Padomes Direktīva (1974. gada 17. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aukstā ūdens skaitītājiem



Oficiālais Vēstnesis L 014 , 20/01/1975 Lpp. 0001 - 0009

Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0069

Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 3 Lpp. 0022

Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0069

Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0044

Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0044

CS.ES Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 147 - 155

ET.ES Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 147 - 155

HU.ES Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 147 - 155

LT.ES Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 147 - 155

LV.ES Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 147 - 155

MT.ES Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 147 - 155

PL.ES Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 147 - 155

SK.ES Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 147 - 155

SL.ES Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 147 - 155



Padomes Direktīva (1974. gada 17. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aukstā ūdens skaitītājiem (75/33/EEK) EIROPAS KOPIENU PADOME, ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu, ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1], ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2], tā kā aukstā ūdens skaitītāju uzbūvei un pārbaudes metodēm dalībvalstīs piemēro obligātus noteikumus, kas katrā dalībvalstī ir citādi, un tas kavē tirdzniecību ar minētajiem instrumentiem; tā kā tādēļ vajag minētos noteikumus tuvināt; tā kā Padomes Direktīvā Nr. 71/316/EEK (1971. gada 26. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kopīgiem noteikumiem, ko piemēro metroloģiskās kontroles mērinstrumentiem un metodēm [3], kas grozīta ar Pievienošanās aktu [4], ir paredzētas procedūras attiecībā uz EEK tipa apstiprinājumiem un EEK sākotnējām verifikācijām; tā kā saskaņā ar minēto direktīvu ir jānosaka tehniskās prasības aukstā ūdens skaitītāju projektēšanai un darbībai; tā kā instrumentiem ir jāatbilst šīm prasībām, lai tos varētu brīvi ievest, laist tirgū un izmantot, pirms tam veicot to kontroli un piestiprinot vajadzīgās zīmes un marķējumu, IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU. 1. pants Šī direktīva attiecas uz aukstā ūdens skaitītājiem, kas ir mērinstrumenti nepārtrauktai ūdens (un neviena cita šķidruma) daudzuma noteikšanai, kas plūst caur tiem, un tajos ir mērierīce, kurai ir piesaistīta indikācijas ierīce. Ūdeni uzskata par aukstu, ja tā temperatūra ir no 0 līdz 30 °C. 2. pants Aukstā ūdens skaitītāji, uz kuriem var būt EEK marķējums un zīmes, ir aprakstīti šīs direktīvas pielikumā. Uz tiem attiecas EEK tipa apstiprināšana, un tie ir jāiesniedz EEK sākotnējai verifikācijai. 3. pants Neviena dalībvalsts nedrīkst atteikt, aizliegt vai ierobežot laist tirgū vai izmantot aukstā ūdens skaitītājus, kam ir EEK tipa apstiprinājuma simbols un EEK sākotnējās verifikācijas marķējums, pamatojoties uz to metroloģiskajām īpašībām. 4. pants 1. Dalībvalstis pieņem tiesību aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības 18 mēnešos pēc tās izziņošanas un par to tūlīt informē Komisiju. 2. Dalībvalstis nodrošina to, ka tiesību aktus, kurus tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva, dara zināmus Komisijai. 5. pants Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. Briselē, 1974. gada 17. decembrī Padomes vārdā — priekšsēdētājs M. Durafour [1] OV C 2, 9.1.1974., 62. lpp. [2] OV C 8, 31.1.1974., 6. lpp. [3] OV L 202, 6.9.1971., 1. lpp. [4] OV L 73, 27.3.1972., 14. lpp. -------------------------------------------------- PIELIKUMS I. TERMINOLOĢIJA UN DEFINĪCIJAS 1.0. Šo pielikumu piemēro tikai aukstā ūdens skaitītājiem, kuru darbības pamatā ir tiešie mehāniskie procesi, izmantojot tilpuma kameras ar kustīgām sienām vai ūdens plūsmas ātruma ietekmi uz kustīgās daļas (turbīnas, lāpstiņrata utt.) griešanās ātrumu. 1.1. Plūsmas ātrums (caurplūde) Plūsmas ātrums (caurplūde) ir ūdens tilpuma attiecība pret laiku, kurā šis tilpums ir izplūdis cauri skaitītājam, šo tilpumu izsaka kubikmetros vai litros, bet laiku izsaka stundās, minūtēs vai sekundēs. 1.2. Patērētais tilpums Patērētais tilpums ir kopējais ūdens tilpums, kas ir izplūdis caur skaitītāju noteiktā laikā. 1.3. Maksimālais plūsmas ātrums (Qmax) Maksimālais plūsmas ātrums Qmax ir lielākais plūsmas ātrums, ar kādu skaitītājs ierobežotu laiku var darboties bez bojājumiem, nepārsniedzot kļūdas robežu un maksimālo pieļaujamo spiediena kritumu. 1.4. Nominālais plūsmas ātrums (Qn) Nominālais plūsmas ātrums Qn ir vienāds ar pusi no maksimālā plūsmas ātruma Qmax. To izsaka kubikmetros stundā un izmanto skaitītāja marķēšanai. Pie nominālā plūsmas ātruma Qn skaitītājam ir jādarbojas normālā režīmā, t.i., nepārtrauktas un pārtrauktas darbības apstākļos, nepārsniedzot kļūdas robežu. 1.5. Minimālais plūsmas ātrums (Qmin) Minimālais plūsmas ātrums (Qmin) ir plūsmas ātrums, virs kura skaitītājs nedrīkst pārsniegt kļūdas robežu, un to nosaka atkarībā no Qn. 1.6. Plūsmas ātruma diapazons Ūdens skaitītāja plūsmas ātruma diapazonu ierobežo maksimālais plūsmas ātrums Qmax un minimālais plūsmas ātrums Qmin. To iedala divās joslās, ko dēvē par augšējo un apakšējo, kurās ir atšķirīgas kļūdas robežas. 1.7. Pārejas plūsmas ātrums (Qt) Pārejas plūsmas ātrums Qt ir plūsmas ātrums, kas norobežo plūsmas ātruma diapazona augšējo joslu no apakšējās joslas un kurā notiek kļūdas robežas maiņa. 1.8. Kļūdas robeža Kļūdas robeža ir maksimālā pieļaujamā kļūda, kas saskaņā ar šo direktīvu ir pieļaujama ūdens skaitītājiem, veicot EEK tipa apstiprināšanu un EEK sākotnējo verifikāciju. 1.9. Spiediena kritums Spiediena kritums šeit nozīmē spiediena kritumu, ko ūdensvada caurulē rada ūdens skaitītājs. II. METROLOĢISKIE PARAMETRI 2.1. Kļūdas robežas Kļūdas robeža apakšējā joslā, ieskaitot Qmin, un neieskaitot Qt, ir ± 5 %. Kļūdas robeža augšējā joslā, ieskaitot Qt un ieskaitot Qmax, ir ± 2 %. 2.2. Metroloģiskās kategorijas Ūdens skaitītāji saskaņā ar iepriekš noteiktajām Qmax un Qt vērtībām ir sadalīti trīs metroloģijas kategorijās saskaņā ar šo tabulu: Kategorijas | nQ | < 15 m3/h | ≥ 15 m3/h | A kategorija Qmax vērtība | 0,04 Qn | 0,08 Qn | Qt vērtība | 0,10 Qn | 0,30 Qn | B kategorija Qmax vērtība | 0,02 Qn | 0,03 Qn | Qt vērtība | 0,08 Qn | 0,20 Qn | C kategorija Qmax vērtība | 0,01 Qn | 0,006 Qn | Qt vērtība | 0,015 Qn | 0,015 Qn | III. TEHNISKIE PARAMETRI 3.1. Uzbūve — vispārīgi noteikumi Skaitītājus konstruē tā, lai: 1) varētu tiem nodrošināt garu darbmūžu un aizsardzību pret krāpšanu; 2) normālos ekspluatācijas apstākļos tie atbilstu šīs direktīvas noteikumiem. Ja skaitītājos var notikt nejauša plūsmas virziena maiņa, tiem jādarbojas nevainojami un bez metroloģisko parametru pasliktināšanās, tomēr tiem jāuzrāda, ka notikusi skaitīšana pretējā virzienā. 3.2. Materiāli Ūdens skaitītāji ir jāizgatavo no tādas stiprības un stabilitātes materiāliem, kas piemēroti ūdens skaitītāju ekspluatācijas mērķiem. Tos konstruē tikai no materiāliem, kas ir izturīgi pret iekšējo un parastu ārējo koroziju un kas vajadzības gadījumā ir aizsargāti ar piemērotu virsmas apstrādi. Ūdens temperatūras maiņas darba temperatūru diapazonā nedrīkst ietekmēt ūdens skaitītāja konstrukcijā izmantotos materiālus. 3.3. Hermētiskums — izturība pret spiedienu Skaitītājam ir pastāvīgi jāiztur bez darbības traucējumiem, noplūdēm, infiltrācijas caur sieniņām un pastāvīgas deformācijas nepārtraukts ūdens spiediens, kādam tas ir paredzēts un ko dēvē par maksimālo darba spiedienu. Šā spiediena minimālā vērtība ir 10 bar. 3.4. Spiediena kritums Spiediena kritumu skaitītājā nosaka EEK tipa apstiprinājuma testos, un tas nedrīkst pārsniegt 0,25 bar, ja ir normāls plūsmas ātrums, un 1 bar, ja plūsmas ātrums ir maksimāls. Pamatojoties uz testu rezultātiem, skaitītājus iedala četrās grupās ar šādām maksimālajām spiediena zudumu vērtībām: 1, 0,6, 0,3 un 0,1 bar. Atbilstošo vērtību norāda EEK tipa apstiprinājuma sertifikātā. 3.5. Indikācijas iekārta Indikācijas iekārtai jānodrošina, lai, vienkārši sastatot dažādus indikācijas elementus, būtu iespējams droši, viegli un nepārprotami nolasīt izmērītā ūdens tilpumu, ko izsaka kubikmetros. Tilpumu norāda ar: a) vienas vai vairāku šautru stāvokli uz apaļas skalas; b) secīgas skaitļu rindas lasījumu vienā vai vairākos atvērumos; c) šo divu sistēmu apvienojumu. Kubikmetru un tā daudzkārtņus norāda ar melnu krāsu, bet kubikmetra apakšiedaļas — ar sarkanu krāsu. Faktiskais vai redzamais ciparu augstums nedrīkst būt mazāks par 4 mm. Indikācijas iekārtās ar ciparu izvietojumu vienā rindā (b) un c) tips) visu ciparu redzamai maiņai ir jānotiek augšup. Katras konkrētas ciparu šķiras kustībai ir jābeidzas, kamēr iepriekšējās zemākās šķiras cipars atrodas apgrieziena pēdējā desmitdaļā; turklāt ripa, kas parāda zemākās šķiras ciparu, c) tipa gadījumā var griezties nepārtraukti. Ir jābūt skaidri norādītam veselam kubikmetru skaitam. Indikācijas iekārtā ar šautrām (a) un c) tips) to rotācijai jānotiek pulksteņrādītāja virzienā. Katras skalas iedaļas vērtību izsaka kubikmetros kā 10n, kur "n" ir pozitīvs vai negatīvs vesels skaitlis vai nulle, tādējādi veidojot secīgu desmitu sistēmu. Pie katras skalas daļas norāda: × 1000, × 100, × 10, × 1, × 0,1, × 0,01, × 0,001. Abos gadījumos (gan šautru, gan vienrindas ciparu indikācijas iekārtās): - vienības simbolu m³ parāda vai nu uz skalas, vai tiešā ciparu rindas tuvumā, - graduētajam elementam, kas kustas visātrāk, ir saskatāms un reizē darbojas kā kontroles elements un kura iedaļas vērtību sauc par "verifikācijas iedaļas vērtību", ir jākustas nepārtraukti. Šis kontroles elements var būt pastāvīgs vai to var uzstādīt uz laiku, pievienojot izņemamas detaļas. Šīs detaļas nedrīkst būtiski ietekmēt skaitītāja metroloģiskās īpašības. Atstatums starp verifikācijas iedaļas atzīmēm nedrīkst būt mazāks kā 1 mm un nedrīkst pārsniegt 5 mm. Skala sastāv no: - vienādi biezām līnijām, kuru platums nepārsniedz vienu ceturto daļu atstatuma starp divu secīgu līniju asīm un kurām atšķirīgs ir tikai garums, - vai kontrastējošām joslām ar nemainīgu platumu, kas ir vienāds ar atstatumu starp iedaļām. Tomēr 6 gadu un 6 mēnešu laikā pēc šīs direktīvas izziņošanas: a) tiks atļauta ciparu pārvietošanās lejup, šo kustību norādot ar bultiņu; b) atstatums starp skalas iedaļām var būt 0,8 mm. 3.6. Ciparu skaits verifikācijas iedaļā un tās vērtības lielums Indikācijas iekārtai, neatgriežoties pie nulles, ir jāspēj reģistrēt tilpums, kas atbilst kubikmetros izteiktajam tilpumam, ko iegūst 1999 darba stundās pie nominālā plūsmas ātruma. Verifikācijas iedaļas vērtības pamatā ir formula 1 × 10n vai 2 × 10n vai 5 × 10n. Tai ir jābūt pietiekami mazai, lai nodrošinātu to, ka verifikācijā mērījumu neprecizitāte nav lielāka par 0,5 % (pieļaujot iespējamo nolasīšanas kļūdu, kas nepārsniedz pusi no mazākās iedaļas vērtības) un pietiekami mazai, lai ar minimālu plūsmas ātrumu pārbaude nebūtu ilgāka par 1½ stundu. Tomēr 6½ gadus pēc šīs direktīvas izziņošanas maksimālais ilgums drīkst būt septiņas stundas. Var pievienot papildu elementu (zvaigznīti, ripu ar iezīmi utt.), lai parādītu skaitītāja ierīces kustību, pirms to var skaidri pamanīt indikācijas iekārtā. 3.7. Justēšanas ierīce Skaitītājus var aprīkot ar justēšanas ierīci, ar kuru iespējams grozīt rādījuma un faktiski izplūdušā tilpuma attiecību. Šī ierīce ir obligāta skaitītājiem, kuros kustīgās daļas griešanās ātrumu ietekmē ūdens plūsmas ātrums. 3.8. Paātrinātāja ierīce Ir aizliegts izmantot paātrinātāju ierīci, lai zem Qmin palielinātu skaitītāja ātrumu. IV MARĶĒJUMI UN UZRAKSTI 4.1. Identificēšanas uzraksti Uz visiem skaitītājiem ir jābūt salasāmai un neizdzēšamai, atsevišķi vai vienkopus uz skaitītāja korpusa, uz indikācijas iekārtas skalas vai datu plāksnītes šādai informācijai: a) izgatavotāja nosaukumam un viņa preču zīmei; b) metroloģijas kategorijai un nominālajam plūsmas ātrumam Qn kubikmetros stundā; c) izgatavošanas gadam, atsevišķam sērijas numuram; d) vienai vai divām bultiņām, kas norāda plūsmas virzienu; e) EEK tipa apstiprinājuma simbolam; f) maksimālajam darbības spiedienam bāros, ja spiediens varētu pārsniegt 10 bar; g) burtam "V" vai "H", ja skaitītājs var pareizi darboties tikai vertikālā (V) vai horizontālā (H) stāvoklī. 4.2. Verifikācijas marķējuma novietojums EEK verifikācijas marķējumam vietu paredz uz kādas svarīgas detaļas (parasti uz skaitītāja korpusa), kas ir redzama bez skaitītāja izjaukšanas. 4.3. Plombēšana Ūdens skaitītājiem ir jābūt aizsardzības ierīcēm, kam var uzlikt plombas tā, lai ne pirms, ne pēc ūdens skaitītāja pareizas uzstādīšanas nebūtu iespējams izjaukt vai pārtaisīt ūdens skaitītāju vai justēšanas ierīci, nesabojājot aizsardzības ierīces. V. EEK TIPA APSTIPRINĀŠANA 5.1. Procedūra EEK tipa apstiprināšanas procedūra noris saskaņā ar Direktīvu 71/316/EEK. 5.2. Tipa testi Ja, pamatojoties uz pieteikuma materiāliem, ir noskaidrots, ka tips atbilst šīs direktīvas noteikumiem, veic dažu aparātu laboratorijas testus, ievērojot šādus nosacījumus: 5.2.1. Testējamo skaitītāju daudzums Skaitītāju daudzums, kas ražotājam ir jāiesniedz, ir parādīts šajā tabulā: Nominālais plūsmas ātrums (Qn), m3/h | Skaitītāju skaits | līdz un ieskaitot 5 | 10 | no 5 un vairāk līdz 50 ieskaitot | 6 | no 50 un vairāk līdz 1000 ieskaitot | 2 | vairāk nekā 1000 | 1 | 5.2.2. Spiediens Metroloģiskajos testos (5.2.4. punkts) spiedienam skaitītāja izplūdes atverē ir jābūt pietiekami augstam, lai novērstu kavitāciju. 5.2.3. Testu aprīkojums Parasti skaitītājus izmēģina atsevišķi, un vienmēr to dara tā, lai parādītu katra parametrus. Dalībvalsts metroloģijas dienests veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka, ņemot vērā dažādas testa iekārtas radītās kļūdas, lielākā relatīvā kļūda piegādātā ūdens tilpuma mērījumos nepārsniedz 0,2 %. Lielākā pieļaujamā neprecizitāte ir 5 %, mērot spiedienu, un 2,5 %, mērot spiediena kritumu. Katrā testā relatīvai plūsmas ātruma maiņai nevajadzētu pārsniegt 2,5 % starp Qmax un Qt, bet 5 % starp Qt un Qmax. Aprīkojums jāapstiprina attiecīgās dalībvalsts metroloģijas dienestā neatkarīgi no tā, kur šos testus veic. 5.2.4. Testa procedūra Tests sastāv no šādām darbībām, ko veic norādītajā secībā: 1) hermētiskuma tests; 2) kļūdas līknes noteikšana atkarībā no plūsmas ātruma, pārbaudot spiediena ietekmi un ņemot vērā ražotāja noteiktos normālos uzstādīšanas nosacījumus šā tipa skaitītājiem (taisni cauruļvadu sistēmas posmi pirms un pēc skaitītāja, sašaurinājumi, šķēršļi utt.); 3) spiediena krituma noteikšana; 4) paātrinātā nolietojuma tests. Hermētiskuma testam ir divas daļas: a) katram skaitītājam ir jāiztur bez noplūdes vai infiltrācijas caur sieniņām 16 bar spiediens vai 1,6 reizes lielāks spiediens par maksimālo darba spiedienu, kam skaitītāju pakļauj 15 minūtes (skat. 4.1. punkta f) apakšpunktu); b) katram skaitītājam ir jāiztur bez bojājumiem vai iesprūšanas 20 bar spiediens vai divas reizes lielāks spiediens par maksimālo darba spiedienu, kam skaitītāju pakļauj vienu minūti (skat. 4.1. punkta f) apakšpunktu). 2. un 3. testa rezultātiem būtu jāsniedz pietiekams punktu daudzums, lai precīzi uzzīmētu līknes visā diapazonā. Paātrinātās izturības tests ir jāveic šādi: Nominālais plūsmas ātrums Qn/m³/h | Testa plūsmas ātrums | Testa veids | Pārtraukumu skaits | Pārtraukumu ilgums (s) | Darbības laiks ar testa plūsmas jaudu | Sākuma un apstāšanās ilgums (s) | Qn ≤ 10 | Qn | pārtraukts | 100000 | 15 | 15 sekundes | 0,15 (Qn) [1] ar 1 s minimumu | 2Qn | nepārtraukts | | | 100 h | | Qn > 10 | Qn | nepārtraukts | | | 800 h | | 2Qn | nepārtraukts | | | 200 h | | Pirms pirmā testa un pēc katras testu sērijas mērījumu kļūdas nosaka vismaz šādam plūsmas ātrumam: Qmin, Qt, 0,3 Qn, 0,5 Qn, 1 Qn, 2 Qn Katrā testā ūdens tilpumam, kas ir izplūdis caur skaitītāju, ir jābūt pietiekamam, lai šautra vai ripa ar verifikācijas iedaļas vērtību veiktu vismaz vienu vai vairākus pilnus apgriezienus un lai novērstu periodiskās rādījumu kļūdas ietekmi. 5.2.5. EEK tipa apstiprināšanas nosacījumi Ūdens skaitītāja tipu apstiprina, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem: a) tas atbilst šīs direktīvas un tās pielikuma administratīvajiem, tehniskajiem un metroloģiskajiem noteikumiem; b) 1., 2. un 3. tests, kas paredzēts 5.2.4. punktā, liecina, ka tips atbilst šā pielikuma II un III daļas metroloģiskajiem un tehniskajiem parametriem; c) pēc katra paātrinātās izturības testa: 1. Nav novērotas novirzes no sākotnējās līknes, kas pārsniegtu 1,5 % starp Qt un Qmax vai pārsniegtu 3 % starp Qmax un Qt; 2. Skaitītāja kļūdas robeža starp Qmax un Qt ir ± 6 % un ± 2,5 % starp Qt un Qmax. VI. EEK SĀKOTNĒJĀ VERIFIKĀCIJA To veic dalībvalsts metroloģijas dienesta apstiprinātā vietā. Telpu iekārtojumam un verifikācijas aprīkojumam ir jābūt tādam, lai verifikāciju varētu veikt drošos apstākļos un neaizkavējot personu, kas ir atbildīga par kontroli. Ir jāpilda 5.2.3 punkta noteikumi, taču skaitītājus pēc vēlēšanās var pārbaudīt sērijveidā. Ja izmanto šo metodi, visu skaitītāju izejas spiedienam būtu jābūt pietiekamam, lai novērstu kavitāciju, un var būt vajadzīgi īpaši pasākumi, lai novērstu skaitītāju savstarpējus traucējumus. Pilnā komplektā var būt automātiskas ierīces, atzari, plūsmas ierobežotāji u.c., ja katra izmēģinājuma kontūra, kas savieno testos skaitītājus un kontroles rezervuārus, ir skaidri noteikta, un vienmēr ir iespējams pārbaudīt tās iekšējo hermētiskumu. Var izmantot visas ūdens piegādes sistēmas, taču, ja paralēli darbojas vairākas testu kontūras, nedrīkst parādīties tādi savstarpēji traucējumi, kuru dēļ nevar izpildīt 5.2.3. punkta noteikumus. Ja kontroles rezervuārs ir sadalīts vairākās kamerās, starpsienām jābūt pietiekami stingrām, lai nodrošinātu to, ka kameras tilpums nemainās vairāk kā par 0,2 % atkarībā no tā, vai blakus esošās kameras ir piepildītas vai tukšas. Verifikācijā ir paredzēta precizitātes pārbaude ar vismaz trim plūsmas ātrumiem, kas attiecīgi ir: a) starp 0,9 Qmax un Qmax; b) starp Qt un 1,1 Qt; b) starp Qmax un 1,1 Qmax. Pirmajā testā nosaka spiediena kritumus, kam jābūt mazākiem par EEK tipa apstiprinājuma sertifikātā norādīto lielumu. Lielākā pieļaujamā kļūda ir norādīta 2.1. punktā. Katrā testā ūdens tilpumam, kas ir izplūdis caur skaitītāju, ir jābūt pietiekamam, lai bultiņa vai rullītis verifikācijas iedaļā veiktu vismaz vienu vai vairākus pilnus apgriezienus un lai novērstu cikliskās deformācijas ietekmi. Ja visas kļūdas ir ar vienu zīmi, ūdens skaitītāju noregulē tā, lai daļa no tām nepārsniegtu pusi no lielākās pieļaujamās kļūdas. [1] (Qn) ir skaitlis, kas ir vienāds ar Qn vērtību, kas ir izteikta m³/h. --------------------------------------------------