Direktiva Komisije

z dne 1. julija 1982

o prilagoditvi Direktive Sveta 76/765/EGS o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanašajo na alkoholometre in alkoholne hidrometre, tehničnemu napredku

(82/624/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 71/316/EGS z dne 26. julija 1971 o približevanju zakonodaj držav članic, ki se nanašajo na skupne določbe za merilne instrumente in metode meroslovne kontrole [1], nazadnje spremenjene z Aktom o pristopu Grčije in zlasti člena 17 Direktive,

ker so bile od sprejetja Direktive 76/765/EGS [2] na področju termometrov, ki se uporabljajo pri določanju koncentracije alkohola, razvite nove tehnike; ker mora biti zato ta direktiva ustrezno spremenjena;

ker so ukrepi, ki jih predvideva ta direktiva, v skladu z Odborom o prilagajanju direktiv za odpravo tehničnih ovir pri trgovanju z merilnimi instrumenti, tehničnemu napredku,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Besedilo oddelka 9 Priloge Direktive 76/765/EGS se spremeni v skladu s Prilogo te direktive.

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, 1. maja 1983. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 1. julija 1982

Za Komisijo

Karl-Heinz Narjes

Član Komisije

[1] UL L 202, 6.9.1971, str. 1.

[2] UL L 262, 27.9.1976, str. 143.

--------------------------------------------------

PRILOGA

9. TERMOMETRI, KI SE UPORABLJAJO PRI DOLOČANJU KONCENTRACIJE ALKOHOLA

9.1 Termometri, vgrajeni v instrument, ki se uporablja za določanje koncentracije alkohola

Če spada instrument, ki se uporablja za določanje koncentracije alkohola, v II. ali III. razred, je lahko vanj vgrajen živosrebrov razteznostni termometer s steklenim okrovom.

9.1.1 Termometer je graduiran do 0,1 ali 0,2 ali 0,5 °C in ne potrebuje oznake skale pri 0 °C.

9.1.2 Najmanjša dolžina razdelka je:

0,8 mm v primeru termometrov, graduiranih do 0,1 in 0,2 °C;

1,0 mm v primeru termometrov, graduiranih do 0,5 °C.

9.1.3 Debelina črt ne sme biti večja od ene petine dolžine razdelka.

9.1.4 Največji dopustni, pozitivni ali negativni pogrešek je:

0,10 °C, če je termometer graduiran do 0,1 °C;

0,20 °C, če je termometer graduiran do 0,2 oziroma 0,5 °C.

9.1.5 Med prvo overitvijo EGS se pogrešek vgrajenega termometra določi na najmanj treh točkah v območju skale.

9.2 Termometri, ki niso vgrajeni v instrument, ki se uporablja za določanje koncentracije alkohola

9.2.1 Če spada instrument, ki se uporablja za določanje koncentracije alkohola, v I. razred, je termometer, ki se z njim uporablja:

- ali kovinski uporovni termometer, ki omogoča določanje temperature mešanice vode in alkohola z največjim dopustnim pogreškom ± 0,10 °C,

- ali živosrebrov razteznostni termometer s steklenim okrovom, graduiran do 0,1 oziroma 0,5 °C.

Živosrebrovi termometri imajo oznako skale pri 0 °C, najmanjša dolžina razdelka je 0,8 mm in debelina črt ne sme presegati ene petine dolžine razdelka.

Največji dopustni, pozitivni ali negativni pogrešek znaša eno vrednost razdelka.

9.2.2 Če spada instrument, ki se uporablja za določanje koncentracije alkohola, v II. ali III. razred, je termometer, ki se z njim uporablja, živosrebrov razteznostni termometer s steklenim okrovom.

9.2.2.1 Termometer je graduiran do 0,1 ali 0,2 ali 0,5 °C. Pri 0 °C ima oznako skale.

9.2.2.2 Najmanjša dolžina razdelka je:

0,8 mm v primeru termometrov, graduiranih do 0,1 oziroma 0,2 °C;

1,0 mm v primeru termometrov, graduiranih do 0,5 °C.

9.2.2.3 Debelina črt ne sme presegati ene petine dolžine razdelka.

9.2.2.4 Največji dopustni pogrešek je:

± 0,10 °C, če je termometer graduiran do 0,1 °C;

± 0,20 °C, če je termometer graduiran do 0,2 oziroma 0,5 °C.

--------------------------------------------------