Komisijas Regula (EK) Nr. 128/2004 (2004. gada 23. janvāris), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2676/90, ar ko nosaka Kopienas metodes vīna analīzei



Oficiālais Vēstnesis L 019 , 27/01/2004 Lpp. 0003 - 0011

CS.ES Nodaļa 3 Sējums 43 Lpp. 7 - 15

ET.ES Nodaļa 3 Sējums 43 Lpp. 7 - 15

HU.ES Nodaļa 3 Sējums 43 Lpp. 7 - 15

LT.ES Nodaļa 3 Sējums 43 Lpp. 7 - 15

LV.ES Nodaļa 3 Sējums 43 Lpp. 7 - 15

MT.ES Nodaļa 3 Sējums 43 Lpp. 7 - 15

PL.ES Nodaļa 3 Sējums 43 Lpp. 7 - 15

SK.ES Nodaļa 3 Sējums 43 Lpp. 7 - 15

SL.ES Nodaļa 3 Sējums 43 Lpp. 7 - 15



Komisijas Regula (EK) Nr. 128/2004 (2004. gada 23. janvāris), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2676/90, ar ko nosaka Kopienas metodes vīna analīzei EIROPAS KOPIENU KOMISIJA, ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju [1] un jo īpaši tās 46. panta 3. punktu, tā kā: (1) Saskaņā ar starptautiski atzītiem kritērijiem atjaunināta un apstiprināta vīna spirta koncentrācijas mērīšanas metode, izmantojot hidrostatiskos svarus. Starptautiskais Vīnogulāju un vīnu birojs savā Ģenerālajā asamblejā 2003. gadā pieņēmis šīs metodes jaunāko aprakstu. (2) Pēc šīs mērīšanas metodes vīna spirta tilpumkoncentrācijas noteikšana ir vienkāršāka un precīzāka, un tāpēc tās izmantošana ļauj izvairīties no strīdiem, kuru iemesls ir neprecīzu metožu izmantošana. (3) Šīs metodes atjauninātais apraksts kopā ar tās apstiprināšanā eksperimentāli noteiktajiem parametriem jāiekļauj Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2676/90 [2] pielikuma 3. nodaļā. (4) Tādēļ ir attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 2676/90. (5) Šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Vīna pārvaldības komitejas atzinumu, IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU. 1. pants Ar šo Regulas (EEK) Nr. 2676/90 pielikuma 3. nodaļu "Spirta tilpuma koncentrācija" groza šādi: 1) 2. punktā svītro 2.3.2. apakšpunktu; 2) šīs regulas pielikuma tekstu pēc 4. punkta iestarpina kā 4.a punktu; 3) 5. punktā svītro 5.2. apakšpunktu "Densimetrija, izmantojot hidrostatiskos svarus". 2. pants Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī. Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. Briselē, 2004. gada 23. janvārī Komisijas vārdā – Komisijas loceklis Franz Fischler [1] OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1795/2003 (OV L 262, 14.10.2003., 13. lpp.). [2] OV L 272, 3.10.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 440/2003 (OV L 66, 11.3.2003., 15. lpp.). -------------------------------------------------- PIELIKUMS "4.a. APSTIPRINĀTĀ METODE Spirta koncentrācijas noteikšana vīnos, izmantojot hidrostatiskos svarus 1. MĒRĪŠANAS METODE 1.1. Ievads Spirta tilpumkoncentrācija jāmēra pirms realizācijas, galvenokārt lai ievērotu marķēšanas noteikumus. Spirta tilpumkoncentrācija ir skaitliski vienāda ar etanola daudzumu litros, ko satur 100 l vīna 20o C temperatūrā. To norāda tilp. %. 1.2. Priekšmets un piemērošanas joma Aprakstītā mērīšanas metode ir densimetrija, izmantojot hidrostatiskos svarus. Ņemot vērā spēkā esošos normatīvos noteikumus, mērījumus izdara 20o C temperatūrā. 1.3. Princips un definīcijas Metodes pamatā ir noteikta vīna tilpuma destilācija. Destilācijas metode aprakstīta šajā nodaļā. Negaistošas vielas nepārdestilējas. Spirta koncentrācijā ietilpst arī etanola homologi, etanola un etanola homologu etilesteri, jo pārdestilējas. Tad izmēra iegūtā destilāta blīvumu. Šķidruma blīvums noteiktā temperatūrā ir vienāds ar tā masas un tilpuma attiecību –ρ2 = m/V;vīnam to izsaka g/ml. Spirta koncentrāciju vīnā var izmērīt ar densimetriju, izmantojot hidrostatiskos svarus, kuru darbība pamatojas uz Arhimēda likumu, saskaņā ar ko uz šķidrumā iegremdētu ķermeni iedarbojas vertikāli uz augšu vērsts cēlējspēks, kas vienāds ar izspiestā šķidruma svaru. 1.4. Reaģenti Veicot analīzi, ja vien nav noteikts citādi, pielieto vienīgi atzītas analītiskas kvalitātes reaģentus un ūdeni, kam piemīt vismaz 3. tīrības pakāpe, kā noteikts ISO 3696:1987. 1.4.1. Šķīdums pludiņa tīrīšanai (nātrija hidroksīds, 30 % m/V) Lai pagatavotu 100 ml šķīduma, nosver 30 g nātrija hidroksīda, ko atšķaida līdz uzdotajam tilpumam ar 96 tilp. % etanolu. 1.5. Iekārtas un aprīkojums Parastās laboratorijas iekārtas un jo īpaši šādas: 1.5.1. Vienkausa hidrostatiskie svari ar 1 mg jutību 1.5.2. Pludiņš ar vismaz 20 ml tilpumu, īpaši pielāgots svariem, iekārts pavedienā, kura diametrs nepārsniedz 0,1 mm. 1.5.3. Mērcilindrs ar līmeņa atzīmi. Pludiņam jābūt pilnībā ievietojamam cilindra daļā, kas atrodas zemāk par atzīmi; šķidruma virsmu var šķērsot vienīgi noturošais pavediens. Mērcilindram jābūt ar tādu iekšējo diametru, kas vismaz ir 6 mm lielāks nekā pludiņa diametrs. 1.5.4. Termometrs (vai temperatūras mērīšanas zonde), graduēta grādos un grāda desmitdaļās no 10o C līdz 40o C, kalibrēta 0,05 o C. 1.5.5. Atsvari, ko kalibrējusi atzīta sertificēšanas iestāde. 1.6. Procedūra Pludiņš un mērcilindrs pēc katra mērījuma jāmazgā destilētā ūdenī, jānosusina ar mīkstu laboratorijas papīru, kurš neizdala šķiedras, un jāskalo ar šķīdumu, kuram jānosaka blīvums. Mērījumi jāveic, tiklīdz iekārtas ir nonākušas līdzsvarā, lai nepieļautu spirta zudumus, ko rada iztvaikošana. 1.6.1. Svaru kalibrēšana Lai gan svariem parasti ir iekšējās kalibrēšanas sistēma, hidrostatiskajiem svariem jānodrošina kalibrēšana ar atsvariem, ko pārbaudījusi oficiāla sertificēšanas iestāde. 1.6.2. Pludiņa kalibrēšana 1.6.2.1. Mērcilindru uzpilda līdz atzīmei ar bidestilātu (vai līdzvērtīgas tīrības pakāpes ūdeni, piem., mikrofiltrētu ūdeni, kura elektrovadītspēja ir 18,2 MΩ/cm) temperatūrā no 15o C līdz 25o C, bet vēlams 20o C temperatūrā. 1.6.2.2. Iegremdē pludiņu un termometru, apmaisa, ar aparātu nolasa šķidruma blīvumu un vajadzības gadījumā koriģē nolasījumu tā, lai mērīšanas temperatūrā tas būtu vienāds ar nolasījumu ūdenim. 1.6.3. Kontrole, izmantojot spirta ūdens šķīdumu 1.6.3.1. Mērcilindru uzpilda līdz atzīmei ar ūdens un spirta maisījumu ar zināmu spirta koncentrāciju temperatūrā no 15o C līdz 25o C, bet vēlams 20o C temperatūrā. 1.6.3.2. Iegremdē pludiņu un termometru, apmaisa, aparātā nolasa šķidruma blīvumu (vai spirta koncentrāciju, ja tas iespējams). Šādi noteiktajai spirta koncentrācijai ir jābūt vienādai ar iepriekš noteikto spirta koncentrāciju. Piezīme.: Šo šķīdumu ar zināmu spirta koncentrāciju var izmantot arī bidestilāta vietā pludiņa kalibrēšanai. 1.6.4. Destilāta blīvuma (vai tā spirta koncentrācijas, ja to pieļauj iekārtas) mērīšana. 1.6.4.1. Iepilda analizējamo paraugu mērcilindrā līdz kalibrēšanas atzīmei. 1.6.4.2. Iegremdē pludiņu un termometru, apmaisa, aparātā nolasa šķidruma blīvumu (vai spirta koncentrāciju, ja tas iespējams). Atzīmē temperatūru, ja blīvumu mēra temperatūrā t, °C ρt 1.6.4.3. Koriģē ρt izmantojot blīvuma tabula ρt ūdens-spirta maisījumiem (šīs nodaļas II pielikuma II tabula). 1.6.5. Pludiņa un mērcilindra mazgāšana. 1.6.5.1. Pludiņu iegremdē pludiņa mazgāšanas šķīdumā mērcilindrā. 1.6.5.2. Vienu stundu mērcē, periodiski pagriežot pludiņu. 1.6.5.3. Skalo ar lielu daudzumu ūdensvada ūdens, pēc tam – ar destilētu ūdeni. 1.6.5.4. Nosusina ar mīkstu laboratorijas papīru, kas neizdala šķiedras. Šo procedūru veic, izmantojot pludiņu pirmo reizi, un pēc tam to veic regulāri atbilstoši vajadzībai. 1.6.6. Rezultāts Izmantojot blīvumu ρ20, aprēķina faktisko spirta koncentrāciju, izmantojot tabulu, kurā norādīta spirta tilpumkoncentrācija (tilp. %) 20o C temperatūrā atkarībā no ūdens un spirta maisījumu blīvuma 20o C temperatūrā, t.i., starptautisku tabulu, ko Starptautiskā reglamentētās metroloģijas organizācija ir pieņēmusi savā Ieteikumā Nr. 22. 2. AR HIDROSTATISKAJIEM SVARIEM UN ELEKTRONISKAJIEM DENSIMETRIEM IEGŪTO MĒRĪJUMU REZULTĀTU SALĪDZINĀJUMS Analizējot paraugus ar spirta koncentrāciju no 4 % līdz 18 tilp. %, pēc starplaboratoriju salīdzinošā testa noteikta atkārtojamība un reproducējamība. Jāsalīdzina spirta koncentrācija dažādos paraugos, kas noteikta ar hidrostatiskajiem svariem un elektronisko densimetru, un to atkārtojamība un reproducējamība, kas iegūta, izmantojot plaša apjoma ilggadēju savstarpējo salīdzināšanu. 2.1. Paraugi Laboratorijām analīzēm katru mēnesi piegādāti rūpnieciski ražoti vīni ar dažādu blīvumu un spirta koncentrāciju, kuru paraugi ņemti no pareizi glabātu partiju pudelēm un laboratorijām piegādāti kā anonīmi produkti. 2.2. Laboratorijas Dalīblaboratorijas reizi mēnesī piedalījās salīdzinošajā testā, kuru organizē Unione Italiana Vini (Itālijā Veronā) saskaņā ar ISO 5725 (UNI 9225) un analītiskās ķīmijas laboratoriju Prasmes pārbaužu starptautisko protokolu, kas noteikts AOAC, ISO, IUPAC, ISO 43 un ILAC G13 metodiskajās norādēs. Šai sabiedrībai jānosūta gada pārskats visiem dalībniekiem. 2.3. Iekārta 2.3.1. Elektroniskie hidrostatiskie svari (ar svēršanas precizitāti līdz 5. decimālzīmei), ja iespējams, ar datu apstrādes ierīci. 2.3.2. Elektroniskais densimetrs, ja iespējams, ar paraugu automātisku padevi. 2.4. Analīze Saskaņā ar metožu apstiprināšanas noteikumiem visiem paraugiem spirta koncentrāciju noteica divos atkārtojumos. 2.5. Rezultāti Mērījumu rezultāti, kurus ieguvušas laboratorijas, kas izmanto hidrostatiskos svarus, norādīti 1. tabulā. Mērījumu rezultāti, kurus ieguvušas laboratorijas, kas izmanto elektroniskos densimetrus, norādīti 2. tabulā. 2.6. Rezultātu novērtējums 2.6.1. Pēc procedūrām, kas aprakstītas starptautiski atzītā Protokolā par metožu darbības pētījumu plānu izstrādāšanu, to realizāciju un iegūto rezultātu interpretāciju, secīgi izmantojot Kohrana un Grubes testus, tika pārbaudīts, vai testu rezultātiem nav individuālas sistemātiskas kļūdas (p < 0,025). 2.6.2. Atkārtojamība (r) un reproducējamība (R) Pēc izkritušo rezultātu izbrāķēšanas saskaņā ar minēto protokolu tika aprēķināta atkārtojamība (r) un reproducējamība (R). Novērtējot jaunu metodi, bieži vien nav apstiprinātas standartmetodes vai tiesību aktos noteiktas obligātas metodes, ar kurām salīdzināt precizitātes kritērijus, tāpēc sadarbības izmēģinājumos iegūtos precizitātes datus var salīdzināt ar prognozēto precizitāti. Šo prognozēto precizitāti aprēķina pēc Horvica vienādojuma. Salīdzinot testos iegūtos rezultātus ar prognozētajām precizitātēm, iegūst norādes par to, vai konkrētās metodes precizitāte ir pietiekama, lai noteiktu mērāmā analīta koncentrāciju. Pēc Horvica prognozēto precizitāti aprēķina saskaņā ar Horvica vienādojumu. RSDR = 2 kur C = analīta izmērītā koncentrācija, kas izteikta decimāldaļskaitļa veidā (piemēram, 1 g/100 g = 0,01). Pēc Horrata skaitļa salīdzina pie noteiktas analīta koncentrācijas faktiski noteikto precizitāti ar prognozēto precizitāti, kas aprēķināta saskaņā ar Horvica vienādojumu. To aprēķina šādi: HoR = RSDR (faktiskā)/RSDR (pēc Horvica) 2.6.3. Starplaboratoriju precizitāte Horrata skaitlis 1 parasti liecina par pietiekamu starplaboratoriju precizitāti, bet skaitlis 2 parasti liecina par nepietiekamu precizitāti, t.i., ka analītisko uzdevumu lielākajai daļai tā ir pārlieku mainīga, vai arī tad, ja konstatētā mainība ir lielāka nekā izmantotajai metodei sagaidāmā. Horrata skaitli Hor aprēķina un izmanto arī, lai novērtētu laboratorijas iekšējo precizitāti, ko tuvināti aprēķina šādi: RSDr (pēc Horvica) = 0,66 RSDR (pēc Horvica) (jo tuvināti r = 0,66 R). Ar hidrostatiskajiem svariem un elektroniskajiem densimetriem dažādās laboratorijās iegūto mērījumu rezultātu atšķirības norādītas 3. tabulā. Izņemot 2000/3 paraugu ar ļoti zemu spirta koncentrāciju, kuram pēc abām metodēm bija slikta reproducējamība, visiem pārējiem paraugiem visumā novērojama ļoti laba sakritība. 2.6.4. Precizitātes rādītāji Pēc ikmēneša eksperimentiem, kas veikti laikā no 1999. gada janvāra līdz 2001. gada maijam, aprēķinātie vidējie precizitātes rādītāji norādīti 4. tabulā. Konkrēti: Atkārtojamība (r) = 0,074 (tilp. %), nosakot ar hidrostatiskajiem svariem un 0,061 (tilp. %), nosakot ar elektronisko densimetru; Reproducējamība (R) = 0,229 (tilp. %), nosakot ar hidrostatiskajiem svariem un 0,174 (tilp. %), nosakot ar elektronisko densimetru. 2.7. Secinājums Dažādu vīnu spirta koncentrācijas noteikšanas rezultāti liecina, ka ar hidrostatiskajiem svariem un elektroniskajiem frekvences oscilatora densimetriem iegūtie rezultāti ir salīdzināmi, un tie pierāda, ka abām metodēm apstiprināšanas parametru vērtības ir līdzīgas. Paskaidrojumi tabulâm —Vidējais | visu datu vidējais lielums, ko izmanto statistiskajā analīzē | —N | iesniegto datu kopu kopējais skaits | —Nc | neatbilstības dēļ no statistiskās analīzes izslēgto rezultātu skaits | —Izkritušie rezultāti | rezultātu skaits, kas izslēgti no statistiskās analīzes, jo Kohrana vai Grubes testā tie noteikti kā izkritušie rezultāti | —n1 | statistiskajā analīzē izmantoto rezultātu skaits | —R | atkārtojamības robeža | —Sr | atkārtojamības standartnovirze | —RSDr | atkārtojamības relatīvā standartnovirze (Sr × 100/vidējais) | —Hor | atkārtojamības Horrata vērtība ir novērotā RSDr dalīta ar RSDr vērtību, kas aplēsta no Horvica vienādojuma, izmantojot pieņēmumu r = 0,66R | —R | atkārtojamības robeža | —SR | atkārtojamības standartnovirze | —HoR | Horrata vērtība atkārtojamībai ir novērotā RSDR vērtība, dalīta ar RSDR vērtību, kas aprēķināta no HoR = RSDR(izmērītā)/RSDR | tabula: Hidrostatiskie svari (HS) | Vidējais | n | Izkritušie rezultāti | nl | r | Sr | RSDr | Hor | R | sR | RSDR | HoR | Atkārtojumu skaits | Kritiskā starpība CrD95 | 1999/1 | 11,043 | 17 | 1 | 16 | 0,0571 | 0,0204 | 0,1846 | 0,1004 | 0,1579 | 0,0564 | 0,5107 | 0,18 | 2 | 0,1080 | 1999/2 | 11,247 | 14 | 1 | 13 | 0,0584 | 0,0208 | 0,1854 | 0,1011 | 0,1803 | 0,0644 | 0,5727 | 0,21 | 2 | 0,1241 | 1999/3 | 11,946 | 16 | 0 | 16 | 0,0405 | 0,0145 | 0,1211 | 0,0666 | 0,1593 | 0,0569 | 0,4764 | 0,17 | 2 | 0,1108 | 1999/4 | 7,653 | 17 | 1 | 16 | 0,0502 | 0,0179 | 0,2344 | 0,1206 | 0,1537 | 0,0549 | 0,7172 | 0,24 | 2 | 0,1057 | 1999/5 | 11,188 | 17 | 0 | 17 | 0,0871 | 0,0311 | 0,2780 | 0,1515 | 0,2701 | 0,0965 | 0,8622 | 0,31 | 2 | 0,1860 | 1999/6 | 11,276 | 19 | 0 | 19 | 0,0846 | 0,0302 | 0,2680 | 0,1462 | 0,2957 | 0,1056 | 0,9365 | 0,34 | 2 | 0,2047 | 1999/7 | 8,018 | 17 | 0 | 17 | 0,0890 | 0,0318 | 0,3964 | 0,2054 | 0,2573 | 0,0919 | 1,1462 | 0,39 | 2 | 0,1764 | 1999/9 | 11,226 | 17 | 0 | 17 | 0,0580 | 0,0207 | 0,1846 | 0,1423 | 0,2796 | 0,0999 | 0,8896 | 0,45 | 2 | 0,1956 | 1999/10 | 11,026 | 17 | 0 | 17 | 0,0606 | 0,0216 | 0,1961 | 0,1066 | 0,2651 | 0,0947 | 0,8588 | 0,31 | 2 | 0,1850 | 1999/11 | 7,701 | 16 | 1 | 15 | 0,0643 | 0,0229 | 0,2980 | 0,1535 | 0,2330 | 0,0832 | 1,0805 | 0,37 | 2 | 0,1616 | 1999/12 | 10,987 | 17 | 2 | 15 | 0,0655 | 0,0234 | 0,2128 | 0,1156 | 0,1258 | 0,0449 | 0,4089 | 0,15 | 2 | 0,0827 | 2000/1 | 11,313 | 16 | 0 | 16 | 0,0986 | 0,0352 | 0,3113 | 0,1699 | 0,2577 | 0,0920 | 0,8135 | 0,29 | 2 | 0,1754 | 2000/2 | 11,232 | 17 | 0 | 17 | 0,0859 | 0,0307 | 0,2731 | 0,1489 | 0,2535 | 0,0905 | 0,8060 | 0,29 | 2 | 0,1740 | 2000/3 | 0,679 | 10 | 0 | 10 | 0,0680 | 0,0243 | 3,5773 | 1,2783 | 0,6529 | 0,2332 | 34,3395 | 8,10 | 2 | 0,4604 | 2000/4 | 11,223 | 18 | 0 | 18 | 0,0709 | 0,0253 | 0,2257 | 0,1230 | 0,2184 | 0,0780 | 0,6951 | 0,25 | 2 | 0,1503 | 2000/5 | 7,439 | 19 | 1 | 18 | 0,0630 | 0,0225 | 0,3023 | 0,1549 | 0,1522 | 0,0544 | 0,7307 | 0,25 | 2 | 0,1029 | 2000/6 | 11,181 | 19 | 0 | 19 | 0,0536 | 0,0191 | 0,1710 | 0,0932 | 0,2783 | 0,0994 | 0,8890 | 0,32 | 2 | 0,1950 | 2000/7 | 10,858 | 16 | 0 | 16 | 0,0526 | 0,0188 | 0,1731 | 0,0939 | 0,1827 | 0,0653 | 0,6011 | 0,22 | 2 | 0,1265 | 2000/9 | 12,031 | 17 | 1 | 16 | 0,0602 | 0,0215 | 0,1787 | 0,0985 | 0,2447 | 0,0874 | 0,7263 | 0,26 | 2 | 0,1704 | 2000/10 | 11,374 | 18 | 0 | 18 | 0,0814 | 0,0291 | 0,2555 | 0,1395 | 0,2701 | 0,0965 | 0,8482 | 0,31 | 2 | 0,1866 | 2000/11 | 7,644 | 18 | 0 | 18 | 0,0827 | 0,0295 | 0,3863 | 0,1988 | 0,2289 | 0,0817 | 1,0694 | 0,36 | 2 | 0,1565 | 2000/12 | 11,314 | 19 | 1 | 18 | 0,0775 | 0,0277 | 0,2447 | 0,1336 | 0,2421 | 0,0864 | 0,7641 | 0,28 | 2 | 0,1667 | 2001/1 | 11,415 | 19 | 0 | 19 | 0,0950 | 0,0339 | 0,2971 | 0,1623 | 0,2410 | 0,0861 | 0,7539 | 0,27 | 2 | 0,1636 | 2001/2 | 11,347 | 19 | 0 | 19 | 0,0792 | 0,0283 | 0,2493 | 0,1361 | 0,1944 | 0,0694 | 0,6119 | 0,22 | 2 | 0,1316 | 2001/3 | 11,818 | 16 | 0 | 16 | 0,0659 | 0,0235 | 0,1990 | 0,1093 | 0,2636 | 0,0941 | 0,7965 | 0,29 | 2 | 0,1834 | 2001/4 | 11,331 | 17 | 0 | 17 | 0,1067 | 0,0381 | 0,3364 | 0,1836 | 0,1895 | 0,0677 | 0,5971 | 0,22 | 2 | 0,1229 | 2001/5 | 8,063 | 19 | 1 | 18 | 0,0782 | 0,0279 | 0,3465 | 0,1797 | 0,1906 | 0,0681 | 0,8442 | 0,29 | 2 | 0,1290 | 2. tabula: Elektroniskâ densimetrija (ED) | Vidējais n1 | n | Izkritušie rezultāti | nl | r | sr | RSDr | Hor | R | sR | RSDR | HoR | Atkārtojumu skaits | Kritiskā starpība CrD95 | D1999/1 | 11,019 | 18 | 1 | 17 | 0,0677 | 0,0242 | 0,2196 | 0,1193 | 0,1996 | 0,0713 | 0,6470 | 0,23 | 2 | 0,1370 | D1999/2 | 11,245 | 19 | 2 | 17 | 0,0448 | 0,0160 | 0,1423 | 0,0776 | 0,1311 | 0,0468 | 0,4165 | 0,15 | 2 | 0,0900 | D1999/3 | 11,967 | 21 | 0 | 21 | 0,0701 | 0,0250 | 0,2091 | 0,1151 | 0,1552 | 0,0554 | 0,4631 | 0,17 | 2 | 0,1040 | D1999/4 | 7,643 | 19 | 1 | 18 | 0,0610 | 0,0218 | 0,2852 | 0,1467 | 0,1340 | 0,0479 | 0,6262 | 0,21 | 2 | 0,0897 | D1999/5 | 11,188 | 21 | 3 | 18 | 0,0260 | 0,0093 | 0,0829 | 0,0452 | 0,2047 | 0,0731 | 0,6536 | 0,24 | 2 | 0,1442 | D1999/6 | 11,303 | 21 | 0 | 21 | 0,0652 | 0,0233 | 0,2061 | 0,1125 | 0,1466 | 0,0523 | 0,4631 | 0,17 | 2 | 0,0984 | D1999/7 | 8,026 | 21 | 0 | 21 | 0,0884 | 0,0316 | 0,3935 | 0,2039 | 0,1708 | 0,0610 | 0,7600 | 0,26 | 2 | 0,1124 | D1999/9 | 11,225 | 17 | 0 | 17 | 0,0372 | 0,0133 | 0,1183 | 0,0645 | 0,1686 | 0,0602 | 0,5366 | 0,19 | 2 | 0,1178 | D1999/10 | 11,011 | 19 | 0 | 19 | 0,0915 | 0,0327 | 0,2969 | 0,1613 | 0,1723 | 0,0615 | 0,5588 | 0,20 | 2 | 0,1129 | D1999/11 | 7,648 | 21 | 1 | 20 | 0,0615 | 0,0220 | 0,2872 | 0,1478 | 0,1538 | 0,0549 | 0,7183 | 0,24 | 2 | 0,1043 | D1999/12 | 10,999 | 16 | 1 | 15 | 0,0428 | 0,0153 | 0,1389 | 0,0755 | 0,2015 | 0,0720 | 0,6541 | 0,23 | 2 | 0,1408 | D2000/1 | 11,248 | 22 | 1 | 21 | 0,0697 | 0,0249 | 0,2212 | 0,1206 | 0,1422 | 0,0508 | 0,4516 | 0,16 | 2 | 0,0944 | D2000/2 | 11,240 | 19 | 3 | 16 | 0,0448 | 0,0160 | 0,1424 | 0,0776 | 0,1619 | 0,0578 | 0,5145 | 0,19 | 2 | 0,1123 | D2000/3 | 0,526 | 12 | 1 | 11 | 0,0327 | 0,0117 | 2,2185 | 0,7630 | 0,9344 | 0,3337 | 63,4009 | 14,39 | 2 | 0,6605 | D2000/4 | 11,225 | 19 | 1 | 18 | 0,0476 | 0,0170 | 0,1514 | 0,0825 | 0,1350 | 0,0482 | 0,4295 | 0,15 | 2 | 0,0924 | D2000/5 | 7,423 | 21 | 0 | 21 | 0,0628 | 0,0224 | 0,3019 | 0,1547 | 0,2635 | 0,0941 | 1,2677 | 0,43 | 2 | 0,1836 | D2000/6 | 11,175 | 23 | 2 | 21 | 0,0606 | 0,0217 | 0,1938 | 0,1056 | 0,1697 | 0,0606 | 0,5424 | 0,20 | 2 | 0,1161 | D2000/7 | 10,845 | 21 | 5 | 16 | 0,0440 | 0,0157 | 0,1449 | 0,0786 | 0,1447 | 0,0517 | 0,4766 | 0,17 | 2 | 0,0999 | D2000/9 | 11,983 | 22 | 1 | 21 | 0,0841 | 0,0300 | 0,2507 | 0,1380 | 0,2410 | 0,0861 | 0,7183 | 0,26 | 2 | 0,1651 | D2000/10 | 11,356 | 22 | 1 | 21 | 0,0635 | 0,0227 | 0,1997 | 0,1090 | 0,1865 | 0,0666 | 0,5866 | 0,21 | 2 | 0,1280 | D2000/11 | 7,601 | 27 | 0 | 27 | 0,0521 | 0,0186 | 0,2448 | 0,1258 | 0,1685 | 0,0602 | 0,7916 | 0,27 | 2 | 0,1162 | D2000/12 | 11,322 | 25 | 1 | 24 | 0,0476 | 0,0170 | 0,1503 | 0,0820 | 0,1594 | 0,0569 | 0,5028 | 0,18 | 2 | 0,1102 | D2001/1 | 11,427 | 29 | 0 | 29 | 0,0706 | 0,0252 | 0,2207 | 0,1206 | 0,1526 | 0,0545 | 0,4771 | 0,17 | 2 | 0,1020 | D2001/2 | 11,320 | 29 | 1 | 28 | 0,0675 | 0,0241 | 0,2128 | 0,1161 | 0,1570 | 0,0561 | 0,4952 | 0,18 | 2 | 0,1057 | D2001/3 | 11,826 | 34 | 1 | 33 | 0,0489 | 0,0175 | 0,1476 | 0,0811 | 0,1762 | 0,0629 | 0,5322 | 0,19 | 2 | 0,1222 | D2001/4 | 11,339 | 31 | 2 | 29 | 0,0639 | 0,0228 | 0,2012 | 0,1099 | 0,1520 | 0,0543 | 0,4788 | 0,17 | 2 | 0,1026 | D2001/5 | 8,058 | 28 | 0 | 28 | 0,0473 | 0,0169 | 0,2098 | 0,1088 | 0,2025 | 0,0723 | 0,8976 | 0,31 | 2 | 0,1412 | 3. tabula: Rezultâtu salîdzinâjums starp hidrostatiskajiem svariem (HB) un elektronisko densimetriju (ED) | Vidējais (HS) | n | Izkritušie rezultāti | nl | | Vidējais (ED) | n | Izkritušie rezultāti | nl | DTAV(HB-ED) | 1999/1 | 11,043 | 17 | 1 | 16 | D1999/1 | 11,019 | 18 | 1 | 17 | 0,024 | 1999/2 | 11,247 | 14 | 1 | 13 | D1999/2 | 11,245 | 19 | 2 | 17 | 0,002 | 1999/3 | 11,946 | 16 | 0 | 16 | D1999/3 | 11,967 | 21 | 0 | 21 | – 0,021 | 1999/4 | 7,653 | 17 | 1 | 16 | D1999/4 | 7,643 | 19 | 1 | 18 | 0,010 | 1999/5 | 11,188 | 17 | 0 | 17 | D1999/5 | 11,188 | 21 | 3 | 18 | 0,000 | 1999/6 | 11,276 | 19 | 0 | 19 | D1999/6 | 11,303 | 21 | 0 | 21 | – 0,028 | 1999/7 | 8,018 | 17 | 0 | 17 | D1999/7 | 8,026 | 21 | 0 | 21 | – 0,008 | 1999/9 | 11,226 | 17 | 0 | 17 | D1999/9 | 11,225 | 17 | 0 | 17 | 0,002 | 1999/10 | 11,026 | 17 | 0 | 17 | D1999/10 | 11,011 | 19 | 0 | 19 | 0,015 | 1999/11 | 7,701 | 16 | 1 | 15 | D1999/11 | 7,648 | 21 | 1 | 20 | 0,052 | 1999/12 | 10,987 | 17 | 2 | 15 | D1999/12 | 10,999 | 16 | 1 | 15 | – 0,013 | 2000/1 | 11,313 | 16 | 0 | 16 | D2000/1 | 11,248 | 22 | 1 | 21 | 0,065 | 2000/2 | 11,232 | 17 | 0 | 17 | D2000/2 | 11,240 | 19 | 3 | 16 | – 0,008 | 2000/3 | 0,679 | 10 | 0 | 10 | D2000/3 | 0,526 | 12 | 1 | 11 [1] | 0,153 | 2000/4 | 11,223 | 18 | 0 | 18 | D2000/4 | 11,225 | 19 | 1 | 18 | – 0,002 | 2000/5 | 7,439 | 19 | 1 | 18 | D2000/5 | 7,423 | 21 | 0 | 21 | 0,016 | 2000/6 | 11,181 | 19 | 0 | 19 | D2000/6 | 11,175 | 23 | 2 | 21 | 0,006 | 2000/7 | 10,858 | 16 | 0 | 16 | D2000/7 | 10,845 | 21 | 5 | 16 | 0,013 | 2000/9 | 12,031 | 17 | 1 | 16 | D2000/9 | 11,983 | 22 | 1 | 21 | 0,049 | 2000/10 | 11,374 | 18 | 0 | 18 | D2000/10 | 11,356 | 22 | 1 | 21 | 0,018 | 2000/11 | 7,644 | 18 | 0 | 18 | D2000/11 | 7,601 | 27 | 0 | 27 | 0,043 | 2000/12 | 11,314 | 19 | 1 | 18 | D2000/12 | 11,322 | 25 | 1 | 24 | – 0,008 | 2001/1 | 11,415 | 19 | 0 | 19 | D2001/1 | 11,427 | 29 | 0 | 29 | – 0,012 | 2001/2 | 11,347 | 19 | 0 | 19 | D2001/2 | 11,320 | 29 | 1 | 28 | 0,027 | 2001/3 | 11,818 | 16 | 0 | 16 | D2001/3 | 11,826 | 34 | 1 | 33 | – 0,008 | 2001/4 | 11,331 | 17 | 0 | 17 | D2001/4 | 11,339 | 31 | 2 | 29 | – 0,008 | 2001/5 | 8,063 | 19 | 1 | 18 | D2001/5 | 8,058 | 28 | 0 | 28 | 0,004 | Vidējā starpība/D TAV (HB-ED) | 0,014 | Starpības standartnovirze | 0,036 | 4. tabula Precizitâtes râdîtâji | Hidrostatiskie svari | Elektroniskā densimetrija | n1 | 441 | 557 | Vidējās svērtās atkārtojamības izmaiņas | 0,309 | 0,267 | R | 0,074 | 0,061 | Sr | 0,026 | 0,022 | Vidējās svērtās reproducējamības izmaiņas | 2,948 | 2,150 | R | 0,229 | 0,174 | sR | 0,082 | 0,062" | [1] "* Nav ņemts vērā 2000/3 tests. --------------------------------------------------