—

OIML R 51-1 Edizione 2006 (E) Requisiti essenziali in MID (allegato I e MI-006 parte comune e capitolo II) OIML R 51-1 Edizione 2006 (E) Osservazioni Allegato I 1.1 T.4.3.1, T.4.3.7, 2.5, 2.6, 4.1.1 Coperto 1.2 4.1.3, 4.1.6, 4.2.2 Coperto 1.3 5.2.1 Coperto 1.3.1 2.9.1.1, 2.9.1.2 Coperto tranne per: condensazione o assenza di condensazione e aperto o chiuso 1.3.2 Non pertinente 1.3.3 a) E1 a) E2 A.6.3.1, A.6.3.2, A.6.3.4, A.6.3.5.1, A.6.3.5.2, A.6.3.3 Coperto a) E3 A.6.3.1, A.6.3.2, A.6.3.4, A.6.3.5.1, A.6.3.5.2, A.6.3.3, A.6.3.6 Coperto a condizione che si usi l'impulso di prova 5, livello di prova IV conformemente a ISO 7637-2:2004(E) b) A.6.3.1, A.6.3.2, A.6.3.4, A.6.3.5.1, A.6.3.5.2, A.6.3.3 Coperto a condizione che in certi casi si usino i livelli di severità specificati in OIML D11 (2004) 1.3.4 2.9.2, A.6.2.4, A.6.2.5, A.6.2.6, A.6.2.7, 4.2.3, 6.4.3, A.5.2, 2.9.3, A.6.2.8, 2.9.1.3, A.6.2.2, 6.1.4 e A.5.8, 2.8.1, 6.4.4 & A.5.7 Coperto tranne per le variazioni di frequenza della rete e i campi magnetici a frequenza industriale 1.4 1.4.1 A.6.1.1, Allegato A Coperto 1.4.2 A.6.2.3, 4.1.2 Coperto tranne per la prova di calore umido con condensazione 2 A.7, 6.5.3, 2.10 Coperto 3 T.3.6 Coperto 4 T.3.5, 3.3.1, 2.5.1, 5.2.3 Coperto 5 4.1.4, A.7, 2.10, 6.5.3, T.3.7 Coperto 6 3.2.2, 4.1.3, 4.2.2 Coperto 7 7.1 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 Coperto 7.2 3.1 Coperto 7.3 Non pertinente 7.4 Non pertinente 7.5 3.1 Coperto 7.6 3.4.5. 2.11, 6.1.5 Coperto tranne per la descrizione della procedura di prova nel manuale d'istruzioni 8 8.1 4.2.4 Coperto 8.2 3.2.6 Coperto 8.3 3.4.5, 3.2.3 Coperto 8.4 3.2.6, 3.2.3, 3.4.4 Coperto 8.5 Non pertinente 9 9.1 3.11.1, 3.11.2 Coperto tranne per l'indicazione della presenza di dispositivi supplementari 9.2 Non pertinente 9.3 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 Coperto tranne per le informazioni su funzionamento, installazione, manutenzione, riparazioni, messe a punto consentite, corretto funzionamento, per la condensazione e l'utilizzazione in luogo chiuso o aperto 9.4 Non pertinente 9.5 3.3.2 Coperto 9.6 Non pertinente 9.7 2.7 Coperto 9.8 3.11.4, 3.12 Coperto 10 10.1 3.3, 3.4 Coperto 10.2 3.3.1, 2.4, 3.4.2, 3.3.2 Coperto 10.3 3.4.3, 3.4.4 Coperto 10.4 3.4.3 Non coperto direttamente, nonostante alcuni requisiti siano pertinenti 10.5 Non pertinente 11 11.1 3.4.4, 3.4.3 Coperto nei casi in cui lo strumento di misura sia dotato di un dispositivo di archiviazione dati o di una stampante 11.2 3.4.4, 3.4.3 Coperto nei casi in cui lo strumento di misura sia dotato di un dispositivo di archiviazione dati o di una stampante 12 2.11, 6.1.5, 6.1.8 Coperto Allegato MI-006 CAPITOLO I — Requisiti comuni a tutti gli strumenti per pesare a funzionamento automatico 1 5.2.1 Coperto 1.1 T.3.1.1, T.3.1.2, T.3.1.3, 2.2.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.3 Coperto 1.2 2.9.2 Coperto 1.3 2.9.1.1, 2.9.1.2, 2.9.3, 3.2.5 Coperto 1.4 6.1.4, 2.9.3, 3.2.3 Coperto 3 3.1 2.9.3, 3.2.3, 3.2.5 Coperto 3.2 3.2.7 Coperto 3.3 3.3.1 (3.3, 3.2.4, 3.6.4, 3.6.5, 3.7.3, 3.9.4) Coperto 3.4 4.2.1 Coperto 3.5 3.5, 3.6 Coperto 3.6 3.3.3, 3.10.3 Coperto CAPITOLO II — Selezionatrici ponderali a funzionamento automatico 1 1.1 2.1 Coperto 1.2 2.1.1, 2.1.2 Coperto tranne che IV è usato nella direttiva 2004/22/CE invece di IIII 2 2.1 2.1 Coperto 2.2 2.1.1 Coperto 3 2.1, 2.1.2 Coperto 4 4.1 2.5.1.1, 2.5.1.2, A.3.9.2.2 a) Coperto 4.2 2.5.1.1 Tabella 4 Coperto 4.3 2.2.1 Tabella 1 Coperto 4.4 2.2.1, 2.3 Coperto tranne quando la classe di accuratezza è XIII oppure Y(a) con 0,1 g ≤ e ≤ 2 g 5 2.2.2 Coperto 6 6.1 3.2.3 Coperto 6.2 3.2.3 Coperto 7.1 7.1.1 2.6.1 Coperto 7.1.2 2.6.2 Coperto 7.2 T.4.3.9, 4.1.3 Coperto 7.3 2.9.1.2 Coperto Note: La colonna «Osservazioni» indica la corrispondenza fra l'OIML R 51-1 e il requisito pertinente della direttiva 2004/22/CE. L'indicazione «coperto» significa che: — il requisito di OIML R 51-1 è identico a quello della direttiva 2004/22/CE; o — il requisito di OIML R 51-1 è più rigido di quello della direttiva 2004/22/CE; o — tutte le disposizioni di OIML R 51-1 soddisfano i requisiti della direttiva 2004/22/CE (anche laddove ladirettiva 2004/22/CE consente altre alternative); — qualora il requisito non sia pienamente coperto, viene fornita una breve spiegazione di quanto è coperto. L'indicazione «non coperto» significa che il requisito della direttiva 2004/22/CE non è compatibile con il corrispondente requisito di OIML R 51-1 o non è incluso in esso. L'indicazione «non pertinente» significa che il requisito dell'allegato I della direttiva 2004/22/CE non è pertinente per le selezionatrici ponderali a funzionamento automatico.