Padomes Direktīva (1971. gada 26. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz gāzes skaitītājiem



Oficiālais Vēstnesis L 202 , 06/09/1971 Lpp. 0021 - 0031

Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 2 Lpp. 0022

Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Nodaļa 1971(III) Lpp. 0651

Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 2 Lpp. 0022

Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Nodaļa 1971(III) Lpp. 0729 - 0739

Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 1 Lpp. 0159

Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 2 Lpp. 0037

Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 2 Lpp. 0037

CS.ES Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 147 - 157

ET.ES Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 147 - 157

HU.ES Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 147 - 157

LT.ES Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 147 - 157

LV.ES Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 147 - 157

MT.ES Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 147 - 157

PL.ES Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 147 - 157

SK.ES Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 147 - 157

SL.ES Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 147 - 157



Padomes Direktīva (1971. gada 26. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz gāzes skaitītājiem (71/318/EEK) EIROPAS KOPIENU PADOME, ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 100. pantu, ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, ņemot vērā Eiropas Parlamenta [1] atzinumu, ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas [2] atzinumu, tā kā dalībvalstīs gāzes skaitītāju konstruēšana un kontroles metodes ir pakļautas obligātiem noteikumiem, kas ir atšķirīgi dažādās dalībvalstīs, apgrūtinot šādu skaitītāju tirdzniecību; tā kā tādēļ šie noteikumi ir jātuvina; tā kā Padomes 1971. gada 26. jūlija Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kopīgiem noteikumiem, ko piemēro metroloģiskās kontroles mērinstrumentiem un metodēm [3] ir izklāstīti EEK tipa apstiprināšanas un EEK sākotnējās verifikācijas procedūras noteikumi; tā kā saskaņā ar minēto Direktīvu būtu jāizstrādā tehniskie noteikumi gāzes skaitītāju izstrādei un ekspluatācijai, IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU. 1. pants Šī direktīva attiecas uz šādiem gāzes skaitītājiem: 1. Tilpuma skaitītāji: - skaitītāji ar deformējamām sienām, - skaitītāji ar rotējošiem virzuļiem. 2. Citādi skaitītāji: - turbīnveida skaitītāji. 2. pants Šīs direktīvas pielikumā ir aprakstīti skaitītāji, uz kuriem drīkst būt EEK zīmes un simboli. Tie ir pakļauti EEK tipa apstiprināšanai, un tos iesniedz EEK sākotnējai verifikācijai. 3. pants Neviena dalībvalsts nedrīkst atteikt, aizliegt vai ierobežot laist tirgū vai nodot ekspluatācijā gāzes skaitītājus ar EEK tipa apstiprinājuma simbolu un EEK sākotnējās verifikācijas zīmi. 4. pants 1. Dalībvalstīs stājās spēkā normatīvie un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs Direktīvas prasības astoņpadsmit mēnešu laikā pēc tās paziņošanas, un tās tūlīt informē par to Komisiju. 2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, kuru reglamentē šī direktīva. 5. pants Šī Direktīva ir adresēta dalībvalstīm. Briselē, 1971. gada 26. jūlijā Padomes vārdā — priekšsēdētājs A. Moro [1] OV C 65, 5.6.1970., 30. lpp. [2] OV C 131, 29.10.1970., 7. lpp. [3] OV L 202, 6.9.1971., 1. lpp. -------------------------------------------------- PIELIKUMS I NODAĻA A. DAŽU PIELIKUMĀ LIETOTO TERMINU DEFINĪCIJAS 1. Ielādes diapazons Gāzes skaitītāja ielādes diapazons ir robežās starp maksimālo plūsmu Qmax un minimālo plūsmu Qmin. 2. Tilpuma skaitītāja cikliskais tilpums "Tilpuma skaitītāja cikliskais tilpums V" nozīmē gāzes tilpumu, kas atbilst skaitītāja darbības ciklam, t.i., visu skaitītāja kustīgo daļu kustību kopumam, kas, izņemot rādītāju un starp kustīgajām daļām esošos pārvadus, tā beigās pirmo reizi atgriežas sākuma stāvoklī. To aprēķina, reizinot tilpuma lielumu testa elementa pilna apgrieziena laikā ar mēriekārtas mehānisma pārnesumu attiecībā pret skaitītāja mehānismu. 3. Darba spiediens un atskaites spiediens 3.1. Darba spiediens Gāzes skaitītāja darba spiediens ir starpība starp gāzes spiedienu skaitītāja ieejā un atmosfēras spiedienu. 3.2. Atskaites spiediens Gāzes skaitītāja atskaites spiediens pr ir gāzes spiediens, uz kuru attiecina uzrādīto gāzes tilpumu. Spiediena atzarojumi atskaites spiediena mērīšanai ir izklāstīti III nodaļā. 4. Spiediena absorbcija Spiediena absorbcija gāzes skaitītājā ir starpība starp skaitītāja ieejā un izejā izmērīto spiedienu gāzes plūsmas laikā. 5. Izejas piedziņas konstante Izejas piedziņas konstante ir tilpuma lielums, kas atbilst pilnam piedziņas vārpstas apgriezienam; šo lielumu aprēķina, reizinot tilpumu, kas atbilst pilnam testa elementa apgriezienam, ar skaitītāja mehānisma pārnesumu attiecībā pret šo vārpstu. B. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI PAR GĀZES SKAITĪTĀJIEM 1. Vispārīgi noteikumi 1.1. Šā pielikuma I nodaļā ir izklāstīti vispārīgi noteikumi, kas jāievēro attiecībā uz visiem šīs direktīvas 1. pantā aprakstītajiem gāzes skaitītājiem. 1.2. Šā pielikuma II un III nodaļā ir izklāstīti īpaši noteikumi attiecībā uz aplūkojamajiem skaitītājiem. 2. Konstrukcija 2.1. Materiāli Skaitītājiem jābūt izgatavotiem no cietiem materiāliem ar mazu iekšējo spriedzi, kas laika gaitā maz mainās un kam ir pietiekama neuzņēmība pret koroziju un dažādu izplatīto gāzu vai to kondensātu iedarbību. 2.2. Skaitītāju drošums Skaitītāju apvalkiem jābūt gāzes necaurlaidīgiem pie maksimālā darba spiediena. 2.3. Aizsardzība pret traucējumiem Skaitītājiem jābūt tā konstruētiem, lai nekādi traucējumi, kas var iespaidot mērījumu precizitāti, nav iespējami, nesabojājot apstiprinājuma zīmes vai aizsargplombas. 2.4. Gāzes plūsmas virziens Skaitītājiem, kuru rādītāju ierīces darbojas pozitīvi tikai vienam plūsmas virzienam, šis virziens ir jānorāda ar bultu. Bulta nav vajadzīga, ja gāzes plūsmas virzienu nosaka konstrukcija. 2.5. Metroloģiskās īpašības Skaitītājam jābūt spējīgam nepārtraukti darboties visu II un III nodaļā noteikto laiku ar plūsmu, kas vienlīdzīga ar Qmax, bez jebkādām pārmaiņām tā metroloģiskajā darbībā ārpus minētajās nodaļās uzrādītajām robežām. 3. Papildu ierīces 3.1. Skaitītājus drīkst aprīkot ar papildu ierīcēm (koriģēšanai, pierakstam, papildu rādījumiem utt.); to pievienošana pakļauta EEK tipa apstiprināšanas procedūrai. 3.2. Skaitītājus drīkst aprīkot ar izejas piedziņu, lai darbinātu noņemamu indikatoru, iepriekšējas samaksas ierīci vai jebkuru citu papildu vai pievienojamu ierīci. 3.2.1. Kamēr šīs ierīces nelieto, piedziņas brīvais gals jāsargā aizbāznim vai tamlīdzīgai ierīcei, ko var cieši noslēgt. 3.2.2. Ja izejas piedziņa ir vārpsta, uz tās jābūt šādam norādījumam par tās konstanti: "1 apgr. ≅… m³" (vai dm³). 3.3. Skaitītājus drīkst aprīkot ar integrālo impulsu ģeneratoriem. Šo ģeneratoru izejā jābūt šādai norādei par viena impulsa lielumu: "1 impulss ≅… m³" (vai dm³). 4. Uzraksti 4.1. Katram skaitītājam jābūt šādiem uz indikācijas ierīces skalas vai īpašas plāksnītes kopā sagrupētiem uzrakstiem: a) skaitītāja tipa apstiprinājuma numurs; b) ražotāja identifikācijas zīme vai nosaukums; c) skaitītāja numurs un izlaiduma gads; d) skaitītāja lieluma apzīmējums — lielais G, aiz kura ir II un III nodaļā noteiktais numurs; e) šādi izteikta maksimālā plūsma Qmax =… m³/h; f) šādi izteikta minimālā plūsma: Qmin =… m³/h (vai dm³/h ); g) šādi izteikts maksimālais darba spiediens: Pmax… MN/m2 vai N/m2, vai Pmax… bar (vai mbar); h) tilpuma tipa skaitītājiem — šādi izteikts nominālais cikliskais tilpums: V =… m³ (vai dm³). Šiem uzrakstiem jābūt normālos skaitītāja darba apstākļos tieši saredzamiem, viegli izlasāmiem un neizdzēšamiem. 4.2. Metroloģijas dienests, kas piešķir tipa apstiprinājumu, drīkst noteikt gadījumus, kad uzrakstu plāksnītē jāraksturo arī gāzes veids. 4.3. Uz skaitītāja drīkst būt arī komercapzīmējums, īpašs sērijas numurs, gāzes izplatītāja nosaukums, atzīme par atbilstību Eiropas standartiem un atzīme par veiktajiem remontiem. Jebkura cita atzīme vai uzraksts bez īpašas atļaujas ir aizliegts. 5. Rādītāji un testa elements 5.1. Rādītāji 5.1.1. Rādītājiem jābūt veltnīšu veidā, tomēr uz pēdējo elementu šis likums drīkst neattiekties. Veltnīšiem jābūt kalibrētiem kubikmetros vai to decimāldaļās vai sīkākās vienībās. Vienībai m³ jābūt atzīmētai mehānisma plāksnītē. 5.1.1.1. Ja izmanto veltnīšus, kas graduēti sīkākās kubikmetru decimālās vienībās, tiem jābūt skaidri atšķiramiem no citiem veltnīšiem un atdalītiem no tiem ar skaidri saredzamu decimālo punktu (komatu). 5.1.1.2. Ja pēdējais veltnītis ir graduēts kubikmetru decimāldaļās, mehānisma plāksnītē ir jāatzīmē: a) viena vai vairākas nulles, kā tas atbilst pēdējam veltnītim; vai b) reizinātājs "× 10, × 100, × 1000 utt." tā, lai nolasījumi vienmēr būtu kubikmetros. 5.1.2. Rādītājā jābūt pietiekami daudz numurētu veltnīšu, lai pēdējā veltnīša vienā vienībā varētu atzīmēt tilpumu, kas izgājis cauri tūkstoš stundās pie maksimālā plūsmas ātruma. 5.2. Testa elements 5.2.1. Skaitītājiem jābūt tā projektētiem, lai pārbaudi varētu izdarīt ar pietiekamu precizitāti. Tālab tajos jābūt ieprojektētam integrālam testa instrumentam vai ierīcei, kas dod iespēju pievienot pārnēsājamu testa instrumentu. 5.2.2. Integrālais testa elements drīkst būt pēdējais skaitītāja elements vienā no šādiem diviem veidiem: a) nepārtraukti rotējošs veltnītis ar graduētu skalu; b) rādītāja šautra, kas pārvietojas virs fiksētas ciparnīcas ar graduētu skalu, vai disks ar graduētu skalu, kas pārvietojas gar fiksētu atskaites zīmi. 5.2.3. Gradācijas vienībai šo elementu graduētajās skalās jābūt skaidri un viennozīmīgi norādītai vienībās m³ vai to decimālajās apakšvienībās, un skalas sākums jānorāda ar ciparu nulle. 5.2.3.1. Intervālam starp skalas dalījumiem jābūt nemainīgam visā skalā un ne mazākam par 1 milimetru. 5.2.3.2. Skalas iedaļas vērtībai jābūt šādi izteiktai: 1 × 10n, 2 × 10n, 5 × 10n m³, kur n ir vesels pozitīvs vai negatīvs skaitlis vai nulle. 5.2.3.3. Gradācijas līnijām jābūt smalkām un vienmērīgām. Ja iedalījums ir izteikts kā 1 × 10n vai 2 × 10n m³, tad visām līnijām, kas atbilst skaitļa 5 daudzkārtnim, un, ja iedalījums ir izteikts kā 5 × 10n m³, tad visām līnijām, kas atbilst skaitļa 2 daudzkārtnim, jābūt garākām. 5.2.4. Rādītāja šautrai vai atskaites zīmei jābūt pietiekami smalkai, lai varētu precīzi un viegli nolasīt. 5.3. Veltnīšu un ciparnīcu diametri Veltnīšu diametriem jābūt vismaz 16 milimetri. Graduēto skalu diametram, kas minēts I B nodaļas 5.2.2. punkta b) apakšpunktā, jābūt vismaz 32 milimetri. 5.4. Skaitītāja nolasīšana Skaitītājam jābūt tā projektētam, lai to var nolasīt, ciparus vienkārši salīdzinot. 5.5. Ciparu pienākšana Viena cipara pienākšanai jebkurā skaitītāja daļā jābūt pabeigtai, kamēr blakusesošā zemākā diapazona cipars apraksta sava ceļa pēdējo desmitdaļu. 5.6. Rādītāja atvienošana Skaitītājiem jābūt tā projektētiem, lai skaitītājs pārbaudes laikā būtu viegli atvienojams. 6. Maksimālās pieļaujamās kļūdas 6.1. Mērīšanas kļūdas izsakāmas procentuāli kā relatīvs lielums ar starpības starp uzrādīto tilpumu un caur instrumentu faktiski izgājušās gāzes tilpumu attiecību pret pēdējo tilpumu. 6.2. Šīs kļūdas attiecas uz gaisa tilpuma mērījumiem, kura standarta blīvums ir 1,2 kg/m³. Var uzskatīt, ka normālos atmosfēras apstākļos testēšanas laboratorijas gaiss šo nosacījumu apmierina. 6.3. Maksimālās pieļaujamās kļūdas ir uzrādītas II un III nodaļā; tās der atļautajam plūsmas virzienam. 7. Spiediena absorbcija 7.1. Maksimālās pieļaujamās vērtības Maksimālā pieļaujamā spiediena absorbcija ir uzrādīta II un III nodaļā. 8. Verifikācijas zīmju un plombu izmantošana 8.1. Nolūks EEK verifikācijas zīmju un plombu atrašanās uz gāzes skaitītājiem norāda vienīgi to, ka skaitītājs apmierina šīs Direktīvas prasības. 8.2. Novietojums 8.2.1. Zīmju novietojums jāizvēlas tā, lai, izjaucot aizzīmogoto daļu, tās tiktu sabojātas. 8.2.2. Ja I B nodaļas 4.1. punktā minētie uzraksti ir īpašā plāksnītē, vienai zīmei jābūt tā piestiprinātai, lai, noņemot speciālo plāksnīti, tā tiktu sabojāta. 8.2.3. Būtu jāparedz vietas verifikācijas zīmēm vai plombām: a) visās plāksnītēs, kurās ir šajā pielikumā prasītie uzraksti; b) uz visām apvalka daļām, ko citādi nevar aizsargāt pret traucējumiem, kas var iespaidot mērījumu precizitāti. 9. EEK tipa apstiprinājums un sākotnējā verifikācija 9.1. EEK tipa apstiprinājums 9.1.1. EEK tipa apstiprinājuma lūgumam jāpievieno šādi dokumenti: - skaitītāja apraksts, kuram apstiprinājums ir prasīts, - skaitītāja rasējums perspektīvā vai fotoattēls, - pilnīgs skaitītāja montāžas plāns, papildinot, vajadzības gadījumā, ar detalizētiem rasējumiem, - detaļu saraksts un visa pārējā informācija, ko metroloģijas dienesti uzskata par vajadzīgu, - verifikācijas zīmju un aizsargplombu novietojuma plāns, - paziņojums, kurā norādīts, ka atbilstoši tipam izgatavotie skaitītāji apmierina drošības noteikumus, jo īpaši attiecībā uz maksimālo darba spiedienu, kas uzrādīts uzraksta plāksnītē. 9.2. EEK sākotnējā verifikācija 9.2.1. EEK sākotnējai verifikācijai iesniegtajiem skaitītājiem ir jābūt darba kārtībā. Ja skaitītāji lietojami kopā ar papildu ierīcēm, ko darbina izejas piedziņa, tām verifikācijas laikā jābūt pievienotām, ja vien nav īpašas atļaujas tās pievienot vēlāk. 10. Verifikācijas zīmes un plombas Skaitītājiem, kas sekmīgi izturējuši verifikācijas testus: - jāpievieno verifikācijas zīme, - jāpiestiprina plombas vietās, kas paredzētas, lai aizsargātu noteiktas detaļas pret traucējumiem, kuri var iespaidot skaitītāja raksturlielumus. II NODAĻA NOTEIKUMI PAR GĀZES SKAITĪTĀJIEM AR DEFORMĒJAMĀM SIENĀM 1. Darbības joma Šī nodaļa kopā ar I nodaļas noteikumiem attiecas uz gāzes skaitītājiem, kuros caurplūstošās gāzes mērījumus izdara mērkamerās ar deformējamām sienām. 2. Plūsmas un tilpuma diapazoni un apzīmējumi 2.1. Šajā tabulā uzrādītas atļautās maksimālās plūsmas, atbilstīgo minimālo plūsmu augšējās robežas un minimālais cikliskais tilpums ar G apzīmētajiem skaitītājiem: G | Qmax m³/h | Qmin m³/h (Maksimālā vērtība) | V dm³ (Minimālā vērtība) | 1,6 | 2,5 | 0,016 | 0,7 | 2,5 | 4 | 0,025 | 1,2 | 4 | 6 | 0,040 | 2,0 | 6 | 10 | 0,060 | 3,5 | 10 | 16 | 0,100 | 6,0 | 16 | 25 | 0,160 | 10 | 25 | 40 | 0,250 | 18 | 40 | 65 | 0,400 | 30 | 65 | 100 | 0,650 | 55 | 100 | 160 | 1,000 | 100 | 160 | 250 | 1,600 | 200 | 250 | 400 | 2,500 | 400 | 400 | 650 | 4,000 | 900 | 650 | 1000 | 6,500 | 2000 | 2.2. Ja attiecīgajam skaitītāja tipam Qmin ir mazāka par šīs nodaļas 2.1. punkta tabulā uzrādīto, tad šī Qmin jāizsaka ar skaitli no tabulas 3. slejas vai ar šā skaitļa sīkāku decimālo daļu. 2.3. Skaitītājus, kuru cikliskais tilpums ir mazāks par šīs nodaļas 2.1. punkta tabulā uzrādīto, var apstiprināt, ja paraugs apmierina izturības testa prasības, kas šajā sakarā minētas šīs nodaļas 7.2.5. punktā. 3. Konstrukcijas detaļas 3.1. Katram skaitītājam starpība starp aprēķināto ciklisko tilpumu V un skaitītāja uzrādīto nedrīkst pārsniegt 5 % no pēdējās. 3.2. Skaitītājus G 1,6 līdz G 6 ieskaitot drīkst aprīkot ar ierīci, kas neļauj skaitītājam darboties, ja gāze plūst neatļautā virzienā. 4. Testa elements 4.1. Skaitītājiem G 1,6 līdz G 6 ieskaitot, testa elementu izgatavo kā norādīts I nodaļas 5.2.2. punktā. Skaitītājiem G 10 līdz G 650 ieskaitot, testa elements ir: - izgatavots tā, kā norādīts I nodaļas 5.2.2. punktā, - vai ir atvienojams. 4.2. Ja testa elements ir izgatavots tā, kā norādīts I B nodaļas 5.2.2. punktā, tad elementa skalas iedaļas vērtībai un tās gradācijai jāatbilst tipa prasībām, kā parādīts šajā tabulā: Skaitītāja apzīmējums | Skalas maksimālā vērtība | Iedalījums | | | | | | G | 1,6 | — G | 6 | iesk. | 0,2 dm³ | 1 dm³ | G | 10 | — G | 65 | iesk. | 2 dm³ | 10 dm³ | G | 100 | — G | 650 | iesk. | 20 dm³ | 100 dm³ | 4.3. Skaitītājiem, kuru testa elements izgatavots tā, kā norādīts I B nodaļas 5.2.2. punktā, tipiskajai novirzei vismaz trīsdesmit pēc kārtas izdarītos mērījumos plūsmā ar kārtu 0,1 Qmax un tādos pašos apstākļos ar turpmāk norādīto gaisa tilpumu, jāpārsniedz šajā tabulā uzrādīto: Skaitītāja apzīmējums | Mērāmā gaisa tilpums | Maksimālā pieļaujamā tipiskā novirze | | | | | | G | 1,6 | — G | 4 | iesk. | 20 V | 0,2 dm³ | G | 6 | | | | 10 V | 0,2 dm³ | G | 10 | —G | 65 | iesk. | 10 V | 2 dm³ | G | 100 | — G | 650 | iesk. | 5 V | 20 dm³ | 5. Maksimālās pieļaujamās kļūdas 5.1. Vispārīgie noteikumi 5.1.1. Pozitīvas vai negatīvas maksimālās pieļaujamās kļūdas dotas šajā tabulā: Plūsma Q | Maksimālā pieļaujamā kļūda EEK sākotnējā verifikācijā | | | | | | Qmin ≤ Q < | 2 | Qmin | 3 % | 2 | Qmin ≤ Q ≤ | | Qmax | 2 % | 5.1.2. Ja visas skaitītāja kļūdas ir ar vienādām zīmēm, tās EEK sākotnējā verifikācijā plūsmām Q starp 2 Qmin un Qmax nedrīkst pārsniegt 1 %. 6. Spiediena absorbcija 6.1. Kopējā spiediena absorbcija Ja gaisa ar blīvumu 1,2 kg/m³ plūsmas ātrums vienlīdzīgs ar Qmax, kopējā spiediena absorbcija plūsmā nedrīkst vidēji pārsniegt: Skaitītāja apzīmējums | Maksimālā pieļaujamā vidējā kopējā spiediena absorbcija EEK sākotnējā verifikācijā | | | | | | N/m2 | mbar | G | 1,6 | — G | 10 | iesk. | 200 | 2 | G | 16 | — G | 40 | iesk. | 300 | 3 | G | 65 | — G | 650 | iesk. | 400 | 4 | 6.2. Mehāniskā spiediena absorbcija Mehāniskā spiediena absorbcija, t.i., spiediena absorbcija gaisa ar blīvumu 1,2 kg/m³ plūsmā starp Qmin un 2 Qmin nedrīkst pārsniegt: Skaitītāja apzīmējums | Maksimālā pieļaujamā mehāniskā spiediena absorbcija EEK sākotnējā verifikācijā | | | | | | N/m2 | mbar | G | 1,6 | — G | 40 | iesk. | 60 | 0,6 | G | 65 | — G | 650 | iesk. | 100 | 1,0 | Iepriekš uzrādītie lielumi attiecas uz maksimālo mehāniskā spiediena absorbciju. 6.3. Īpašs noteikums Attiecībā uz skaitītājiem, kuriem darba spiediens pārsniedz 0,1 MN/m2 (1 bar), ir spēkā šīs nodaļas 6.2. punktā uzrādītie noteikumi par mehānisko spiediena absorbciju, bet šīs nodaļas 6.1. punktā minēto kopējo spiediena absorbciju šiem skaitītājiem neņem vērā. 7. EEK tipa apstiprinājums 7.1. Bez tipa parauga iesniedzējam ir jānodod sākumā kompetentās iestādes rīcībā arī divi līdz seši turpmākie skaitītāju paraugi, kas izgatavoti pēc tipa parauga. Ja apstiprinājuma lūgums attiecas uz dažādiem skaitītāju lielumiem, pēc kompetentās iestādes pieprasījuma skaits ir līdzīgi jāsadala pa vairākiem G lielumiem. Ja testu rezultāti nav pilnīgi apmierinoši, drīkst pieprasīt turpmākos skaitītāju paraugus. 7.1.1. Izņēmumu no šā noteikuma var atļaut, šos skaitītāju paraugus nododot kompetentās iestādes rīcībā vēlāk. Tomēr lēmumu par tipa apstiprināšanu nepieņem, kamēr visi paraugi nav pilnīgi izpētīti. 7.1.2. Skaitītāju paraugi paliek iesniedzēja īpašumā, un tos atdod viņam pēc tam, kad tipa apstiprinājums ir piešķirts. 7.2. Pārbaude 7.2.1. Tipa paraugam un skaitītāju paraugiem jāapmierina I nodaļā un šīs nodaļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā izklāstītās prasības. 7.2.2. Bez tam starpība starp maksimālo un minimālo kļūdu kā funkcija no plūsmas ātruma Q katram skaitītājam nedrīkst pārsniegt 3 % visā diapazonā. 7.2.3. Tipa paraugam un skaitītāju paraugiem izdara izturības testu. Šo testu izdara: 7.2.3.1. Skaitītājiem G 1,6 līdz G 10 ieskaitot — ar gaisu, pie maksimālās skaitītāju noslodzes, tomēr skaitītājiem, kuriem uzrakstu plāksnītē ir norādīta mērāmā gāze, pārbaudi var izdarīt pilnīgi vai daļēji ar šo gāzi. 7.2.3.2. Skaitītājiem G16 līdz G 650 ieskaitot — ar gaisu vai gāzi, cik iespējams, pie maksimālās skaitītāja noslodzes. 7.2.4. Izturības testa ilgums skaitītājiem, kuru cikliskais tilpums ir vienāds vai lielāks par šīs nodaļas 2.1. punkta tabulā minēto, ir: 7.2.4.1. Skaitītājiem G 1,6 līdz G 10 ieskaitot — 1000 stundas. Testu drīkst pārtraukt, bet tā jāpabeidz sešdesmit dienās. 7.2.4.2. Skaitītājiem G 16 līdz G 650 ieskaitot — katram skaitītājam, mērot 1000 stundu darbam atbilstošu gaisa vai gāzes tilpumu pie maksimālās skaitītāja noslodzes, tests jāpabeidz sešos mēnešos. 7.2.5. Skaitītājiem, kuriem cikliskais tilpums ir mazāks par šīs nodaļas 2.1. punkta tabulā uzrādīto, izturības testa ilgumam jābūt 2000 stundas, un tā jāizdara lielākam skaitītāju skaitam, nekā norādīts šīs nodaļas 7.1. punktā atbilstīgi skaitītāja un tā vispārīgo raksturlielumu aprakstam. 7.2.6. Pēc izturības testa skaitītājiem jāapmierina šādas prasības: a) katram skaitītājam visā diapazonā starpība starp maksimālo un minimālo kļūdu kā funkcija no Q nedrīkst pārsniegt 4 %; b) nevienā no punktiem kļūdas nedrīkstētu būt vairāk nekā 1,5 % lielākas par maksimālo vai mazākas par minimālo sākuma kļūdu, c) mehāniskā spiediena absorbcija nedrīkst palielināties vairāk kā par 20 N/m2 (0,2 mbar); d) skaitītājiem, kuriem darba spiediens ir lielāks par 0,1 MN/m2 (1 bar), starpība starp kļūdu pie plūsmas ātruma 0,5 Qmax un plūsmas ātruma Qmax nedrīkst palielināties vairāk kā par 1 %. 7.3. Apstiprināta modeļa modifikācija Ja iesniegums attiecas uz apstiprināta modeļa modifikācijas apstiprināšanu, metroloģijas dienests, kas apstiprinājis sākotnējo modeli, lemj atbilstoši modifikācijas raksturam, vai un cik lielā mērā ir piemērojamas šīs nodaļas 7.1., 7.2.3., 7.2.4. un 7.2.5. punktā izklāstītās prasības. 8. EEK sākotnējā verifikācija 8.1. Precizitātes testi Uzskata, ka skaitītājs apmierina prasības attiecībā uz maksimālajām pieļaujamajām kļūdām, ja šādas prasības ir izpildītas pie šādiem plūsmas ātrumiem: a) pie plūsmas ātruma starp Qmin un 2 Qmin; b) pie plūsmas ātruma ar kārtu 1/5 no Qmax; c) pie plūsmas ātruma Qmax; d) pie plūsmas ātruma 0,50 Qmax skaitītājiem, kuru darba spiediens ir lielāks par 0,1 MN/m2 (1 bar). Ja pārbaude notiek citādos apstākļos, garantijām jābūt vismaz vienādām ar tām, kuras iegūtas iepriekš minētajos testos. III NODAĻA NOTEIKUMI PAR GĀZES SKAITĪTĀJIEM AR ROTĒJOŠIEM VIRZUĻIEM VAI TURBĪNĀM 1. Darbības joma Šī nodaļa kopā ar I nodaļas noteikumiem attiecas uz: 1.1. Gāzes skaitītājiem ar rotējošiem virzuļiem - kur caurplūstošās gāzes mērījumus izdara mērkamerās ar rotējošām sienām. 1.2. Turbīnveida gāzes skaitītājiem - kur aksiālā gāzes plūsma griež turbīnu un tās apgriezienu skaits atbilst izplūdušās gāzes daudzumam. 2. Plūsmas ātruma diapazons 2.1. Gāzes skaitītājiem drīkst būt tikai šajā tabulā uzrādīti diapazoni, kas atbilst to apzīmējumam G: Apzīmējums G | Qmax m³/h | Diapazons | Mazs | Vidējs | Liels | Qmin m³/h | Qmin m³/h | Qmin m³/h | 40 | 65 | 13 | 6 | 3 | 65 | 100 | 20 | 10 | 5 | 100 | 160 | 32 | 16 | 8 | 160 | 250 | 50 | 25 | 13 | 250 | 400 | 80 | 40 | 20 | 400 | 650 | 130 | 65 | 32 | 650 | 1000 | 200 | 100 | 50 | 1000 | 1600 | 320 | 160 | 80 | un pēdējo piecu rindiņu decimālie daudzkārtņi. 3. Konstrukcijas detaļas 3.1. Skaitītāji ar rotējošiem virzuļiem 3.1.1. Skaitītājiem jābūt aprīkotiem ar atzarojumiem 3 līdz 5 milimetru diametrā statiskā spiediena padevei pirms skaitītāja un aiz tā, lai varētu izmērīt spiediena kritumu; pirms skaitītāja izmērītais spiediens ir atskaites spiediens. 3.1.2. Skaitītājos drīkst būt ierīce virzuļu griešanai ar roku, ja vien to nevar izmantot tā, ka tiek traucēta skaitītāja pareiza darbība. 3.1.3. Gultņi vārpstām G 160 lieluma un lielākiem skaitītājiem ar rotējošiem virzuļiem drīkst būt tā konstruēti, lai tiem varētu piekļūt, nesabojājot aizsargplombas. 3.2. Turbīnveida skaitītāji 3.2.1. Skaitītājos jābūt spiediena atzarojumam, kas netiešas vajadzības gadījumā ļauj noteikt atskaites spiedienu tieši pirms turbīnas. 3.2.1.1. Ja ir ierīce gāzes plūsmas droselēšanai pirms rotora, skaitītājā drīkst būt gan šīs nodaļas 3.2.1. punktā prasītais spiediena atzarojums, gan cits spiediena atzarojums tieši pirms droseles, lai varētu noteikt spiediena kritumu pie droselēšanas iekārtas. 3.3. Spiediena atzarojums 3.3.1. Spiediena atzarojumam jābūt aprīkotam ar līdzekļiem tā noslēgšanai. 3.3.2. Spiediena atzarojumi atskaites spiedienam ir skaidri un neizdzēšami jāapzīmē ar "pr", un spiediena atzarojums jāapzīmē ar "p". 4. Testa elements 4.1. Piemērojot I B nodaļas 5.1.1.2. punkta a) un b) apakšpunktā izklāstos noteikumus, testa elementa skalas vienības maksimālajai vērtībai jābūt: G | 40 | un G | 65 | | 0,002 m³ | G | 100 | un G | 650 | un starplielumiem | 0,02 m³ | G | 1000 | un G | 6500 | un starplielumiem | 0,2 m³ | G | 10000 | un vairāk | | 2,0 m³ | 4.2. Testa elementa skala jānumurē: G | 40 | un G | 65, | katrs | 0,01 m³ | G | 100 | un G | 650 | un starplielumi, katrs | 0,1 m³ | G | 1000 | un G | 6500 | un starplielumi, katrs | 1,0 m³ | G | 10000 | un vairāk katrs | 10,0 m³ | 5. Maksimāli pieļaujamās kļūdas 5.1. Pozitīvās un negatīvās maksimālās pieļaujamās kļūdas ir dotas šajā tabulā: Plūsmas ātrums Q m³/h | Maksimālā EEK sākotnējā verifikācijā pieļaujamā kļūda | Qmin ≤ Q < 0,2 Qmax | 2 % | 0,2 Qmax ≤ Q ≤ Qmax | 1 % | 5.2. Ja visām kļūdām ir viena un tā pati zīme, tās visas nedrīkst pārsniegt pusi no to maksimālās pieļaujamās vērtības. 6. EEK tipa apstiprinājums 6.1. Bez tipa parauga iesniedzējam ir sākumā jānodod kompetentās iestādes rīcībā divi līdz seši skaitītāju paraugi, kas izgatavoti pēc tipa parauga. Ja apstiprinājuma lūgums attiecas uz dažādu lielumu skaitītājiem, šis skaits pēc kompetentās iestādes pieprasījuma jāsadala pa vairākiem G lielumiem. Ja testu rezultāti nav pilnīgi apmierinoši, var pieprasīt papildu paraugus. 6.1.1. Izņēmums no šiem noteikumiem ir pieļaujams, skaitītāju paraugus atļaujot nodot kompetentās iestādes rīcībā vēlāk. Tomēr lēmumu par tipa apstiprinājumu nepieņem pirms visu paraugu pilnīgas pārbaudes. 6.1.2. Skaitītāju paraugi paliek iesniedzēja īpašums, un tos viņam atdod pēc tipa apstiprinājuma piešķiršanas. 6.2. Pārbaude 6.2.1. Pie pārbaudes pieder jo īpaši katra skaitītāja kļūdu noteikšana, pārbaudot tos ar gaisu, kura blīvums ir 1,2 kg/m³. Katru pārbaudes rezultātu aplūko atsevišķi. 6.2.1.1. Katra skaitītāja kļūdu līknei jāiekļaujas līkņu saimē, ko nosaka maksimālo pieļaujamo kļūdu robežas EEK sākotnējās verifikācijās visā plūsmas ātruma diapazonā, kuram ir prasīts apstiprinājums. 6.2.1.2. Starpība starp kļūdu maksimālo un minimālo lielumu katram skaitītājam nedrīkst pārsniegt 1 % visā diapazonā no 0,5 Qmax līdz Qmax. 6.2.2. Tad skaitītājiem izdara izturības testu ar gaisu vai gāzi. 6.2.2.1. Izturības testu izdara, cik iespējams, ar maksimālo skaitītāja noslodzi. Darbināšanas laiks ir tāds, lai katra skaitītāja izmērītā gaisa vai gāzes tilpums atbilstu tā 1000 stundu darbam ar maksimālo noslodzi, visam testam nepārsniedzot sešus mēnešus. 6.2.2.2. Pēc izturības testa skaitītājus atkal pārbauda ar gaisu, kura blīvums ir 1,2 kg/m³, izmantojot to pašu standarta iekārtu kā šīs nodaļas 6.2.1. punktā izklāstītajā testā. Šajos testa apstākļos: a) kļūdas, kas noteiktas šīs nodaļas 7.1. punktā norādītajām plūsmām katram skaitītājam (izņemot ne vairāk par vienu), nedrīkst atšķirties vairāk kā par 1 %, no tām, kas noteiktas šīs nodaļas 6.2.1. punktā izklāstītajam testam; b) starpība starp kļūdu līknes maksimālo un minimālo vērtību katram skaitītājam (izņemot ne vairāk par vienu) nedrīkst pārsniegt 1,5 % visā diapazonā no 0,5 Qmax līdz Qmax. 7. EEK sākotnējā verifikācija 7.1. Precizitātes testi Uzskata, ka skaitītājs apmierina prasības attiecībā uz maksimāli pieļaujamajām kļūdām, ja prasības ir apmierinātas pie šādiem plūsmas ātrumiem: a) skaitītājiem ar rotējošiem virzuļiem: Qmin, 1,5 Qmin, 0,25 Qmax, 0,5 Qmax un Qmax; b) turbīnveida skaitītājiem: Qmin, 1,5 Qmin, 3 Qmin, 0,25 Qmax, 0,5 Qmax un Qmax. Ja pārbaudes izdara citādos apstākļos, garantijām jābūt vismaz vienādām ar tām, kuras iegūtas iepriekš minētajos testos. 7.2. Šīs nodaļas 7.1. punktā uzrādītos lielumus var mainīt ±5 % robežās. --------------------------------------------------