ، این کابینت های تهویه شده همچنین دارای جریان هوای داخل در جلو باز برای محافظت از اپراتورها و هوای خروجی فیلتر شده HEPA برای حفاظت از محیط زیست هستند.کابینت های کلاس II، نوع A، هوا را به آزمایشگاه بازمیگردانند مگر اینکه اتصال کانوپی تضمین شده باشد. کابینت های کلاس II، نوع A2 نوع رایج هود کشت بافت هستند.کابینت‌های کلاس II، نوع B برای استفاده با مواد شیمیایی که بخارات خطرناکی تولید می‌کنند، به بیرون مجرای سختی دارند.کابینت های کلاس II، نوع C1 می توانند در حالت نوع A یا نوع B کار کنند. هر مدلی که برای برنامه شما مناسب باشد، عملکرد ایمن در کابینت های ایمنی بیولوژیکی برای محافظت از یکپارچگی کار و ایمنی شخصی شما ضروری است.نیمکت های تمیز جریان آرام برای کاربردهایی که نیاز به محافظت از محصول دارند، مانند آماده سازی پلیت محیط یا نگهداری کشت بافت مناسب هستند. نیمکت های تمیز گاهی به عنوان هودهای جریان آرام یا ایستگاه های کاری جریان هوای آرام نیز شناخته می شوند. هوا قبل از اینکه از فیلتر HEPA کشیده شود، از طریق یک پیش فیلتر واقع در بالای نیمکت تمیز به داخل کشیده می شود. این یک نوع هود کشت بافت است که می تواند با نمونه های بیولوژیکی غیر خطرناک استفاده شود.در یک نیمکت تمیز افقی ، هوای آرام به صورت افقی به سمت اپراتور پخش می شود. در یک نیمکت تمیز عمودی ، هوای آرام به صورت عمودی بر روی منطقه کار پخش می شود. در هر دو مورد، جریان آرام یک منطقه کاری بدون ذرات را فراهم می کند.هودهای PCR ، محفظه‌هایی که به طور خاص برای قرار دادن آزمایش واکنش زنجیره‌ای پلیمر طراحی شده‌اند، از جریان عمودی هوای فیلتر شده با HEPA برای حفظ محیط کاری بدون ذرات استفاده می‌کنند. یک نور UV گنجانده شده است که می تواند به دناتوره کردن مواد ژنتیکی DNA)، RNA، و…)کمک کند و ضدعفونی ثانویه را فراهم کند.توجه داشته باشید که برخی از دسته‌بندی‌های تجهیزات آزمایشگاهی، مانند محفظه‌های کلاس I با بافل‌های سوراخ‌دار یا برخی از هودهای بخار با کارایی بالا، از جریان آرام‌ استفاده می‌کنند.جریان هوای منطقه ای چیست؟جریان هوای منطقه ای طبقه بندی است که برای توصیف جریان های هوا در BSC های کلاس II استفاده می شود که واقعاً آرام یا یکنواخت نیستند. جریان هوای منطقه‌ای زمانی استفاده می‌شود که تجهیزات نتوانند به تمام حفاظت مورد نیاز کابینت ایمنی زیستی کلاس II با جریان هوای آرام استاندارد دست یابند. هر منطقه یا ستون جریان هوا تعریف شده است و محدوده خاص خود را در سرعت هوا دارد. مرزهای بین هر منطقه به دلیل جریان هوا با سرعت های مختلف، آشفتگی نشان می دهند. این دستکاری ستون های هوای مانع با سرعت بالاتر به عنوان یک راه حل مهندسی برای تجهیزاتی استفاده می شود که در غیر این صورت دارای رتبه بندی ضعیفی برای مهار یا حفاظت محصول هستند.جریان هوای آرام با جریان رقیق سازی چه تفاوتی دارد؟جریان رقیق سازی با جریان هوای آرام یکسان نیست. اصل جریان رقیق سازی در تجهیزاتی مانند جعبه های دستکش غیر لامینار فیلتر شده استفاده می شود. در این موارد، هوای فیلتر شده با HEPA از فیلتری ایجاد می‌شود که ناحیه کار محفظه یا جعبه دستکش را نمی‌پوشاند. این هوا با آلاینده های داخل جعبه دستکش مخلوط شده و رقیق می شود و آن آلاینده ها از طریق یک سیستم اگزوز فیلتر شده حذف می شوند. جریان هوا با الگوی رقیق‌سازی معمولاً ماهیت آشفته دارد. پس از مهر و موم شدن منبع آلودگی، نرخ رقیق سازی - یا تغییرات هوا در دقیقه - تعیین می‌کند که چقدر باید قبل از اینکه مواد از محفظه اصلی خارج شوند، سپری شود.جریان آشفته چیست؟در حالی که جریان آرام هوا به کاهش تلاطم کمک می کند، جریان متلاطم با ایجاد چرخش های ناخواسته هوا که ذرات را به طور تصادفی روی سطوح داخل یک محفظه قرار می دهد، آن را تشویق می کند. جریان آشفته می تواند برای کارهایی که به محیطی عاری از گرد و غبار نیاز دارد مختل شود و می تواند منجر به آلودگی شود. انسدادها، مانند اقلامی که در داخل محفظه باقی مانده اند، می توانند این آشفتگی ناخواسته را ایجاد کنند.جهت ارتباط با واحد فروش با شماره 09924040145 تماس بگیرید.