N. C 55/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4. 3. 89 
II 
(Atti preparatori) 
COMMISSIONE 
Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati 
membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico 
COM(88) 780 def. — SYN 174 
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 3 gennaio 1989) 
(89/C 55/05) 
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE; 
visto il trattato che istituisce la Comunità economica 
europea, in particolare l'articolo 100 A, 
vista la proposta della Commissione, 
in cooperazione con il Parlamento europeo, 
visto il parere del Comitato economico e sociale, 
considerando che gli Stati membri sono tenuti a tutelare 
le persone contro la possibilità di risultati scorretti di 
operazioni di pesatura effettuate mediante strumenti per 
pesare a funzionamento non automatico utilizzati in ta­
lune categorie di applicazioni; 
considerando che in ciascuno Stato membro sono in vi­
gore disposizioni di carattere imperativo che fissano, in 
particolare, i necessari requisiti di prestazione degli stru­
menti per pesare a funzionamento non automatico speci­
ficandone le caratteristiche metrologiche e tecniche, non­
ché le relative procedure di ispezione prima e dopo l'im­
missione in servizio; che tali disposizioni non implicano 
necessariamente livelli di tutela differenti da uno Stato 
membro all'altro, ma peraltro ostacolano, a causa delle 
loro discordanze, gli scambi all'interno della Comunità; 
considerando che le disposizioni nazionali di tutela al ri­
guardo devono essere armonizzate al fine di consentire 
la libera circolazione degli strumenti per pesare a funzio­
namento non automatico garantendo al contempo un 
equo livello di protezione nella Comunità; 
considerando che il diritto comunitario, allo stadio at­
tuale, in deroga a una delle regole fondamentali della 
Comunità e cioè quella della libera circolazione delle merci, prevede che gli ostacoli agli scambi intracomuni-
tari dovuti alla disparità delle legislazioni nazionali rela­
tive all'utilizzazione di determinati prodotti devono es­
sere ammessi solo qualora dette legislazioni sono ricono­
sciute necessarie al fine di garantire la conformità dei 
prodotti in questione ai requisiti essenziali; che pertanto 
l'armonizzazione delle legislazioni nella fattispecie deve 
limitarsi soltanto alle disposizioni necessarie a garantire 
che gli strumenti per pesare a funzionamento non auto­
matico soddisfino ai requisiti metrologici e di prestazione 
essenziali; che, in quanto essenziali, tali requisiti devono 
sostituire le corrispondenti disposizioni nazionali al ri­
guardo; 
considerando che la presente direttiva deve prevedere 
pertanto soltanto requisiti essenziali e di carattere impe­
rativo; che al fine di agevolare la prova della conformità 
ai requisiti essenziali è necessario disporre di norme ar­
monizzate a livello europeo, in particolare per quanto ri­
guarda le caratteristiche metrologiche, di progettazione e 
di costruzione in modo tale che gli strumenti soddisfa­
centi a tali norme armonizzate possano essere considerati 
conformi ai requisiti essenziali; che tali norme armoniz­
zate a livello europeo sono elaborate da organismi privati 
e devono rimanere norme di carattere non imperativo; 
che a tal fine il Comitato europeo di normalizzazione 
(CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elet­
trotecnica (Cenelec) sono riconosciuti quali organismi 
competenti per l'adozione di norme armonizzate confor­
memente agli orientamenti generali di cooperazione tra 
la Commissione e i due suddetti organismi, sottoscritti il 
13 novembre 1984; che, ai fini della presente direttiva, 
per norma armonizzata si intende una specificazione tec­
nica (norma europea o documento di armonizzazione) 
adottata da uno dei suddetti organismi, oppure da en­
trambi, su mandato della Commissione e conformemente 
alle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consi­
glio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di 
informazione nel settore delle norme e delle regolamen­
tazioni tecniche ('), nonché ai succitati orientamenti ge­
nerali; 
O GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. 
4. 3. 89 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 55/7 
considerando che per un'efficace tutela degli utilizzatori 
e di parti terze è necessaria una valutazione della confor­
mità ai relativi requisiti metrologici e tecnici; che le pro­
cedure di valutazione della conformità attualmente in vi­
gore differiscono da uno Stato membro all'altro; che per 
evitare molteplici valutazioni della conformità che effetti­
vamente rappresentano ostacoli alla libera circolazione 
degli strumenti è opportuno prevedere disposizioni di re­
ciproco riconoscimento delle procedure di valutazione 
della conformità da parte degli Stati membri; che, per 
agevolare il reciproco riconoscimento delle procedure di 
valutazione della conformità, occorre definire procedure 
armonizzate a livello comunitario, nonché criteri armo­
nizzati per la designazione degli organismi incaricati di 
espletare le operazioni relative alle procedure di valuta­
zione della conformità; 
considerando che la presenza del marchio di conformità 
CE su uno strumento per pesare a funzionamento non 
automatico attesta che quest'ultimo soddisfa le disposi­
zioni della presente direttiva e rende quindi superfluo ri­
petere le operazioni di valutazione della conformità già 
effettuate; 
considerando che è necessario adottare le misure intese 
ad instaurare gradualmente il mercato interno entro il 31 
dicembre 1992; che detto mercato comporta uno spazio 
senza frontiere interne nel quale è garantita la libera cir­
colazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei ca­
pitali, 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 
CAPO I 
Campo d'applicazione, immissione sul mercato, libera cir­
colazione 
Articolo 1 
1. Si definisce strumento per pesare uno strumento 
autonomo o un sistema utilizzato per determinare la 
massa di un corpo in base alla forza di gravità agente su 
di esso. Il valore di tale massa deve venire indicato. 
Un sistema è un insieme di apparecchiature intercon­
nesse, assemblate per svolgere una funzione di pesatura. 
Uno strumento autonomo può essere parte di un sistema 
più grande. 
Si definisce strumento per pesare a funzionamento non 
automatico uno strumento per pesatura che richiede l'in­
tervento di un operatore per determinare il valore di una 
massa. Uno strumento per pesare non automatico può inoltre 
indicare e/o stampare valori di quantità derivati diretta­
mente dal valore della massa del corpo. 
Uno strumento di misura a funzionamento non automa­
tico per la misurazione di quantità connesse alla massa o 
di valori derivati dalla massa è uno strumento per pesare 
a funzionamento non automatico come definito più so­
pra se esso si basa sull'azione della forza di gravità e se, 
e solo se, indica valori della massa. 
La presente direttiva si applica agli strumenti per pesare a 
funzionamento non automatico, in appresso denominati 
«strumenti». 
2. Ai fini della presente direttiva sono prese in consi­
derazione le seguenti categorie di applicazione: 
a) 1. transazioni commerciali; 
2. determinazione di una tariffa, un prezzo, una 
tassa, uno sconto, una franchigia, una esenzione o 
tipi analoghi di pagamento; 
3. applicazioni legali e perizie; 
4. controlli sanitari, diagnosi e trattamenti di infer­
mità e di disturbi nel campo della professione me­
dica (umana e veterinaria) ; 
b) tutte le applicazioni diverse da quelle di cui alla 
lettera a). 
Articolo 2 
Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie al 
fine di garantire che gli strumenti possano essere immessi 
sul mercato e posti in servizio solo se, quando corretta­
mente installati e utilizzati per gli scopi cui sono desti­
nati, soddisfano le disposizioni della presente direttiva ad 
essi applicabili. 
Articolo 3 
1. Gli strumenti destinati ad applicazioni di cui all'ar­
ticolo 1, paragrafo 2, lettera a) devono soddisfare i re­
quisiti essenziali definiti nell'allegato I. Qualora uno 
strumento sia costruito come sistema, tutte le apparec­
chiature componenti il sistema che non intervengono in 
alcuna delle applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, lettera a) sono escluse dall'applicabilità della presente 
disposizione. 
2. Gli strumenti non destinati ad alcuna delle applica­
zioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) non 
sono tenuti, a discrezione del fabbricante, a soddisfare i 
requisiti essenziali definiti nell'allegato I. 
N. C 55/8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4. 3. 89 
Se non soddisfano i suddetti requisiti, essi devono co­
munque essere stati fabbricati conformemente alle buone 
prassi di ingegneria di uno degli Stati membri. Qualora 
soddisfino i requisiti essenziali definiti nell'allegato I, essi 
possono essere sottoposti, a discrezione del fabbricante, 
alla procedura di valutazione della conformità di cui al­
l'articolo 8. 
Articolo 4 
Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul 
mercato e l'utilizzazione di strumenti che soddisfino le 
disposizioni della presente direttiva. 
Articolo 5 
1. Gli Stati membri presumono la conformità ai requi­
siti essenziali di cui all'articolo 3 per quanto riguarda gli 
strumenti conformi alle relative norme nazionali attuanti 
le norme armonizzate che soddisfano i requisiti essenziali 
di cui all'articolo 3. 
2. La Commissione pubblica i riferimenti delle norme 
armonizzate di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta Ufficiale 
delle Comunità europee. 
Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme na­
zionali di cui al paragrafo 1. 
Articolo 6 
Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga 
che le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 
1 non soddisfano interamente i requisiti essenziali di cui 
all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro interes­
sato consulta in merito il comitato permanente istituito 
dalla direttiva 83/189/CEE, qui di seguito denominato 
«il comitato», specificandone i motivi. Il comitato si pro­
nuncia senza indugio. 
In base al parere del comitato la Commissione comunica 
agli Stati membri se occorra o meno revocare la pubbli­
cazione di quelle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2. 
Articolo 7 
1. Qualora uno Stato membro ritenga che gli stru­
menti recanti il marchio di conformità CE di cui all'alle­
gato 2, paragrafi 2, 3 e 4 non soddisfino le disposizioni 
della presente direttiva, allorché correttamente installati 
ed utilizzati per gli scopi cui sono destinati, esso prende 
tutte le misure opportune per ritirare tali prodotti dal 
mercato o per vietarne o limitarne l'immissione sul mer­
cato. Lo Stato membro interessato informa immediatamente la 
Commissione relativamente all'adozione di una delle 
suddette misure motivandone la decisione e precisando, 
in particolare, se la mancata conformità è dovuta: 
a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui al­
l'articolo 3, qualora lo strumento non soddisfi le 
norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1 ; 
b) ad una errata applicazione delle norme di cui all'arti­
colo 5, paragrafo 1 ; 
e) ad una lacuna delle norme stesse di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1. 
2. La Commissione procede alla consultazione delle 
parti interessate il più presto possibile. 
La Commissione comunica immediatamente allo Stato 
membro che ha intrapreso l'azione il risultato di tale 
consultazione. Se essa ritiene che la misura adottata è 
giustificata, ne informa immediatamente anche gli altri 
Stati membri. 
Se tale misura è stata adottata dallo Stato membro in 
base a presunte lacune delle norme, la Commissione, 
dopo aver consultato le parti interessate, interpella il co­
mitato entro due mesi qualora lo Stato membro che ha 
preso le misure intenda mantenerle, ed avvia quindi le 
procedure di cui all'articolo 6. 
3. Se uno strumento non conforme è munito del mar­
chio di conformità CE, lo Stato membro competente 
prende le debite misure nei confronti di chi ha apposto il 
marchio e ne informa la Commissione e gli altri Stati 
membri. 
4. La Commissione provvede a che gli Stati membri 
siano informati degli sviluppi e dell'esito di tale proce­
dura. 
CAPO II 
Valutazione della conformità 
Articolo 8 
1. Ai fini della presente direttiva è fatta distinzione tra 
fabbricazione di strumenti standard e fabbricazione di 
strumenti non stardard. Per fabbricazione di strumenti 
non standard si intende la fabbricazione di strumenti in 
esemplare unico o in serie limitate comprendenti normal­
mente, ma non necessariamente, strumenti fabbricati su 
progettazione del cliente, strumenti per scopi speciali e 
simili. 
Fabbricazione di strumenti standard 
2. Gli strumenti destinati ad applicazioni di cui all'ar­
ticolo 1, paragrafo 2, lettera a) sono soggetti alla proce­
dura di omologazione CE di cui all'allegato II, punto 1. 
4. 3. 89 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 55/9 
3. Gli strumenti non destinati ad alcuna delle applica­
zioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) che sod­
disfano i requisiti essenziali definiti nell'allegato 1 pos­
sono essere sottoposti, a discrezione del fabbricante, alla 
procedura di omologazione CE di cui all'allegato II, 
punto 1. 
4. In entrambi i casi di cui ai paragrafi 2 e 3, gli stru­
menti non contenenti dispositivi elettronici e il cui dispo­
sitivo di misurazione del carico non utilizza molle per 
controbilanciare il carico possono non essere sottoposti, 
a discrezione del fabbricante, alla suddetta procedura di 
omologazione CE. 
5. Gli strumenti di cui al paragrafo 2, ivi inclusi quelli 
esenti dalla procedura di omologazione CE in virtù del 
disposto del paragrafo 4, devono essere sottoposti, prima 
di essere posti in servizio e a scelta del fabbricante, 
— alla procedura di dichiarazione CE di conformità 
della produzione (tipo 2) di cui all'allegato II, 
punto 2, oppure 
— alla procedura di verifica CE (tipo 1) di cui all'alle­
gato II, punto 3. 
6. Gli strumenti di cui al paragrafo 3 sottoposti a pro­
cedura di omologazione CE o da essa esenti in virtù del 
disposto del paragrafo 4 possono essere sottoposti, a 
scelta del fabbricante e prima di essere posti in servizio, 
ad una delle due procedure di cui al paragrafo 5. 
Fabbricazione di strumenti non standard 
7. Gli strumenti destinati ad applicazioni di cui all'ar­
ticolo 1, paragrafo 2, lettera a) devono essere sottoposti, 
ciascun esemplare, alla procedura di verifica CE (tipo 2) 
di cui all'allegato II, punto 4. 
8. Gli strumenti non destinati ad alcuna delle applica­
zioni di cui all'articolo I, paragrafo 2, lettera a) che sod­
disfano i requisiti essenziali definiti nell'allegato 1 pos­
sono essere sottoposti, a scelta del fabbricante, alla pro­
cedura di verifica CE (tipo 2) di cui all'allegato II, 
punto 4. 
Disposizioni comuni 
9. I verbali e la corrispondenza relativi alle procedure 
di cui ai paragrafi da 2 a 8 devono essere redatti in una 
lingua ufficiale dello Stato membro in cui dette proce­
dure verranno espletate oppure in una lingua ammessa 
dall'organismo competente. 
Articolo 9 
1. Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati 
membri e alla Commissione gli organismi che esso ha de­
signato per l'espletamento delle operazioni facenti parte 
delle procedure di cui all'articolo 8, le operazioni specifi­
che per le quali ciascun organismo è stato designato, 
nonché i codici di identificazione degli organismi desi­
gnati. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle 
Comunità europee l'elenco di tali organismi notificati spe­
cificando le operazioni di loro competenza ai fini della 
presente direttiva e garantisce che detto elenco venga re­
golarmente aggiornato. 
2. Gli Stati membri applicano i criteri di minima, fis­
sati all'allegato V, per la designazione degli organismi 
suddetti. Gli organismi che soddisfano ai criteri stabiliti 
dalle relative norme armonizzate sono considerati soddi­
sfacenti i criteri fissati nell'allegato V. 
3. Lo Stato membro che ritenga che un organismo da 
esso designato non soddisfi più i criteri di cui al para­
grafo 2 ne revoca la designazione. Detto Stato ne in­
forma immediatamente gli altri Stati membri e la Com­
missione. 
CAPO III 
Marchio di conformità CE ed iscrizioni 
Articolo 10 
1. Il marchio di conformità CE e gli altri dati richiesti 
conformemente a quanto specificato nell'allegato IV de­
vono essere apposti sugli strumenti corrispondenti in 
modo chiaramente visibile, facilmente leggibile e indele­
bile. 
2. È vietato apporre sugli strumenti marchi che pos­
sono essere confusi con il marchio di conformità CE. 
Articolo 11 
Qualora risulti che su certi strumenti è stato apposto in 
modo scorretto il marchio di conformità CE per il fatto 
che 
— gli strumenti in causa non sono conformi alle norme 
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o 
— gli strumenti in causa non sono conformi ad un mo­
dello approvato, o 
— gli strumenti in causa sono conformi ad un modello 
approvato che però non soddisfa i requisiti essenziali 
ad esso applicabili, oppure 
— il fabbricante non ha assolto agli obblighi che gli in­
combono in base alla dichiarazione CE di confor­
mità (tipo 2), 
il competente organismo notificato ritira, a seconda dei 
casi, il certificato di omologazione CE e/o l'approva­
zione del sistema di controllo della qualità. 
N. C 55/10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4. 3. 89 
Articolo 12 
Se uno strumento destinato ad applicazioni di cui all'ar­
ticolo 1, paragrafo 2, lettera a) è costruito come sistema 
e se detto sistema contiene dispositivi che non sono stati 
sottoposti alla procedura di valutazione della confor­
mità di cui all'articolo 8, ciascuno di tali dispositivi deve 
recare l'iscrizione «utilizzazione per scopi commerciali 
vietata» nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui lo 
strumento è posto in servizio. Tale iscrizione deve essere 
apposta sul dispositivo in modo chiaramente visibile, fa­
cilmente leggibile e indelebile. 
CAPO IV 
Controllo degli strumenti in servizio 
Articolo 13 
1. Gli strumenti recanti il marchio di conformità CE 
ed utilizzati per delle applicazioni di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettera a) vengono sottoposti ad ispezione in 
servizio da parte di un organismo notificato per verifi­
carne la persistente conformità ai modello descritto nel 
certificato di omologazione (se del caso) e alle disposi­
zioni della presente direttiva ad essi applicabili. 
2. Tali strumenti devono essere nuovamente verificati: 
a) dopo riparazione, modifica o riassemblaggio, 
b) dopo trasferimento in una zona geografica in cui il 
valore dell'accelerazione di gravità è sufficientemente 
differente da giustificare una nuova verifica, in parti­
colare per quanto riguarda l'errore di indicazione. 
3. Nell'ambito di tali ispezioni l'organismo notificato 
effettua le opportune prove definite nelle relative norme 
di cui all'articolo V o prove equivalenti. Nel casi previsti 
al paragrafo 2, detto organismo si attiene ai valori del­
l'errore massimo tollerabile specificati nell'allegato I, pa­
ragrafo 4, punto 1. In tutti gli altri casi esso prende in 
considerazione i valori dell'errore massimo tollerabile 
specificati nell'allegato I, paragrafo 4, punto 2. CAPO V 
Periodo transitorio 
Articolo 14 
1. Le approvazioni CE del modello conformi alla di­
rettiva 73/360/CEE del Consiglio (') e le omologazioni 
nazionali valide alla data del 1° luglio 1992 rimangono 
valide fino alla loro data di scadenza oppure fino al 
1° luglio 2002, se quest'ultima data è la più prossima. 
Dopo tale data rimangono comunque valide le approva­
zioni o omologazioni relative agli strumenti di cui al pa­
ragrafo 2. 
2. Gli Stati membri permettono che si continuino ad 
utilizzare, dopo il 1° luglio 1992, gli strumenti che a 
quella data siano legalmente in servizio e finché essi sod­
disfino le disposizioni ad essi applicabili in base alla loro 
omologazione o alla loro verifica iniziale. 
CAPO VI 
Disposizioni finali 
Articolo 15 
Qualsiasi decisione presa in virtù della presente direttiva 
che comporti limitazioni all'immissione sul mercato e/o 
all'entrata in servizio di uno strumento, deve essere moti­
vata in modo preciso. Tale decisione è notificata senza 
indugio alla parte interessata, la quale allo stesso tempo 
viene informata dei ricorsi giurisdizionali di cui può av­
valersi in virtù della legislazione vigente nello Stato 
membro in questione, nonché dei termini entro i quali 
detti ricorsi devono essere introdotti. 
Articolo 16 
1. Anteriormente 1° gennaio 1992 gli Stati membri 
adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regola­
mentari e amministrative necessarie per conformarsi alla 
presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la 
Commissione. 
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 
1992. 
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il 
testo delle disposizioni di diritto interno che essi adot­
tano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 
3. A decorrere dal 1° luglio 1992 la direttiva 
73/360/CEE è abrogata. 
Articolo 17 
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 
(') GU n. L 335 del 5. 12. 1973, pag. 1. 
4. 3. 89 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 55/11 
ALLEGATO I 
Requisiti essenziali cui devono soddisfare gli strumenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a). (La 
terminologia utilizzata è quella adottata dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale.) 
REQUISITI METROLOGICI 
1. Unità di massa 
Le unità di massa utilizzate devono essere legali ai sensi della direttiva 80/181/CEE ('). 
Fatta salva la suddetta condizione, sono ammesse le seguenti unità: 
— unità SI: chilogrammo, microgrammo, milligrammo, grammo, tonnellata; 
— unità del «sistema imperiale»: libbra, oncia, (avoirdupois), oncia troy; 
— altre unità: carato metrico (per la pesatura di pietre preziose). 
Per gli strumenti che utilizzano le unità di massa del sistema imperiale di cui sopra, i corrispondenti 
requisiti essenziali specificati in appresso devono essere convertiti, per interpolazione semplice, nelle 
suddette unità imperiali. 
2. Classi di precisione 
2.1. Si definiscono le seguenti classi di precisione: 
I. Precisione speciale 
II. Precisione fine 
III. Precisione media 
IV. Precisione ordinaria 
Le caratteristiche di queste classi sono indicate nella tabella 1. 
TABELLA 1 
Classi di precisione 
Classe 
I 
II 
III 
IV Divisione di 
verifica (e) 
0,001 g < e 
0,001 g < e < 0,05 g 
0,1 g < e 
0,1 g < e < 2g 
5 g< e 
5 g< e Portata minima 
Valore minimo 
100 e 
20 e 
50 e 
20 e 
20 e 
10 e Portata massima 
Valore minimo 
50 000 e 
100 e 
5 000 e 
100 e 
500 e 
100 e Valore massimo 
— 
100 000 e 
100 000 e 
10 000 e 
10 000 e 
1 000 e 
2.2. Divisioni 
2.2.1. La divisione reale (d) e la divisione di verifica (e) devono corrispondere a: 
1 x 10k, 2 x 10k, o 5 x 10k unità di massa, essendo k un numero intero (zero compreso). 
2.2.2. Per tutti gli strumenti senza dispositivi indicatori complementari d è uguale ad e. 
2.2.3. Per gli strumenti con dispositivi indicatori complementari si deve avere: 
e =1 x 10kg 
d < e < 10 d, 
eccezione fatta per gli strumenti della classe I con d < IO"4 g, 
per i quali e = IO"3 g. 
0) GU n. L 39 del 15. 2. 1980, p. 39. 
N. C 55/12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4. 3. 89 
3. Classificazione 
3.1. Strumenti con un solo campo di pesatura 
3.1.1. Gli strumenti non equipaggiati di un dispositivo indicatore complementare possono rientrare in una 
delle quattro classi di precisione definite. 
3.1.2. Gli strumenti equipaggiati di un dispositivo indicatore complementare rientrano nella classe I o nella 
classe II. Per questi strumenti i limiti inferiori della portata minima di queste due classi sono ottenuti 
sostituendo nella colonna 3 della tabella I la divisione di verifica (e) con la divisione reale (d). 
Se d < IO"4 g, la portata massima della classe I può essere minore di 50 000 e. 
3.1.3. Se uno strumento risponde alle caratteristiche di più di una classe di precisione, la scelta della classe 
di appartenenza è lasciata al fabbricante. Lo strumento deve soddisfare a tutti i requisiti della pre­
sente direttiva per la classe scelta. 
3.2. Strumenti con più campi di pesatura 
Sono consentiti più campi di pesatura purché chiaramente indicati sullo strumento. Ogni singolo 
campo di pesatura è classificato in base al disposto del precedente punto 3.1. Se i campi di pesatura 
rientrano in classi di precisione differenti lo strumento deve soddisfare ai requisiti più restrittivi 
applicabili alle classi di precisione in cui rientrano i campi di pesatura. 
3.3. Strumenti a più scale di divisione 
3.3.1. Gli strumenti con un solo campo di pesatura possono avere più campi di pesatura parziali (strumenti 
a più scale di divisione). 
Tali strumenti non devono essere equipaggiati di un dispositivo complementare. 
3.3.2. Ciascun campo di pesatura parziale e di strumenti a più scale di divisione è definito dalla 
— sua divisione di verifica e;, con e; + j > e; 
— sua portata massima max;, con maxr = max 
— sua portata minima min;, con min; = maxj.j, e minj = min, 
dove: 
i = 1, 2 ... r, 
i = numero del campo di pesatura parziale, 
r = numero totale dei campi di pesatura parziale. 
Tutte le portate sono portate del carico netto, indipendentemente dal valore della tara utilizzata. 
3.3.3. I campi di pesatura parziale sono classificati in base alla tabella 2. Tutti i campi di pesatura parziale 
devono rientrare nella stessa classe di precisione, la quale determina la classe di precisione dello 
strumento. 
TABELLA 2 
Strumenti a più scale di divisione 
i - 1,2, ...r 
i = numero del campo di pesatura parziale 
r = numero totale dei campi di pesatura parziali 
Classe 
I 
II 
III 
IV Divisione di 
verifica (e) 
0,001 g < e ; 
0,001 g < e; < 0,05 g 
0,1 g<e; 
0,1 g<ei 
5 g«ei Portata minima 
(min) 
Valore minimo 
100 e, 
20 e, 
50 ej 
20 ej 
10 e. Portata massima 
(max;) 
Valore minimo (') 
50 000 e ; + , 
5 000 e j + , 
5 000 e ; + , 
500 ei+1 
50 ei + i Valore massimo 
— 
100 000 e; 
100 000 e; 
10 000 e; 
1 000 e ; 
(') Per ; = r i valori sono quelli della corrispondente colonna della tabella 1 sostituendo e con er 
4. 3. 89 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 55/13 
4. Precisione 
4.1. Alla valutazione iniziale di conformità CE l'errore dell'indicazione non deve superare l'errore mas­
simo tollerabile d'indicazione specificato nella tabella 3. In caso d'indicazione digitale, Terrore del­
l'indicazione deve essere corretto per arrotondamento. 
Gli errori massimi tollerabili si riferiscono al valore di peso netto e di tara di tutti i possibili carichi, 
ad esclusione dei valori di tara prefissati. 
TABELLA 3 
Errori massimi tollerabili 
Carico 
Classe I 
0 < m < 50 000 e 
50 000 e < m < 200 000 e 
200 000 e < m Classe II 
0 < m < 5 000 e 
5 000 e < m < 20 000 e 
20 000 e < m < 100 000 e Classe III 
0 < m < 500 e 
500e<m< 2 000 e 
2 000 e < m < 10 000 e Classe IV 
0 < m < 50 e 
50 e < m < 200 e 
200 e < m < 1 000 e Errore massimo 
tollerabile alla 
valutazione iniziale di 
conformità CE 
± 0,5 e 
± 1,0 e 
± 1,5 e 
4.2. Per strumenti in servizio gli errori massimi tollerabili sono pari al doppio degli errori massimi tolle­
rabili alla valutazione iniziale di conformità CE. 
5. I risultati della pesatura di uno strumento devono essere ripetibili e riproducibili con i dispositivi 
indicatori utilizzati ed i metodi di bilanciamento utilizzati. 
I risultati della pesatura devono essere sufficientemente indipendenti da variazioni della posizione 
del carico sull'apposito ricettore. 
6. Lo strumento deve essere sensibile a piccole variazioni del carico. 
7. Fattori che possono influenzare il corretto funzionamento 
7.1. Gli strumenti delle classi II, III e IV che possono essere utilizzati in posizione inclinata devono 
essere sufficientemente insensibili alle alterazioni di livello che possono verificarsi durante il normale 
funzionamento. 
7.2. Gli strumenti devono soddisfare ai requisiti metrologici entro l'intervallo di temperature specificato 
dal fabbricante. Tale intervallo deve essere almeno pari a: 
5 ° C per uno strumento della classe I, 
15 °C per uno strumento della classe II, 
30 °C per uno strumento della classe III o IV. 
In mancanza di precisazioni al riguardo da parte del fabbricante l'intervallo di temperatura è da 
-10°Ca +40 °C. 
7.3. Gli strumenti alimentati a corrente elettrica di rete devono soddisfare ai requisiti metrologici in 
condizioni di alimentazione entro i limiti di normale fluttuazione. 
Gli strumenti alimentati a corrente elettrica di batteria devono indicare quando la tensione elettrica 
della batteria scende al di sotto del valore minimo richiesto e, in tali circostanze, devono continuare 
a funzionare correttamente oppure essere automaticamente posti fuori servizio. 
7.4. Gli strumenti elettronici, ad eccezione di quelli della classe I e della classe II se «e» è inferiore a 1 g, 
devono soddisfare ai requisiti metrologici in condizioni di umidità relativa elevata, al valore supe­
riore del loro intervallo di temperatura. 
N. C 55/14 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4. 3. 89 
7.5. La permanenza sotto carico di uno strumento delle classi II, III o IV per un periodo di tempo 
prolungato deve avere un'influenza trascurabile sull'indicazione sotto carico oppure sull'indicazione 
dello 0, immediatamente dopo che il carico è stato rimosso. 
7.6. In altre condizioni gli strumenti devono continuare a funzionare correttamente oppure automatica­
mente posti fuori servizio. 
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 
8. Requisiti generali 
8.1. La progettazione e la costruzione degli strumenti devono essere tali che le loro caratteristiche me­
trologiche non si alterino se correttamente utilizzati e installati, nonché se impiegati in un ambiente 
al quale sono destinati. 
8.2. Gli strumenti elettronici esposti a perturbazioni non devono mostrare anomalie significative, oppure 
devono rivelare automaticamente tali anomalie e reagire di conseguenza. 
Alla rivelazione automatica di un'anomalia significativa, gli strumenti elettronici devono produrre 
un segnale d'allarme visivo o sonoro continuo finché l'utilizzatore non intervenga per correggere 
l'anomalia oppure finché quest'ultima non scompaia. 
8.3. I requisiti di cui ai punti 8.1 e 8.2 devono essere soddisfatti durevolmente. Gli strumenti elettronici 
non devono quindi mostrare errori significativi di durabilità per un periodo di tempo ritenuto nor­
male per l'uso cui sono destinati oppure devono rivelare automaticamente gli errori significativi di 
durabilità e reagire di conseguenza. 
I dispositivi elettronici digitali devono sempre effettuare un controllo adeguato del funzionamento 
del processo di misurazione, dei dispositivi indicatori e di tutte le operazioni di memorizzazione e 
di trasferimento dei dati. 
Alla rivelazione automatica di un errore significativo di durabilità, gli strumenti elettronici devono 
produrre un segnale d'allarme visivo o sonoro continuo finché l'utilizzatore non intervenga per 
correggere l'errore oppure finché quest'ultimo non scompaia. 
8.4. Se un'apparecchiatura esterna viene connessa ad uno strumento elettronico mediante un'opportuna 
interfaccia, le caratteristiche metrologiche dello strumento non devono risultare compromesse. 
8.5. Gli strumenti non devono possedere caratteristiche che potrebbero indurre ad un'utilizzazione frau­
dolenta; peraltro, le possibilità di utilizzazione involontariamente scorretta devono essere ridotte al 
minimo. I componenti che non devono essere smontati o adattati dall'utilizzatore devono essere 
protetti contro azioni di questo tipo. 
8.6. Gli strumenti devono essere progettati in modo tale da consentire la rapida esecuzione dei controlli 
previsti dalla presente direttiva. 
9. Indicazione dei risultati della pesatura e di altri valori di peso 
L'indicazione dei risultati della pesatura e di altri valori di peso dev'essere precisa, inequivocabile e 
non ingannevole; il dispositivo indicatore deve consentire una facile lettura dell'indicazione in nor­
mali condizioni di utilizzazione. 
I nomi ed i simboli delle unità di cui al punto 1 del presente allegato devono essere conformi alle 
disposizioni della direttiva 80/181/CEE ('), con l'aggiunta del carato metrico il cui simbolo è «et». 
L'indicazione deve risultare impossibile al di là del valore della portata massima (max), aumentata di 
9 e. 
È consentita l'utilizzazione di un dispositivo indicatore complementare soltanto per l'indicazione 
delle cifre decimali. I dispositivi indicatori annessi possono essere utilizzati soltanto provvisoria­
mente e l'operazione di stampa deve essere impedita durante il loro funzionamento. 
Sono consentite indicazioni secondarie se non vi è possibilità di interpretarle come indicazioni pri­
marie. 
(') GU n. L 39 del 15. 2. 1980, p. 39. 
4. 3. 89 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 55/15 
10. Stampa dei risultati della pesatura e di altri valori di peso 
I risultati stampati devono essere corretti, opportunamente individuati e inequivocabili. La stampa 
deve essere chiara, leggibile, non cancellabile e permanente. 
11. Livellamento 
All'occorrenza, gli strumenti devono essere muniti di un dispositivo di livellamento e di un indica­
tore di livello sufficientemente sensibile per consentire una corretta installazione. 
12. Azzeramento 
Gli strumenti possono essere muniti di dispositivi di azzeramento. L'azione di questi dispositivi deve 
produrre un azzeramento preciso e non deve causare risultati incorretti della misurazione. 
13. Dispositivi di tara e di prefissazione della tara 
Gli strumenti possono essere muniti di uno o più dispositivi di tara e di un dispositivo di prefissa­
zione della tara. Il funzionamento dei dispositivi di tara deve produrre un azzeramento preciso e 
deve garantire una corretta pesatura del carico netto. Il funzionamento del dispositivo di prefissa­
zione della tara deve garantire una corretta determinazione del peso netto. 
14. Strumenti per la vendita diretta al pubblico, di portata massima non superiore a 100 kg: requisiti 
supplementari 
Gli strumenti per la vendita diretta al pubblico devono fornire chiaramente al cliente tutte le infor­
mazioni essenziali sull'operazione di pesatura e, nel caso di strumenti ad indicazione del prezzo, il 
calcolo del prezzo del prodotto che deve essere acquistato. 
II prezzo da pagare, se indicato, deve essere preciso. 
Gli strumenti corredati di calcolatore del prezzo devono indicare i dati essenziali per un tempo 
sufficientemente lungo perché il cliente possa leggerli chiaramente. 
Gli strumenti corredati di calcolatore del prezzo possono svolgere altre funzioni oltre a quelle della 
pesatura del prodotto e del calcolo del prezzo soltanto se tutte le indicazioni relative a tutte le 
transazioni vengono stampate in modo chiaro, inequivocabile e adeguatamente riprodotte su un 
biglietto o talloncino destinato al cliente. 
Gli strumenti non devono presentare caratteristiche che, direttamente o indirettamente, possano 
causare difficoltà d'interpretazione o scarsa chiarezza delle indicazioni. 
Gli strumenti devono essere tali che il cliente sia tutelato contro scorrettezze di vendita causate da 
disfunzioni degli strumenti stessi. 
I dispositivi indicatori complementari e i dispositivi indicatori annessi sono vietati. 
I dispositivi supplementari sono ammessi soltanto se non consentono una utilizzazione fraudolenta 
da parte del venditore all'insaputa del cliente. 
Gli strumenti che presentano le caratteristiche di quelli utilizzati per la vendita diretta al pubblico 
ma che tuttavia non soddisfano ai requisiti del presente punto devono recare la dicitura indelebile 
«da non usarsi per la vendita diretta al pubblico». Tale dicitura deve essere chiaramente visibile sul 
lato dello strumento che normalmente dovrebbe trovarsi di fronte al cliente se lo strumento fosse 
utilizzato per la vendita diretta al pubblico. 
15. Strumenti a stampa del prezzo su di un'etichetta 
Gli strumenti a stampa del prezzo su di un'etichetta devono soddisfare ai requisiti degli strumenti ad 
indicazione del prezzo per la vendita diretta al pubblico se ed in quanto applicabili allo strumento in 
questione. La stampa del prezzo sull'etichetta deve risultare impossibile al di sotto della portata 
minima. 
N. C 55/16 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4. 3. 89 
ALLEGATO II 
1. Omologazione CE 
1.1. La procedura di omologazione CE è la procedura mediante la quale un organismo notificato con­
stata e certifica che uno strumento, rappresentativo della produzione prevista, soddisfa alle disposi­
zioni della presente direttiva ad esso applicabili. 
1.2. La domanda di omologazione deve essere inoltrata dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito 
nella Comunità presso un solo organismo notificato. 
La domanda deve contenere: 
— il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda venga inoltrata dal rappresentante, 
anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo, 
— una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata inoltrata presso altri organismi noti­
ficati, 
— la documentazione relativa al progetto come descritto all'allegato III. 
Il richiedente pone a disposizione dell'organismo notificato un esemplare di strumento rappresenta­
tivo della produzione prevista, in appresso denominato «esemplare tipo». 
1.3. L'organismo notificato. 
1.3.1. Esamina la documentazione della progettazione, verifica se l'esemplare tipo è stato fabbricato con­
formemente alla documentazione della progettazione e identifica gli elementi che sono stati proget­
tati conformemente alle relative disposizioni delle norme e ai requisiti essenziali di cui alla presente 
direttiva. 
1.3.2. Effettua o avrà effettuato gli opportuni esami e/o prove per verificare se le soluzioni adottate dal 
fabbricante soddisfino ai requisiti essenziali nel caso in cui le norme di cui all'articolo 5 non siano 
state applicate. 
1.3.3. Effettua o avrà effettuato gli opportuni esami e/o prove per verificare se, qualora il fabbricante 
abbia scelto di applicare le relative norme, queste ultime siano state realmente applicate assicuran­
done in tal modo la conformità ai requisiti essenziali. 
1.3.4. Concorda con il richiedente il luogo per l'effettuazione degli esami e/o delle prove. 
1.4. Se l'esemplare tipo soddisfa alle disposizioni della presente direttiva l'organismo notificato rilascia al 
richiedente un certificato di omologazione CE. In detto certificato sono indicati l'esito dell'esame, le 
eventuali condizioni di validità del certificato stesso, i dati necessari per l'identificazione dello stru­
mento omologato e, se del caso, una descrizione del suo funzionamento. I relativi elementi tecnici, 
quali ad esempio disegni o schemi, devono essere allegati al certificato. 
Il periodo di validità del certificato è di dieci anni a decorrere dalla data del rilascio e può essere 
rinnovato per periodi successivi di 10 anni ciascuno. 
1.5. Gli altri organismi notificati vengono immediatamente informati del rilascio del certificato di omo­
logazione CE per il suddetto tipo di strumento, nonché dei supplementi di cui al punto 1.7. Essi 
possono ottenere copia del suddetto certificato e, su richiesta motivata, copia degli allegati al certifi­
cato e dei verbali degli esami e prove effettuati. 
1.6. L'organismo notificato che rifiuti di rilasciare o ritiri un certificato di omologazione CE o qualche 
suo supplemento di cui al punto 1.7, ne informa lo Stato membro che ha notificato l'organismo 
stesso e gli altri organismi notificati, precisandone i motivi. 
1.7. Il richiedente comunica all'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di omologazione CE 
le eventuali modifiche del tipo di strumento omologato. 
4. 3. 89 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 55/17 
Le modifiche al tipo di strumento omologato devono essere a loro volta approvate dall'organismo 
notificato che ha rilasciato il certificato di omologazione CE qualora tali modifiche compromettano 
la conformità dello strumento in questione ai requisiti essenziali della presente direttiva o ne alterino 
le condizioni di utilizzazione prescritte. Questa approvazione complementare viene rilasciata sotto 
forma di supplemento al certificato originario di omologazione CE. 
2. Dichiarazione CE di conformità della produzione (tipo 2) 
2.1. La procedura di dichiarazione CE di conformità della produzione (tipo 2) è la procedura mediante 
la quale il fabbricante che adempia agli obblighi di cui al punto 2.2 dichiara che gli strumenti in 
questione sono conformi all'esemplare tipo descritto nel certificato di omologazione CE e soddi­
sfano alle disposizioni della presente direttiva ad essi applicabili. 
Il fabbricante deve affiggere il marchio CE su ciascuno strumento e redigere una dichiarazione di 
conformità per ciascuno strumento. 
Accanto al marchio CE deve figurare il simbolo di identificazione dell'organismo notificato compe­
tente per la sorveglianza CE di cui al punto 2.2. Il certificato di conformità deve accompagnare lo 
strumento cui si riferisce. 
2.2. Il fabbricante deve avere opportunamente installato un sistema di controllo della qualità come indi­
cato al punto 2.3 ed è soggetto alla sorveglianza CE di cui al punto 2.4. 
2.3. Sistema di controllo della qualità 
2.3.1. Il fabbricante deve presentare ad un organismo notificato una domanda d'approvazione del proprio 
sistema di controllo della qualità. 
La domanda deve contenere: 
— tutte le informazioni pertinenti, in particolare la documentazione sul sistema di controllo della 
qualità e la documentazione relativa al progetto del modello di strumento approvato; 
— l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di controllo della qualità quale verrà 
approvato; 
— l'impegno di mantenere in efficienza il sistema di controllo della qualità approvato al fine di 
garantirne l'adeguatezza e l'efficienza continue. 
2.3.2. Il sistema di controllo della qualità deve garantire la conformità degli strumenti all'esemplare tipo 
descritto nel certificato di omologazione CE ed ai requisiti della presente direttiva ad essi applica­
bili. 
Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in 
modo sistematico, ordinato e per iscritto sotto forma di procedure, metodi e istruzioni. Tale docu­
mentazione deve consentire una comprensione chiara e univoca dei programmi, dei piani, dei ma­
nuali e dei documenti vari riguardanti la qualità. 
Tale documentazione deve contenere, in particolare, un'adeguata descrizione: 
— degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri della dire­
zione dell'impresa per quanto concerne la qualità del prodotto; 
— del processo di fabbricazione, nonché delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, 
nonché delle azioni sistematiche che verranno messe in atto; 
— degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con 
indicazione della loro frequenza; 
— degli strumenti atti a controllare l'ottenimento della qualità richiesta del prodotto e il reale fun­
zionamento del sistema di controllo della qualità. 
2.3.3. L'organismo notificato esamina e valuta il sistema di controllo della qualità al fine di determinare se 
esso soddisfi ai requisiti di cui al punto 2.3.2. Esso considera conformi ai suddetti requisiti i sistemi 
di controllo della qualità che soddisfano alle corrispondenti norme armonizzate. 
N. C 55/18 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4. 3. 89 
Esso notifica al fabbricante la propria decisione in merito, e ne informa gli altri organismi notificati. 
La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la decisione motivata della valutazione. 
2.3.4. Il fabbricante o il suo rappresentante comunica all'organismo notificato che ha approvato il sistema 
di controllo della qualità le modifiche eventualmente apportate a tale sistema per aggiornarlo, ad 
esempio, in base all'evoluzione delle tecnologie e a nuove concezioni della qualità. 
2.3.5. L'organismo notificato che revochi l'approvazione di un sistema di controllo della qualità ne in­
forma gli altri organismi notificati precisandone i motivi. 
2.4. Sorveglianza CE 
2.4.1. La sorveglianza CE ha lo scopo di garantire che il fabbricante assolva debitamente agli obblighi 
impostigli dal sistema di qualità approvato. 
2.4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere, a fini ispettivi, ai luoghi di fabbrica­
zione, di ispezione, di prova e di immagazzinamento e gli fornisce inoltre tutte le informazioni 
necessarie, in particolare : 
— la documentazione relativa ai sistema di controllo della qualità, 
— la documentazione relativa al progetto, 
— i documenti relativi a tale sistema quali, ad esempio, i rapporti di ispezione, i dati relativi alle 
prove, i dati riguardanti la taratura, i rapporti relativi al personale ad esso adibito, ecc. 
2.4.3. L'organismo notificato garantisce che il fabbricante mantenga in efficienza ed applichi il sistema di 
controllo della qualità e gli invia un rapporto sulla sorveglianza effettuata. 
3. Verifica CE (tipo 1) 
3.1. La procedura della verifica CE (tipo 1) è la procedura mediante la quale un organismo notificato 
verifica e certifica che gli strumenti in questione sono conformi all'esemplare tipo descritto nel certi­
ficato di omologazione CE e soddisfano ai requisiti della presente direttiva ad essi applicabili. L'or­
ganismo notificato appone il marchio CE su ciascuno strumento e redige un certificato di confor­
mità per ciascuno strumento. Il certificato di conformità accompagna lo strumento cui si riferisce. 
3.2. Ogni strumento viene esaminato e sottoposto ad opportune prove come indicato nelle relative 
norme di cui all'allegato 5, o a prove equivalenti, al fine di garantirne la conformità ai relativi 
requisiti della presente direttiva. 
3.3. Accanto al marchio CE di cui al precedente paragrafo 1 deve figurare il simbolo di identificazione 
dell'organismo notificato. 
4. Verifica CE (tipo 2) 
4.1. La procedura di verifica CE (tipo 2) è la procedura mediante la quale un organismo notificato 
verifica e certifica che gli strumenti in questione soddisfano ai requisiti della presente direttiva ad 
essi applicabili. L'organismo notificato appone su ciascuno strumento il marchio CE e redige un 
certificato di conformità per ciascuno strumento. 
Il periodo di validità del certificato è di 10 anni a decorrere dalla data del rilascio e può essere 
rinnovato per periodi successivi di 10 anni ciascuno. Detto certificato accompagna lo strumento cui 
si riferisce. 
4.2. Ogni strumento viene esaminato e sottoposto ad opportune prove come indicato nelle relative 
norme di cui all'articolo 5, o a prove equivalenti, al fine di garantirne la conformità ai relativi 
requisiti della presente direttiva. 
4.3. Accanto al marchio CE di cui al precedente paragrafo 1 deve figurare il simbolo di identificazione 
dell'organismo notificato. 
4.4. La documentazione sulla progettazione dello strumento come specificato nell'allegato 3 deve essere 
posta a disposizione dell'organismo notificato. 
4. 3. 89 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 55/19 
5. Disposizioni comuni 
5.1. Le operazioni relative alle procedure di dichiarazione CE di conformità della produzione (tipo 2), 
di verifica CE (tipo 1) e di verifica CE (tipo 2) possono essere effettuate presso lo stabilimento del 
fabbricante o in qualsiasi altro luogo se il trasporto nel luogo di utilizzazione non richiede lo smon­
taggio dello strumento, se la messa in funzionamento nel luogo di utilizzazione non richiede l'as­
semblaggio dello strumento o altre operazioni tecniche di installazione che potrebbero influire sulle 
prestazioni dello strumento o se queste ultime non sono sensibili a variazioni dell'accelerazione di 
gravità. In tutti gli altri casi dette operazioni devono essere effettuate nel luogo di utilizzazione 
dello strumento. 
5.2. Se le prestazioni dello strumento sono sensibili a variazioni dell'accelerazione di gravità, le proce­
dure di cui al paragrafo 5.1 possono essere espletate in due fasi, la seconda delle quali comprende 
tutti gli esami e prove i cui risultati dipendono dall'accelerazione di gravità, mentre la prima fase 
comprende tutti gli altri esami e prove. Le operazioni relative alla seconda fase devono essere effet­
tuate nel luogo di utilizzazione dello strumento. Qualora uno Stato membro abbia stabilito zone di 
gravità sul proprio territorio, l'espressione «nel luogo di utilizzazione dello strumento» può essere 
intesa come «nella zona di gravità di utilizzazione dello strumento». 
5.3.1. Qualora il fabbricante abbia scelto l'espletamento in due fasi di una delle procedure di cui al para­
grafo 5.1 e qualora queste due fasi vengano espletate da organismi differenti, lo strumento che è 
stato sottoposto alle operazioni della prima fase della procedura in questione deve recare il simbolo 
di identificazione dell'organismo notificato che si è occupato della prima fase. 
5.3.2. L'organismo che ha effettuato le operazioni della prima fase della procedura rilascia, per ciascuno 
degli strumenti, un certificato in cui sono specificati i dati necessari per l'identificazione dello stru­
mento, nonché gli esami e le prove effettuate. 
L'organismo che svolge le operazioni della seconda fase della procedura effettua gli esami e le prove 
non ancora effettuati. 
5.3.3. Il fabbricante che ha scelto la procedura della dichiarazione CE di conformità della produzione 
(tipo 2) nella prima fase, può seguire questa stessa procedura nella seconda fase oppure decidere di 
proseguire nella seconda fase seguendo la procedura della verifica CE (tipo 1). 
5.3.4. Dopo completamento delle operazioni della seconda fase, sullo strumento vengono apposti il mar­
chio CE e il simbolo di identificazione dell'organismo notificato che si è occupato della seconda 
fase. 
ALLEGATO III 
Documentazione relativa alla progettazione 
La documentazione relativa alla progettazione deve contenere, per quanto utile ai fini della valutazione: 
— una descrizione generale dell'esemplare tipo; 
— disegni e schizzi della progettazione e della fabbricazione, schemi dei componenti, delle varie unità, dei 
circuiti, ecc.; 
— le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di quanto specificato più sopra e del funzio­
namento del prodotto; 
— un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni 
adottate per soddisfare ai requisiti essenziali qualora le norme di cui all'articolo 5 non siano state 
applicate; 
— i risultati dei calcoli di progettazione e degli esami, ecc.; 
— i rapporti delle prove effettuate. 
N. C 55/20 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4. 3. 89 
ALLEGATO IV 
1. Gli strumenti destinati alle applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e gli strumenti desti­
nati alle applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) che siano stati sottoposti alla relativa 
procedura di valutazione della conformità CE devono recare, chiaramente raggruppati : 
a) — il marchio di conformità CE come descritto al punto 3, 
— il/i simbolo/i di identificazione dello/degli organismo/i notificato/i che ha/hanno effettuato le 
operazioni di sorveglianza CE o di verifica CE. 
b) le seguenti iscrizioni: 
— marchio o nome del fabbricante, 
— la classe di precisione, racchiusa in un ovale o in due lineette orizzontali unite da due semicerchi, 
— portata massima, nella forma max . .. 
— portata minima, nella forma min . . . 
— divisione di verifica, nella forma e = . .. 
nonché, se del caso: 
— numero di serie, 
— per gli strumenti costituiti di unità distinte ma associate: marchio di identificazione su ciascuna 
unità, 
— divisione, nella forma d = . .. 
— effetto massimo additivo di tara, nella forma T = + . . . 
— effetto massimo sottrattivo di tara, nella forma T = — . . . 
— divisione di tara, nella forma dy = ... 
— carico limite, nella forma Lim .. . 
— valori limite di temperatura, nella forma . . .°C/. . .°C 
2. Gli strumenti destinati alle applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) non sottoposti alla 
relativa procedura di valutazione della conformità CE devono recare : 
— il marchio o il nome del fabbricante, 
— la portata massima, nella forma max ... 
3. Il marchio di conformità CE è costituito dalle lettere CE come indicato nell'allegato VI seguite dalle 
ultime due cifre dell'anno in cui è stato apposto. 
4. Gli strumenti devono essere muniti di opportuni spazi per l'apposizione del marchio di conformità CE 
e/o delle iscrizioni. Questi devono essere tali da rendere impossibile l'asportazione del marchio e delle 
iscrizioni senza danneggiarli, nonché tali che il marchio e le iscrizioni siano chiaramente visibili quando 
lo strumento è installato nella sua regolare posizione di funzionamento. 
5. Se si utilizza una targhetta di supporto, questa deve poter essere sigillata, a meno che la sua eventuale 
asportazione dallo strumento comporti il danneggiamento della medesima. Se la targhetta è sigillabile, 
deve essere possibile apporvi un marchio di controllo. 
6. Le iscrizioni Max, Min, e, d devono essere ripetute vicino al dispositivo di visualizzazione del risultato 
della pesata, se già non vi si trovano. 
7. Su ciascun dispositivo di misurazione del carico che sia o possa essere collegato ad uno o più ricettori 
del carico devono essere riportate le iscrizioni relative ai suddetti ricettori. 
4. 3. 89 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 55/21 
ALLEGATO V 
Criteri di minima per la designazione, da parte degli Stati membri, degli organismi incaricati delle opera­
zioni relative alle procedure di cui all'articolo 8. 
1. Gli organismi devono disporre del personale, degli strumenti e delle apparecchiature necessari. 
2. Il personale deve essere indipendente da tutti gli ambienti, gruppi o persone aventi un interesse diretto o 
indiretto nel settore degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico per quanto concerne 
l'effettuazione delle prove, la preparazione delle relazioni, il rilascio dei certificati e la sorveglianza di 
cui alla presente direttiva. 
4. Il personale deve rispettare il vincolo del segreto professionale. 
5. Gli organismi devono aver contratto una assicurazione di responsabilità civile se la loro responsabilità 
civile non è coperta dallo Stato per legge. 
Gli Stati membri devono verificare periodicamente la sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti 
1 e 2. 
ALLEGATO VI