22. PIELIKUMS

Krāsas noturība mākslīgā gaismā – brīdinājuma trijstūra tests ar ksenona loka lukturi

1. DARBĪBAS JOMA

Šajā pielikumā norādīta metode, kas paredzēta, lai noteiktu visu veidu un formu testa paraugu krāsas pretestību mākslīgas gaismas avota, kas reprezentē dienas gaismu (D65), iedarbībai.

2. PRINCIPS

Testa paraugu testējamo eksemplāru pakļauj mākslīgas gaismas iedarbībai noteiktos apstākļos, tostarp norādītajai atsaucei uz “blue wool”.

3. ATSAUCES MATERIĀLI

Šajā pielikumā minētos krāsas noturības rādītājus iegūst, salīdzinot ar “blue wool” atsauci, pakļaujot iedarbībai nolūkā verificēt maksimālā starojuma devu, kas pieļauta kā maksimālais šajos ANO noteikumos noteiktais kontrasts.

3.1. “ Blue wool ” atsauces, kas izstrādātas un ieviestas Eiropā, identificē ciparu apzīmējumi no 1 līdz 8. Šīs atsauces ir zils kokvilnas audums, kas krāsots ar A22-1. tabulā uzskaitītajām krāsvielām. Šajos noteikumos noteiktajās testa procedūrās, kas aprakstītas šajā pielikumā, izmanto tikai “ blue wool ” atsauces 5 un 7, kā aprakstīts A22-1. tabulā. A22-1. tabula Krāsvielas “blue wool” atsaucēm 5 un 7 Atsauce Balinātājs (krāsas indeksa apzīmējums) (1) 5 Cl Acid Blue 47 7 Cl Solubilised Vat Blue 5

4. PELĒKĀ SKALA

Pelēkā skala testa paraugu krāsas izmaiņas noteikšanai krāsas noturības testos. Krāsas precīza kolorimetriskā specifikācija ir dota šī pielikuma 1. papildinājumā.

4.1. Skalas izmantošana ir aprakstīta šī pielikuma 1. papildinājuma 2. punktā.

5. KSENONA LOKA LUKTURA APARĀTS

Aparātam ir jābūt vai nu ar gaisu, vai ūdeni dzesētam ksenona loka lukturim, kas spēj apstarot paraugus saskaņā ar EN ISO 4892-2.

5.1. Apstarošanas apstākļiem jāatbilst A22-2. tabulas prasībām. A22-2. tabula Mākslīgu laikapstākļu iedarbības testa parametri Iedarbības parametri Ar gaisu dzesēts lukturis Ar ūdeni dzesēts lukturis Gaismas/tumsas/ūdens smidzināšanas cikls Nepārtraukta gaismošana bez ūdens smidzināšanas Nepārtraukta gaismošana bez ūdens smidzināšanas Melnā standarta temperatūra tikai gaismošanas laikposmos (47 ± 3) °C, izmantojot melnā standarta termometru (47 ± 3) °C, izmantojot melnā standarta termometru Relatīvais mitrums Aptuveni 40 % Aptuveni 40 % Filtri Loga stikla filtri prasības skatīt 5.2. punktā Loga stikla filtri prasības skatīt 5.2. punktā Starojuma plūsmas blīvums (W/m2) vadīts pie: 300–400 nm diapazonā 42±2 42±2 300–800 nm diapazonā 550 630 1. piezīme. Eksemplāra apsmidzināšanai izmantotajam ūdenim vajadzētu saturēt ne vairāk kā 1 ppm kvarca. Augstāki kvarca līmeņi var radīt plankumus uz paraugiem un rezultātu mainīgumu. Prasītās tīrības ūdeni var iegūt, destilējot vai kombinējot dejonizāciju un reverso osmozi. 2. piezīme. Lai gan starojuma plūsmas blīvuma līmeņus vajadzētu iestatīt iepriekš norādītajos līmeņos, filtru vecuma un caurlaidības, un kalibrācijas variācijas parasti nozīmē to, ka starojuma plūsmas blīvuma kļūda būs ± 10 procenti.

5.2. Gaismas avots Gaismas avotam jāsastāv no ksenona loka luktura ar korelēto krāsas temperatūru 5 500–6 500 K, un tā izmērs atkarīgs no izmantotā aparāta tipa. Ksenona loka lukturī jāizmanto filtri, kas nodrošina ar tipisku loga stiklu filtrēta saules starojuma pieņemamu atveidi. Prasības ksenona loka filtrētā spektrālā starojuma relatīvajam plūsmas blīvumam dotas 3. tabulā. Apstarošanas ierīces piegādātāja pienākums ir nodrošināt nepieciešamo apliecinājumu, ka tā piegādātie filtri izmantošanai apstarošanas testos, kas aprakstīti šajā standartā, atbilst A22-3. tabulas prasībām. A22-3. tabula Prasības šajā standartā minētajās ksenona loka ierīcēs izmantojamo loga stikla filtru a, b, c, d, e spektrālā starojuma relatīvajam plūsmas blīvumam Caurlaidības spektrālās joslas viļņu garums λ, nm % minimums (c) CIE Nr.85, 4. tabula plus loga stikla % (d) , (e) % maksimums (c) l < 300 0,29 300 ≤ λ ≤ 320 0,1 ≤1 2,8 320 < λ ≤ 360 23,8 33,1 35,5 360 < λ ≤400 62,4 66,0 76,2 a Dati, kas doti A22-3. tabulā, ir starojuma plūsmas blīvums dotajā caurlaidības joslā, izteikts procentos no kopējā starojuma plūsmas blīvuma 290–400 nm viļņos. Lai noteiktu, vai ksenona loka konkrētais filtrs vai filtru komplekts atbilst A22-3. tabulas prasībām, jāizmēra spektrālais starojuma plūsmas blīvums 250–400 nm viļņos. Tad summē kopējo starojuma plūsmas blīvumu katrā viļņu garuma caurlaidības joslā un izdala ar kopējo starojuma plūsmas blīvumu 290–400 nm viļņos. b Minimuma un maksimuma datu, kas doti A22-3. tabulā, pamatā ir vairāk nekā 30 spektrālā starojuma plūsmas blīvuma mērījumi, kas veikti ar ūdeni un ar gaisu dzesētiem ksenona lokiem ar dažādu partiju un vecuma logu stikla filtriem. Spektrālā starojuma plūsmas blīvuma dati doti filtriem un ksenona degļiem, ievērojot ierīces ražotāja ieteikumus vecināšanai. Kad būs pieejams vairāk spektrālā starojuma plūsmas blīvuma datu, iespējamas nelielas robežu izmaiņas. Minimuma un maksimuma dati ir vismaz trīs sigma robežas ap visu mērījumu vidējo.

5.3. “ Blue wool ” krāsas noturības atsauču gaismas ekspozīcijas ekvivalenti iedarbībai ar ksenona loka lukturi A22-4. tabula “Blue wool” atsauce “Blue wool” atsauce 420 nm 300–400 nm Nr. kj/m2 kj/m2 5 L6 340 13 824 7 L8 1 360 55 296

Attiecībā uz krāsas maiņu pelēkās skalas 4. iedaļā

6. Procedūra (“blue wool” atsauces)

6.1. Turētājos nostiprinātus testa paraugus ievieto aparātā un pakļauj nepārtrauktai laikapstākļu iedarbībai ar turpmāk aprakstīto metodi.

6.2. Tajā pašā laikā iedarboties uz “ blue wool ” atsaucēm, kas stiprinātas pie kartona pamatnes un par trešdaļu nosegtas.

6.3. Laikapstākļu un gaismas iedarbībai pakļauj tikai vienu testa paraugu pusi.

6.4. Kamēr eksemplāri žūst, gaisu testa kamerā mitrināt nedrīkst. Piezīme. Laikapstākļu iedarbības testa faktiskie apstākļi ir atkarīgi no izmantotā testa aparāta.

6.5. Pirms testa eksemplāru uzstādīšanas novērtēšanai tos žāvē gaisā, temperatūrā, kas nepārsniedz 60°C.

6.6. Iedarbībai pakļauto “ blue wool ” atsauci apgriež tā, ka tās izmēri ir vismaz 15 mm x 30 mm, un nostiprina pa vienai katrā sākotnējā materiāla pusē, kas apgriezts tā, ka pēc izmēriem un formas ir tāds pats kā eksemplāri.

6.7. Neapstarotie sākotnējā materiāla paraugi, kas identiski testētajiem, ir vajadzīgi kā atsauce salīdzināšanai ar eksemplāriem laikapstākļu iedarbības laikā.

(1) Krāsas indeksu (trešo izdevumu) publicējusi The Society of Dyers and Colourists, P.O. Box 244, Perkin House, 82 Grattan Road, Bradford BD1 2JB, UK, un The American Association of Textile Chemists and Colorists, P.O. Box 12215, Research Triangle Park, NC 27709-2215, USA.

(c) Minimuma un maksimuma slejas obligāti nesummēsies līdz 100 procentiem, jo tās reprezentē izmantoto datu minimumu un maksimumu. Attiecībā uz katru individuālo spektrālo starojuma plūsmas blīvumu A22-3. tabulā norādītajās caurlaidības joslās aprēķinātajiem procentiem summāri jābūt 100 procentiem. Katram individuālajam ksenona loka lukturim ar loga stikla filtriem aprēķinātajiem procentiem katrā caurlaidības joslā jāiekļaujas A22-2. tabulā dotajās minimuma un maksimuma robežās. Var būt sagaidāms, ka atšķirsies testu rezultāti iedarbībai ar ksenona loka ierīcēm, kuru spektrālais starojuma plūsmas blīvums ir tik dažāds, cik to pieļauj pielaides. Sazinieties ar ksenona loka ierīču ražotāju, lai iegūtu specifiskus spektrālā starojuma plūsmas blīvuma datus par izmantoto ksenona loku un filtriem.

(d) CIE Nr. 85 plus loga stikls 4. tabulas dati iegūti, reizinot CIE Nr. 85 4. tabulas datus ar 3 mm bieza loga stikla spektrālās caurlaidības koeficientu (sk. ISO 11341). Šie dati ir mērķvērtības ksenona lokam ar loga stikla filtriem.

(e) Attiecībā uz CIE 85 4. tabulu plus loga stiklu UV starojuma plūsmas blīvums robežās no 300 nm līdz 400 nm parasti ir ap 9 procentiem, un redzamā starojuma (400–800 nm) plūsmas blīvums parasti ir ap 91 procentu, izteikts procentos no kopējā starojuma plūsmas blīvuma 300–800 nm viļņos. UV un redzamā starojuma plūsmas blīvumi uz paraugiem, kas apstaroti ar ksenona loka ierīcēm, var atšķirties iedarbībai pakļauto eksemplāru skaita un atstarojuma īpašību dēļ.