1990L0384 — IT — 02.08.1993 — 001.001 — 1
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
►B DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 1990
sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico
(90/384/CEE)
(GU L 189 del 20.7.1990, pag. 1)
Modificata da:
Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1Direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 L 220 1 30.8.1993
Rettificata da:
►C1Rettifica, GU L 258 del 22.9.1990, pag. 35 (90/384/CEE)
►C2Rettifica, GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 99 (93/68/CEE)
▼B
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 1990
sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia
di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
(90/384/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione(1),
in cooperazione con il Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando che gli Stati membri sono tenuti a tutelare il pubblico
contro la possibilità di risultati scorretti di operazioni di pesaturaeffettuate mediante strumenti per pesare a funzionamento non auto-matico utilizzati in talune categorie di applicazioni;
considerando che in ciascuno Stato membro sono in vigore disposizioni
di carattere imperativo che fissano, in particolare, i necessari requisiti di
prestazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico,specificando le caratteristiche metrologiche e tecniche, nonché lerelative procedure di ispezione prima e dopo l'immissione in servizio;che tali disposizioni imperative non implicano necessariamente livelli ditutela differenti da uno Stato membro all'altro, ma peraltro ostacolano, a
causa delle loro discordanze, gli scambi all'interno della Comunità;
considerando che le disposizioni nazionali di tutela al riguardo devono
essere armonizzate al fine di consentire la libera circolazione deglistrumenti per pesare a funzionamento non automatico, garantendo alcontempo un equo livello di protezione nella Comunità;
considerando che il diritto comunitario, allo stadio attuale, in deroga a
una delle regole fondamentali della Comunità consistente nella liberacircolazione delle merci, prevede che gli ostacoli agli scambi
intracomunitari dovuti alla disparità delle legislazioni nazionali relative
all'utilizzazione dei prodotti debbano essere ammessi solo qualora dettelegislazioni sono riconosciute necessarie al fine di garantire laconformità dei prodotti in questione ai requisiti essenziali; che pertantol'armonizzazione delle legislazioni nella fattispecie deve limitarsisoltanto alle disposizioni necessarie a garantire che gli strumenti per
pesare a funzionamento non automatico soddisfino i requisiti metrolo-
gici e di prestazione essenziali; che, in quanto essenziali, tali requisitidevono sostituire le corrispondenti disposizioni nazionali al riguardo;
considerando che la presente direttiva deve prevedere pertanto soltanto
requisiti essenziali e di carattere imperativo; che al fine di agevolare laprova della conformità ai requisiti essenziali è necessario disporre dinorme armonizzate a livello europeo, in particolare per quanto riguarda
le caratteristiche metrologiche, di progettazione e di costruzione, in
modo tale che gli strumenti soddisfacenti a tali norme armonizzatepossano essere considerati conformi ai requisiti essenziali; che talinorme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privatie devono rimanere norme di carattere non imperativo; che a tal fine il
Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti qualiorganismi competenti per l'adozione di norme armonizzate conforme-mente agli orientamenti generali di cooperazione tra la Commissione e idue suddetti organismi, sottoscritti il 13 novembre 1984; che ai fini dellapresente direttiva, per «norma armonizzata» si intende una specifica-1990L0384 — IT — 02.08.1993 — 001.001 — 2
(1) GU n. C 55 del 4. 3. 1989, pag. 6 e
GU n. C 297 del 25. 11. 1989, pag. 13.
(2) GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 221 e
GU n. C 149 del 18. 6. 1990.
(3) GU n. C 194 del 31. 7. 1989, pag. 1.
▼B
zione tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata
da uno dei suddetti organismi; oppure da entrambi, su mandato dellaCommissione e conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio,
del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche(
1), modificata
dalla direttiva 88/182/CEE(2), nonché ai succitati orientamenti generali;
considerando che per un'efficace tutela degli utilizzatori e dei terzi è
necessaria una valutazione della conformità ai relativi requisitimetrologici e tecnici; che le procedure di valutazione della conformità
attualmente in vigore differiscono da uno Stato membro all'altro; che,
per evitare molteplici valutazioni della conformità che effettivamenterappresentano ostacoli alla libera circolazione degli strumenti, èopportuno prevedere disposizioni di reciproco riconoscimento delleprocedure di valutazione della conformità da parte degli Stati membri;che, per agevolare il reciproco riconoscimento delle procedure di
valutazione della conformità, occorre definire procedure armonizzate a
livello comunitario nonché criteri armonizzati per la designazione degliorganismi incaricati di espletare le operazioni relative alle procedure divalutazione della conformità;
considerando che è quindi essenziale far sì che tali organismi designati
garantiscano un elevato livello qualitativo in tutta la Comunità;
considerando che la presenza della ►
M1marcatura ◄di conformità
CE e del contrassegno recante la lettera M su uno strumento per pesare a
funzionamento non automatico costituisce una presunzione della
conformità di detto strumento con la presente direttiva e rende quindisuperfluo ripetere le operazioni di valutazione della conformità giàeffettuate;
considerando che è necessario adottare le misure destinate all'instaura-
zione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scadeil 31 dicembre 1992; che detto mercato comporta uno spazio senza
frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci,
delle persone, dei servizi e dei capitali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
Campo d'applicazione, immissione sul mercato, libera circolazione
Articolo 1
1. Per «strumento per pesare» s'intende uno strumento di misura che
serve per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravità
che agisce su di esso. Uno strumento per pesare, inoltre, può servire perdeterminare altre grandezze, quantità, parametri o caratteristicheconnesse con la massa.
Per «strumento per pesare a funzionamento non automatico» s'intende
uno strumento per pesare che necessita l'intervento di un operatore
durante la pesatura.
La presente direttiva si applica agli strumenti per pesare a funziona-
mento non automatico, in appresso denominati «strumenti».
2. Nella presente direttiva si distinguono due categorie di utilizza-
zione degli strumenti:
a) 1) determinazione della massa per le transazioni commerciali,
2) determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, una
tariffa, una tassa, un premio, un'ammenda, una remunerazione,un'indennità o canone di tipo analogo,
3) determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni
legislative o regolamentari; perizie giudiziarie,1990L0384 — IT — 02.08.1993 — 001.001 — 3
(1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.
(2) GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75.
▼B
4) determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della
pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura,
5) determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su
prescrizione in farmacia e determinazione delle masse in
occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceu-tici,
6) determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita
diretta al pubblico e la confezione di imballaggi prefabbricati;
b) tutte le applicazioni diverse da quelle menzionate alla lettera a).
Articolo 2
1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni perché possano
essere immessi sul mercato solo gli strumenti che soddisfino leprescrizioni della presente direttiva ad essi applicabili.
2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché
possano essere messi in servizio, per gli impieghi previsti dall'articolo 1,paragrafo 2, lettera a), solo gli strumenti che soddisfano le prescrizionidella presente direttiva ad essi applicabili, comprese le procedure di
valutazione della conformità di cui al capitolo II, che a tal titolo sono
muniti della marcatura CE prevista dall'articolo 10.
Articolo 3
Gli strumenti utilizzati per le applicazioni elencate all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera a) devono soddisfare i requisiti essenziali definitinell'allegato I.
Qualora uno strumento contenga o sia collegato a dispositivi che non
siano utilizzati per le applicazioni elencate all'articolo 1, paragrafo 2,lettera a), detti dispositivi non sono sottoposti ai requisiti essenziali.
Articolo 4
1. Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato degli
strumenti per pesare a funzionamento non automatico che soddisfino leprescrizioni della presente direttiva ad essi applicabili.
2. Gli Stati membri non ostacolano l'immissione in servizio per le
utilizzazioni elencate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) degli strumentiche soddisfino le prescrizioni della presente direttiva ad essi applicabili.
Articolo 5
1. Gli Stati membri presumono la conformità ai requisiti essenziali di
cui all'articolo 3 per quanto riguarda gli strumenti conformi alle norme
nazionali di attuazione delle norme armonizzate conformi ai requisitiessenziali di cui all'articolo 3.
2. La Commissione pubblica i riferimenti delle norme armonizzate di
cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali di cui al
paragrafo 1.
Articolo 6
Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme
armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1 non soddisfino interamente
i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato
membro interessato sottopone la questione al comitato permanenteistituito dalla direttiva 83/189/CEE, qui di seguito denominato«comitato», specificandone i motivi. Il comitato formula senza indugiun parere.
Alla luce del parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati
membri se occorra o meno ritirare tali norme dalle pubblicazioni di cuiall'articolo 5, paragrafo 2.1990L0384 — IT — 02.08.1993 — 001.001 — 4
▼M1
▼B
▼B
Articolo 7
1. Qualora uno Stato membro ritenga che gli strumenti recanti la
►M1marcatura ◄di conformità CE di cui all'allegato II, punti 2, 3 e
4, non soddisfino i requisiti della presente direttiva, benché siano,correttamente installati ed utilizzati conformemente alla loro destina-zione, esso prende tutte le misure opportune per ritirare tali strumenti dal
mercato o per vietarne o limitarne l'immissione in servizio e/o sul
mercato.
Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione
in merito a una misura di questo tipo e motiva la propria decisione
precisando, in particolare, se la non conformità è dovuta:
a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3,
qualora gli strumenti non soddisfino le norme di cui all'articolo 5,paragrafo 1;
b) ad una scorretta applicazione delle norme di cui all'articolo 5,
paragrafo 1;
c) a lacune delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
2. La Commissione procede quanto prima alla consultazione delle
parti interessate.
Dopo questa consultazione, la Commissione ne comunica immediata-
mente il risultato allo Stato membro che ha intrapreso l'azione. Se essaritiene che la misura adottata sia giustificata, ne informa immediata-mente anche gli altri Stati membri.
Se la misura è stata adottata in base a lacune delle norme, la
Commissione, dopo aver consultato le parti interessate, sottopone laquestione al comitato entro un termine di due mesi se lo Stato membroche ha preso le misure intende mantenerle, ed avvia quindi la proceduradi cui all'articolo 6.
3. Se uno strumento non conforme è munitodella
►
M1marcatura ◄di conformità CE, lo Stato membro competente
deve prendere le debite misure nei confronti di chi ha apposto la
►M1marcatura ◄ed informare a riguardo la Commissione e gli altri
Stati membri.
4. La Commissione provvede a che gli Stati membri siano informati
degli sviluppi e dell'esito di tale procedura.
CAPO II
Valutazione della conformità
Articolo 8
1. La conformità degli strumenti ai requisiti essenziali definiti
nell'allegato I può essere attestata, a scelta del richiedente, con una
delle procedure seguenti:
a) l'esame CE del tipo di cui all'allegato II, punto 1, seguito dalla
dichiarazione CE di conformità (garanzia della qualità della produ-
zione) al modello di cui all'allegato II, punto 2 oppure della verifica
CE di cui all'allegato II, punto 3.
Tuttavia, l'esame CE del tipo non è obbligatorio per gli strumenti non
contenenti dispositivi elettronici e il cui dispositivo di misurazionedel carico non utilizza molle per controbilanciare il carico,
b) verifica CE dell'unità di cui all'allegato II, punto 4.
2. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di cui al
paragrafo 1 devono essere redatti in una lingua ufficiale dello Statomembro in cui dette procedure verranno espletate oppure in una linguaaccettata dall'organismo competente.
3. a) Qualora gli strumenti siano disciplinati da altre direttive relative
ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura1990L0384 — IT — 02.08.1993 — 001.001 — 5
▼M1
▼M1
CE, questa indica la presunta conformità degli strumenti alle
disposizioni di queste altre direttive.
b) Tuttavia, nel caso in cui una o più delle direttive applicabili agli
strumenti lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime daapplicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indicasoltanto la conformità alle disposizioni delle direttive applicate dal
fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste direttive pubblicati
nellaGazzetta ufficiale delle Comunità europee , devono essere
riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzionestabiliti da tali direttive e che accompagnano gli strumenti.
Articolo 9
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati
membri gli organismi da essi designati per espletare le procedure di cuiall'articolo 8, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sonostati designati, e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuitiin precedenza dalla Commissione.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee un elenco degli organismi notificati in cui figurano il loro
numero di identificazione, nonché i compiti per i quali essi sono statinotificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.
2. Gli Stati membri applicano i criteri minimi fissati all'allegato V per
la designazione degli organismi. Si presume che gli organismi che
soddisfano i criteri stabiliti dalle relative norme armonizzate soddisfino i
criteri fissati nell'allegato V.
3. Lo Stato membro che ha designato un organismo ne revoca la
designazione se questo organismo non soddisfa più i criteri didesignazione di cui al paragrafo 2. Detto Stato ne informa immedia-tamente gli altri Stati membri e la Commissione e ritira la notifica.
CAPO III
►M1 Marcatura ◄di conformità CE ed iscrizioni
Articolo 10
1.►M1La◄►M1marcatura ◄di conformità CE e gli altri
dati richiesti secondo quanto specificato nell'allegato IV, punto 1 devonoessere apposti in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebilesugli strumenti di cui è stata constatata la conformità CE.
2. Le iscrizioni di cui all'allegato IV, punto 2 devono essere apposte
in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile su tutti gli altri
strumenti.
3. È vietato apporre sugli strumenti marcature che possano indurre in
errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE.Sugli strumenti può essere apposto ogni altro marchio purché questo non
limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
Articolo 11
Fatto salvo l'articolo 7,
a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione
indebita della marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suomandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare lostrumento alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessarel'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso;
b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro
deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sulmercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dalcommercio secondo le procedure previste all'articolo 7.1990L0384 — IT — 02.08.1993 — 001.001 — 6
▼B
▼M1
▼B
▼M1
▼B
Articolo 12
Qualora uno strumento usato per applicazioni di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera a) contenga o sia collegato a dispositivi che non sono
stati sottoposti alla valutazione di conformità di cui all'articolo 8,
ciascuno di tali dispositivi reca il simbolo restrittivo d'uso definitodall'allegato IV, punto 3. Tale simbolo deve essere apposto suidispositivi in modo ben visibile e indelebile.
CAPO IV
Disposizioni finali
Articolo 13
Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché gli
strumenti recanti la ►M1marcatura ◄CE, che attesta la conformità
alle prescrizioni della presente direttiva, rimangano conformi a dette
prescrizioni.
Articolo 14
Qualsiasi decisione presa in virtù della presente direttiva che comporti
limitazioni all'immissione in servizio di uno strumento, deve esseremotivata in modo preciso. Tale decisione è notificata senza indugio allaparte interessata che, allo stesso tempo, viene informata dei ricorsigiurisdizionali di cui può avvalersi in virtù della legislazione vigentenello Stato membro in questione nonché dei termini entro cui detti
ricorsi devono essere introdotti.
Articolo 15
1. Anteriormente al 1
oluglio 1992, gli Stati membri adottano e
pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informanoimmediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1
o
gennaio 1993.3. Tuttavia, in deroga all'articolo 2 gli Stati membri ammettono
durante un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui applicano il
paragrafo 1 l'immissione sul mercato e/o in servizio degli strumenti
conformi alle norme vigenti prima di tale data.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinatodalla presente direttiva.
5. La direttiva 73/360/CEE è abrogata il 1
ogennaio 1993, eccezione
fatta per l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 16
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.1990L0384 — IT — 02.08.1993 — 001.001 — 7
▼B
ALLEGATO I
Requisiti essenziali cui devono soddisfare gli strumenti di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera a). (La terminologia utilizzata è quella adottata dall'Orga-
nizzazione internazionale di metrologia legale).
Osservazione preliminare
Qualora uno strumento contenga o sia collegato a più dispositivi di
visualizzazione o stampa che siano utilizzate per le applicazioni di cui all'articolo
1, paragrafo 2, lettera a), i dispositivi che riproducono i risultati della pesatura e
che non possono influenzare il corretto funzionamento dello strumento non sono
sottoposti ai requisiti essenziali se i risultati della pesatura sono stampati o
registrati in modo corretto e indelebile da una parte dello strumento la quale
soddisfi i requisiti essenziali e che non sia accessibile alle due parti interessate
alla misurazione. Tuttavia, per gli strumenti utilizzati per la vendita diretta al
pubblico, i dispositivi di visualizzazione per il venditore ed il cliente devono
soddisfare i requisiti essenziali.
REQUISITI METROLOGICI
1.Unità di massa
Le unità di massa utilizzate devono essere legali ai sensi della direttiva 80/
181/CEE ►C1(1)◄, modificata dalla direttiva 85/1/CEE(2).
Fatta salva la suddetta condizione, sono ammesse le seguenti unità:
— unità SI: chilogrammo, microgrammo, milligrammo, grammo, tonnel-
lata;
— unità del «sistema imperiale»: libbra, oncia (avoirdupois), oncia troy;
— altre unità: carato metrico per la pesatura di pietre preziose.
Per gli strumenti che utilizzano le unità di massa del sistema imperiale di
cui sopra, i corrispondenti requisiti essenziali specificati in appresso
devono essere convertiti, per interpolazione semplice, nelle suddette unità
imperiali.
2.Classi di precisione
2.1. Si definiscono le seguenti classi di precisione:
I precisione speciale,
II precisione fine,
III precisione media,
IIII precisione ordinaria.
Le caratteristiche di queste classi sono indicate nella tabella 1.
TABELLA 1
Classi di precisione
Classe Divisione di verifica (e)Portata
minima
(min)Numero di divisione di veri-
fica
n¼Max
e
Valore
minimoValore
minimoValore
massimo
I 0,001 g ≤e 100 e 50 000 —
II 0,001 g ≤e≤0,05 g 20 e 100 100 000
0,1 g≤e 50 e 5 000 100 000
III 0,1 g ≤e≤2 g 20 e 100 10 000
5g≤e 20 e 500 10 000
IIII 5 g ≤e 10 e 100 1 0001990L0384 — IT — 02.08.1993 — 001.001 — 8
(1) GU n. L 39 del 15. 2. 1980, pag. 40.
(2) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 11.
▼B
La portata minima è ridotta a 5 e per gli strumenti delle classi II e III che
servono per determinare una tariffa di trasporto.
2.2.Divisioni
2.2.1. La divisione reale (d) e la divisione di verifica (e) devono corrispondere a:
1×1 0k,2×1 0k,o5×1 0kunità di massa,
essendo k un numero intero (zero compreso).
2.2.2. Per tutti gli strumenti senza dispositivi indicatori complementari:
d=e
2.2.3. Per gli strumenti con dispositivi indicatori complementari si deve avere:
e=1×1 0kg
d<e≤10 d
eccezione fatta per gli strumenti della classe I con d < 10−4g, per i quali
e=1 0−3g.
3.Classificazione
3.1.Strumenti con un solo campo di pesatura
Gli strumenti equipaggiati di un dispositivo indicatore complementare
rientrano nella classe I o nella classe II. Per questi strumenti i limiti
inferiori della portata minima di queste due classi sono ottenuti sostituendo
nella colonna 3 della tabella 1 la divisione di verifica (e) con la divisione
reale (d).
Se d < 10−4g, la portata massima della classe I può essere minore di
50 000 e.
3.2.Strumenti con più campi di pesatura
Sono consentiti più campi di pesatura purché chiaramente indicati sullo
strumento. Ogni singolo campo di pesatura è classificato in base al punto
3.1. Se i campi di pesatura rientrano in classi di precisione differenti lo
strumento deve soddisfare i requisiti più restrittivi applicabili alle classi di
precisione in cui rientrano i campi di pesatura.
3.3.Strumenti a più scale di divisione
3.3.1. Gli strumenti con un solo campo di pesatura possono avere più campi di
pesatura parziali (strumenti a più scale di divisione).
Tali strumenti non devono essere equipaggiati di un dispositivo indicatore
complementare.
3.3.2.►C1Ciascun campo di pesatura parziale i ◄di strumenti a più scale di
divisione è definito dalla
— sua divisione di verifica ei,►C1con e(i + I)>ei◄
— sua portata massima Maxi, con Maxr= Max
— sua portata minima Mini, con Mini= Max(i − 1)
e Min1= Min
dove:
i = 1, 2, … r;
i = numero del campo di pesatura parziale;
r = numero totale dei campi di pesatura parziale.
Tutte le portate sono portate del carico netto, indipendentemente dal valore
della tara utilizzata.
3.3.3. I campi di pesatura parziale sono classificati in base alla tabella 2. Tutti i
campi di pesatura parziali devono rientrare nella stessa classe di
precisione, la quale determina la classe di precisione dello strumento.1990L0384 — IT — 02.08.1993 — 001.001 — 9
▼B
TABELLA 2
Strumenti a più scale di divisione
i = 1, 2, … r;
i = numero del campo di pesatura parziale;
r = numero totale dei campi di pesatura parziali.
Classe Divisione di verifica (e)Portata minima
(min)Numero di divisione di verifica
Valore minimoValore
minimo (1)
n¼Maxi
eiþ1ðÞValore massimo
n¼Maxi
ei
I 0,001 g ≤ei100 e150 000 —
II 0,001 g ≤ei≤0,05g 20 e15 000 100 000
0,1 g≤ei50 e15 000 100 000
III 0,1 g ≤ei20 e1500 10 000
IIII 5 g ≤ei10 e150 1 000
(1) Per i = r i valori sono quelli della corrispondente colonna della tabella 1 sostituendo e con er.
4.Precisione
4.1. Nell'applicazione delle procedure di cui all'articolo 8, l'errore dell'indica-
zione non deve superare l'errore massimo tollerabile d'indicazione
specificato nella tabella 3. In caso d'indicazione digitale, l'errore
dell'indicazione deve essere corretto per arrotondamento.
Gli errori massimi tollerabili si riferiscono al valore di peso netto e di tara
di tutti i possibili carichi, ad esclusione dei valori di tara prefissati1990L0384 — IT — 02.08.1993 — 001.001 — 10
TABELLA 3
Errori massimi tollerabili
CaricoErrore massimo
tollerabileClasse I Classe II Classe III Classe IIII
0≤m≤50 000 e 0 ≤m≤5 000 e 0 ≤m≤500 e 0 ≤m≤50 e ± 0,5 e
50 000 e < m ≤200 000 e 5 000 e < m ≤20 000 e 500 e < m ≤2 000 e 50 e < m ≤200 e ± 1,0 e
200 000 e < m 20 000 e < m ≤100 000 e 2 000 e < m ≤10 000 e 200 e < m ≤1 000 e ± 1,5 e▼B1990L0384 — IT — 02.08.1993 — 001.001 — 11
▼B
4.2. Per strumenti in servizio gli errori massimi tollerabili sono pari al doppio
degli errori massimi tollerabili di cui al punto 4.1.
5. I risultati della pesatura di uno strumento devono essere ripetuti e
riprodotti dagli altri dispositivi indicatori utilizzati dallo strumento e
secondo gli altri metodi di bilanciamento utilizzati.
I risultati della pesatura devono essere sufficientemente indipendenti da
variazioni della posizione del carico sull'apposito ricettore.
6. Lo strumento deve essere sensibile a piccole variazioni del carico.
7.Fattori che possono influenzare il corretto funzionamento
7.1. Gli strumenti delle classi II, III e IIII che possono essere utilizzati in
posizione inclinata devono essere sufficientemente insensibili alle
alterazioni di livello che possono verificarsi durante il normale
funzionamento.
7.2. Gli strumenti devono soddisfare i requisiti motrologici entro l'intervallo di
temperature specificato dal fabbricante. Tale intervallo deve essere almeno
pari a:
5 ºC per uno strumento della classe I,
15 ºC per uno strumento della classe II,30 ºC per uno strumento della classe III o IIII.
In mancanza di precisazioni al riguardo da parte del fabbricante l'intervallo
di temperatura è da − 10 ºC a + 40 ºC.
7.3. Gli strumenti alimentati a corrente elettrica di rete devono soddisfare i
requisiti metrologici in condizioni di alimentazione entro i limiti di
normale fluttuazione.
Gli strumenti alimentati a corrente elettrica di batteria devono indicare
quando la tensione elettrica della batteria scende al di sotto del valore
minimo richiesto e, in tali circostanze, devono continuare a funzionare
correttamente oppure essere automaticamente posti fuori servizio.
7.4. Gli strumenti elettronici, ad eccezione di quelli della classe I e della classe
II per i quali «e» è inferiore a 1 g, devono soddisfare i requisiti metrologici
in condizioni di umidità relativa elevata, al valore superiore del loro
intervallo di temperatura.
7.5. La permanenza sotto carico di uno strumento delle classi II, III o IIII per
un periodo di tempo prolungato deve avere un'influenza trascurabile
sull'indicazione sotto carico oppure sull'indicazione dello 0, immediata-
mente dopo che il carico è stato rimosso.
7.6. In altre condizioni gli strumenti devono continuare a funzionare
correttamente oppure automaticamente posti fuori servizio.
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
8.Requisiti generali
8.1. La progettazione e la costruzione degli strumenti devono essere tali che le
loro caratteristiche metrologiche non si alterino se correttamente utilizzati
e installati nonché se impiegati in un ambiente cui sono destinati. Deve
essere indicato il valore della massa.
8.2. Gli strumenti elettronici esposti a perturbazioni non devono mostrare
anomalie significative, oppure devono automaticamente rivelare e porre in
evidenza tali anomalie.
Alla rivelazione automatica di un'anomalia significativa, gli strumenti
elettronici devono produrre un segnale d'allarme visivo o sonoro continuo
finché l'utilizzatore non intervenga per correggere l'anomalia oppure finché
quest'ultima non scompaia.
8.3. I requisiti di cui ai punti 8.1 e 8.2 devono essere soddisfatti su una base
permanente durante un periodo di tempo normale in funzione dell'uso
previsto per tali strumenti.
I dispositivi elettronici digitali devono sempre effettuare un controllo
adeguato del funzionamento del processo di misurazione, dei dispositivi
indicatori e di tutte le operazioni di memorizzazione e di trasferimento dei
dati.1990L0384 — IT — 02.08.1993 — 001.001 — 12
▼B
Alla rivelazione automatica di un errore significativo di durabilità, gli
strumenti elettronici devono produrre un segnale d'allarme visivo o sonoro
continuo finché l'utilizzatore non intervenga per correggere l'errore oppure
finché quest'ultimo non scompaia.
8.4. Se un'apparecchiatura esterna viene connessa ad uno strumento elettronico
mediante un'opportuna interfaccia, le caratteristiche metrologiche dello
strumento non devono risultare compromesse.
8.5. Gli strumenti non devono possedere caratteristiche che potrebbero indurre
ad un'utilizzazione fraudolenta; peraltro, le possibilità di utilizzazione
involontariamente scorretta devono essere ridotte al minimo. I componenti
che non devono essere smontati o adattati dall'utilizzatore devono essere
protetti contro azioni di questo tipo.
8.6. Gli strumenti devono essere progettati in modo tale da consentire la rapida
esecuzione dei controlli previsti dalla presente direttiva.
9.Indicazione dei risultati della pesatura e di altri valori di peso
L'indicazione dei risultati della pesatura e di altri valori di peso deve essere
precisa, inequivocabile e non ingannevole; il dispositivo indicatore deve
consentire una facile lettura dell'indicazione in normali condizioni di
utilizzazione.
I nomi e i simboli delle unità di cui al punto 1 del presente allegato devono
essere conformi alle disposizioni della direttiva 80/181/CEE ►C1(1)◄,
con l'aggiunta del carato metrico il cui simbolo è «ct».
L'indicazione deve risultare impossibile al di là del valore della portata
massima (Max), aumentata di 9 e.
È autorizzata l'utilizzazione di un dispositivo indicatore complementare
soltanto per l'indicazione delle cifre decimali. I dispositivi indicatoriannessi possono essere utilizzati soltanto provvisoriamente e l'operazione
di stampa deve essere impedita durante il loro funzionamento.
Sono consentite indicazioni secondarie se non vi è possibilità di
interpretarle come indicazioni primarie.
10.Stampa dei risultati della pesatura e di altri valori di peso
I risultati stampati devono essere corretti, opportunamente individuati e
inequivocabili. La stampa deve essere chiara, leggibile, non cancellabile e
permanente.
11.Livellamento
All'occorenza, gli strumenti devono essere muniti di un dispositivo di
livellamento e di un indicatore di livello sufficientemente sensibile per
consentire una corretta installazione.
12.Azzeramento
Gli strumenti possono essere muniti di dispositivi di azzeramento. Il
funzionamento di questi dispositivi deve produrre un azzeramento preciso
e non deve causare risultati incorretti della misurazione.
13.Dispositivi di tara e di prefissazione della tara
Gli strumenti possono essere muniti di uno o più dispositivi di tara e di un
dispositivo di prefissazione della tara. Il funzionamento dei dispositivi di
tara deve produrre un azzeramento preciso e deve garantire una corretta
pesatura del carico netto. Il funzionamento del dispositivo di prefissazione
della tara deve garantire una corretta determinazione del peso netto.
14.Strumenti per la vendita diretta al pubblico, di portata massima non
superiore a 100 kg: requisiti supplementari
Gli strumenti per la vendita diretta al pubblico devono fornire chiaramente
al cliente tutte le informazioni essenziali sull'operazione di pesatura e, nel
caso di strumenti ad indicazione del prezzo, il calcolo del prezzo del
prodotto che deve essere acquistato.
Il prezzo da pagare, se indicato, deve essere preciso.1990L0384 — IT — 02.08.1993 — 001.001 — 13
(1) GU n. L 39 del 15. 2. 1980, pag. 40.
▼B
Gli strumenti corredati di calcolatore del prezzo devono indicare i dati
essenziali per un tempo sufficientemente lungo perché il cliente possa
leggerli chiaramente.
Gli strumenti corredati di calcolatore del prezzo possono svolgere funzioni
diverse da quelle della pesatura del prodotto e del calcolo del prezzo
purché tutte le indicazioni relative a tutte le transazioni vengano stampate
in modo chiaro, inequivocabile e adeguatamente riprodotte su un biglietto
o talloncino destinato al cliente.
Gli strumenti non devono presentare caratteristiche che, direttamente o
indirettamente, possano causare difficoltà d'interpretazione o scarsa
chiarezza delle indicazioni.
Gli strumenti devono essere tali che il cliente sia tutelato contro
scorrettezze di vendita causate da disfunzioni degli strumenti stessi.
Non sono autorizzati i dispositivi indicatori complementari e i dispositivi
indicatori annessi.
I dispositivi supplementari sono autorizzati soltanto se non consentono una
utilizzazione fraudolenta.
Gli strumenti analoghi a quelli solitamente utilizzati per la vendita diretta
al pubblico, ma che non soddisfano i requisiti del presente punto, devono
recare la dicitura indelebile «da non usarsi per la vendita diretta al
pubblico» in prossimità della visualizzazione.
15.Strumenti a stampa del prezzo su un'etichetta
Gli strumenti a stampa del prezzo su un'etichetta devono soddisfare i
requisiti degli strumenti ad indicazione del prezzo per la vendita diretta al
pubblico se ed in quanto applicabili allo strumento in questione. La stampa
del prezzo sull'etichetta dever risultare impossibile al di sotto della portata
minima.1990L0384 — IT — 02.08.1993 — 001.001 — 14
▼B
ALLEGATO II
1.Esame CE del tipo
1.1. L'esame CE del tipo è la procedura mediante cui un organismo notificato
constata e certifica che uno strumento, rappresentativo della produzione
prevista, soddisfa le disposizioni della presente direttiva ad esso
applicabili.
1.2. La domanda di esame del tipo deve essere inoltrata dal fabbricante o dal
suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità presso un solo
organismo notificato.
La domanda deve contenere:
— il nome e l'indirizzo del richiedente e, qualora la domanda venga
inoltrata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di
quest'ultimo,
— una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata inoltrata
presso un altro organismo notificato,
— la documentazione tecnica descritta all'allegato III.
Il richiedente pone a disposizione dell'organismo notificato un esemplare
di strumento rappresentativo della produzione prevista. In appresso
denominato «esemplare tipo».
1.3. L'organismo notificato1.3.1. Esamina la documentazione della progettazione e verifica se l'esemplare
tipo è stato fabbricato conformemente alla documentazione.
1.3.2. Concorda con il richiedente il luogo per l'effettuazione degli esami e/o
delle prove.
1.3.3. Effettua o fa effettuare gli opportuni esami e/o prove per verificare se le
soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali nel caso
in cui le norme di cui all'articolo 5 non siano state applicate.
1.3.4. Effettua o fa effettuare gli opportuni esami e/o prove per verificare se,
qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le relative norme, queste
ultime siano state realmente applicate, assicurandone in tal modo laconformità ai requisiti essenziali.
1.4. Se l'esemplare tipo soddisfa le disposizioni della presente direttiva
l'organismo notificato rilascia al richiedente un certificato di omologazione
CE del tipo. In detto certificato sono indicati l'esito dell'esame, le eventuali
condizioni di validità del certificato stesso, i dati necessari per
l'identificazione dello strumento omologato e, se del caso, una descrizione
del suo funzionamento. Devono essere allegati al certificato di omologa-
zione CE del tipo tutti gli elementi tecnici pertinenti, quali ad esempio
disegni e schemi.
Il periodo di validità del certificato è di dieci anni a decorrere dalla data
del rilascio e può essere rinnovato per periodi successivi di dieci anni
ciascuno.
In caso di mutamenti essenziali nella progettazione dello strumento, ad
esempio in seguito all'applicazione di nuove tecniche, la validità del
certificato può essere limitata a due anni e prorogata di tre.
1.5. Ogni organismo notificato pone periodicamente a disposizione di tutti gli
Stati membri l'elenco:
— delle domande di esame CE del tipo ricevute,
— dei certificati di omologazione CE del tipo rilasciati,— delle richieste dei certificati CE del tipo respinte,— dei supplementi e delle modifiche riguardanti documenti già rilasciati.
Inoltre, ogni organismo notificato informa immediatamente tutti gli Stati
membri in caso di revoca di un certificato di omologazione CE del tipo.
Ogni Stato membro pone tali informazioni a disposizione degli organismi
da esso notificati.
1.6. Gli altri organismi notificati possono ricevere copia dei certificati e dei
loro allegati.
1.7. Il richiedente comunica all'organismo notificato che ha rilasciato il
certificato di omologazione CE del tipo le eventuali modifiche del tipo di
strumento omologato.1990L0384 — IT — 02.08.1993 — 001.001 — 15
▼B
Le modifiche al tipo di strumento omologato devono essere a loro volta
approvate dall'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di
omologazione CE del tipo qualora tali modifiche compromettano la
conformità dello strumento in questione ai requisiti essenziali della
presente direttiva o ne alterino le condizioni di utilizzazione prescritte.
Questa approvazione complementare viene rilasciata sotto forma di
supplemento al certificato originario di omologazione CE del tipo.
2.Dichiarazione CE di conformità al tipo (Garanzia della qualità della
produzione)
2.1. La dichiarazione CE di conformità al tipo (Garanzia della qualità della
produzione) è la procedura mediante cui il fabbricante che adempia agli
obblighi di cui al punto 2.2 dichiara che gli strumenti in questione sono
eventualmente conformi all'esemplare tipo descritto nel certificato di
omologazione CE del tipo e soddisfano le disposizioni della presente
direttiva ad essi applicabili.
Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la
marcatura CE su ogni strumento nonché le iscrizioni previste all'allegato
IV e fornisce una dichiarazione scritta di conformità.
La marcatura CE è accompagnata dal numero di identificazione
dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza CE di cui al
punto 2.4.
2.2. Il fabbricante deve avere opportunamente installato un sistema di controllo
della qualità come indicato al punto 2.3 ed è soggetto alla sorveglianza CE
di cui al punto 2.4.
2.3.Sistema di controllo della qualità
2.3.1. Il fabbricante deve presentare ad un organismo notificato una domanda
d'approvazione del proprio sistema di controllo della qualità.
La domanda deve contenere:
— l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di controllo
della qualità approvato,
— l'impegno di mantenere in efficienza il sistema di controllo della
qualità approvato, al fine di garantirne l'adeguatezza e l'efficienza
continue.
Il fabbricante mette a disposizione dell'organismo notificato tutte le
informazioni necessarie, in particolare la documentazione sul sistema di
controllo della qualità e la documentazione relativa al progetto dellostrumento.
2.3.2 Il sistema di controllo della qualità deve garantire la conformità degli
strumenti all'esemplare tipo descritto nel certificato di omologazione CE
del tipo ed ai requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.
Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal fabbricante devono
essere documentati in modo sistematico, ordinato e per iscritto sotto forma
di procedure, metodi e istruzioni. Tale documentazione deve consentire
una comprensione chiara e univoca dei programmi, dei piani, dei manuali e
dei verbali riguardanti la qualità.
Tale documentazione deve contenere, in particolare, un'adeguata descri-
zione:
— degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsa-
bilità e dei poteri della direzione dell'impresa per quanto concerne la
qualità del prodotto;
— del processo di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia
della qualità e delle azioni sistematiche che verranno messe in atto;
— degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e dopo
la fabbricazione, con indicazione della loro frequenza;
— degli strumenti atti a controllare l'ottenimento della qualità richiesta del
prodotto e il reale funzionamento del sistema di controllo della qualità.
2.3.3. L'organismo notificato esamina e valuta il sistema di controllo della qualità
al fine di determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 2.3.2. Esso
considera conformi ai suddetti requisiti i sistemi di controllo della qualità
che soddisfano le corrispondenti norme armonizzate.
Esso notifica al fabbricante la propria decisione in merito e ne informa gli
altri organismi notificati. La notifica al fabbricante deve contenere le
conclusioni dell'esame e, in caso di rifiuto, la motivazione della decisione.1990L0384 — IT — 02.08.1993 — 001.001 — 16
▼M1
▼B
▼B
2.3.4. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato informano l'organismo
notificato che ha approvato il sistema di controllo della qualità in merito a
qualsiasi aggiornamento del sistema di qualità, in seguito a cambiamenti
conseguenti, per esempio, a nuove tecnologie e a nuove concezioni della
qualità.
2.3.5. L'organismo notificato che revochi l'approvazione di un sistema di
controllo della qualità ne informa gli altri organismi notificati.
2.4.Sorveglianza CE
2.4.1. La sorveglianza CE ha lo scopo di garantire che il fabbricante assolva
debitamente gli obblighi impostigli dal sistema di qualità approvato.
2.4.2. Il fabbricante autorizza l'organismo notificato di accedere, a fini ispettivi,
ai luoghi di fabbricazione, di ispezione, di prova e di immagazzinamento e
gli fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie, in particolare:
— la documentazione relativa al sistema di controllo della qualità,
— la documentazione tecnica,
— i verbali relativi a tale sistema quali, ad esempio, i rapporti di
ispezione, i dati relativi alle prove e alla taratura, i rapporti relativi alla
qualificazione del personale interessato, ecc.
L'organismo notificato procede ad atti periodici di sorveglianza per
garantire che il fabbricante mantenga in efficienza ed applichi il sistema di
controllo della qualità e gli invia un rapporto sulla sorveglianza effettuata.
Inoltre l'organismo notificato può procedere a visite improvvise presso il
fabbricante. In occasione di tali visite l'organismo notificato può procedere
a controlli completi o parziali. Esso trasmette al fabbricante un rapporto
sulla visita e, se del caso, un rapporto sul controllo effettuato.
2.4.3. L'organismo notificato si accerta che il fabbricante mantenga in efficienza
ed applichi il sistema di controllo della qualità approvato.
3.Verifica CE
3.1. La verifica CE costituisce la procedura mediante la quale il fabbricante o il
suo mandatario stabilito nella Comunità garantisce e dichiara che gli
strumenti sottoposti alle prescrizioni del punto 3.3 sono eventualmente
conformi al tipo descritto nel certificato d'esame CE del tipo e soddisfano i
requisiti della direttiva che ad essi si applicano.
3.2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a che il processo di
fabbricazione garantisca l'eventuale conformità degli strumenti al tipo
descritto nel certificato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva
che ad essi si applicano. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella
Comunità, appone la marcatura CE su ogni strumento e fornisce una
dichiarazione scritta di conformità.
3.3. L'organismo notificato effettua gli esami e le prove atte a verificare la
conformità del prodotto ai requisiti della presente direttiva, con controllo e
prova di ogni strumento, come specificato al punto 3.5.
3.4. Per gli strumenti non sottoposti ad omologazione CE del tipo, la
documentazione relativa alla progettazione dello strumento di cui
all'allegato III deve essere accessibile, se richiesta, all'organismo
notificato.
3.5. Verifica per controllo e prova di ciascun strumento.3.5.1. Ciascuno strumento è esaminato singolarmente e vengono effettuate prove
adeguate, definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5, o
prove equivalenti al fine di verificarne l'eventuale conformità al tipo
descritto nell'attestato di certificazione CE e ai requisiti applicabili nella
presente direttiva.
3.5.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di
identificazione su ciascuno strumento di cui è stata accertata la conformità
ai requisiti e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove
effettuate.
3.5.3. Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di presentare, se
richiesti, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.
4.Verifica CE dell'esemplare unico
4.1. La verifica CE dell'esemplare unico è la procedura mediante la quale il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità garantisce e
dichiara che lo strumento, studiato in generale per un'applicazione1990L0384 — IT — 02.08.1993 — 001.001 — 17
▼M1
▼M1
specifica e dotato del certificato di cui al punto 4.2, è conforme ai requisiti
della direttiva che ad esso si applicano. Il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella Comunità appone la marcatura CE sullo strumento e fornisce
una dichiarazione scritta di conformità.
4.2. L'organismo notificato esamina lo strumento ed effettua le prove definite
nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5, o prove equivalenti per
verificarne la conformità ai requisiti applicabili della presente direttiva.
L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di
identificazione sullo strumento di cui è stata accertata la conformità ai
requisiti e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove
effettuate.
4.3. La documentazione tecnica relativa al progetto dello strumento di cui
all'allegato III permette la valutazione di conformità ai requisiti della
presente direttiva nonché la comprensione del progetto, della fabbricazione
e del funzionamento dello strumento. Essa deve essere accessibile
all'organismo notificato.
4.4. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di presentare, se
richiesti, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.
5.Disposizioni comuni
5.1. La dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della
produzione), la verifica CE e la verifica CE all'unità possono essere
effettuate nello stabilimento del fabbricante o in qualsiasi altro luogo se il
trasporto nel luogo di utilizzazione non richiede lo smontaggio dello
strumento, se la messa in funzionamento nel luogo di utilizzazione non
richiede l'assemblaggio dello strumento o altre operazioni tecniche di
installazione che potrebbere influire sulle prestazioni dello strumento e se
il valore dell'accelerazione di gravità nel luogo di messa in funzionamento
è preso in considerazione o se le prestazioni dello strumento non sono
sensibili a variazioni dell'accelerazione di gravità. In tutti gli altri casi esse
devono essere effettuate nel luogo di utilizzazione dello strumento.
5.2. Se le prestazioni dello strumento sono sensibili a variazioni dell'accele-
razione di gravità, le procedure di cui al punto 5.1 possono essere espletate
in due fasi, la seconda delle quali comprende tutti gli esami e prove i cui
risultati dipendono dall'accelerazione di gravità, mentre la prima fase
comprende tutti gli altri esami e prove. La seconda fase è effettuata nel
luogo di utilizzazione dello strumento. Qualora uno Stato membro abbia
stabilito zone di gravità sul proprio territorio, l'espressione «nel luogo di
utilizzazione dello strumento» può essere intesa come «nella zona di
gravità di utilizzazione dello strumento».
5.3.1. Qualora il fabbricante abbia scelto l'esecuzione in due fasi di una delle
procedure di cui al punto 5.1 e qualora queste due fasi vengano espletate
da organismi differenti, lo strumento che è stato oggetto della prima fase
della procedura deve recare il numero di identificazione dell'organismo
notificato che ha partecipato a questa fase.
5.3.2. La parte che ha espletato la prima fase della procedura rilascia, per
ciascuno strumento, un attestato scritto di conformità contenente i dati
necessari all'identificazione dello strumento e la specificazione degli esami
e delle prove che sono stati effettuati.
La parte incaricata della seconda fase della procedura effettua gli esami e
le prove non ancora eseguiti.
Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di presentare, a
richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.
5.3.3. Il fabbricante che ha scelto la procedura della dichiarazione CE di
conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione) nella prima
fase, può seguire questa stessa procedura nella seconda fase oppure
decidere di ricorrere alla procedura della verifica CE.
5.3.4. La marcatura CE deve essere apposta sullo strumento al termine della
seconda fase, così come il numero di identificazione dell'organismo
notificato che ha partecipato a tale fase.1990L0384 — IT — 02.08.1993 — 001.001 — 18
▼B
▼M1
▼B
▼M1
▼B
ALLEGATO III
DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA AL PROGETTO
La documentazione tecnica deve permettere di comprendere la progettazione, la
fabbricazione e il funzionamento del prodotto e di valutare la sua conformità ai
requisiti della direttiva.
La documentazione contiene, per quanto utile ai fini della valutazione:
— una descrizione generale dell'esemplare tipo,
— disegni e schizzi della progettazione e della fabbricazione, schemi dei
componenti, delle varie unità, dei circuiti, ecc.,
— le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di quanto
specificato più sopra e del funzionamento dello strumento,
— un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in tutto o in parte, e la
descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare ai requisiti essenziali
qualora le norme di cui all'articolo 5 non siano state applicate,
— i risultati dei calcoli di progettazione e degli esami, ecc.,— i rapporti delle prove effettuate,— i certificati di omologazione CE del tipo e i risultati di prove corrispondenti
per strumenti contenenti elementi identici a quelli del progetto.1990L0384 — IT — 02.08.1993 — 001.001 — 19
▼B
ALLEGATO IV
1.Strumenti sottoposti alla procedura di valutazione della conformità CE
1.1. Questi strumenti devono recare:
a) — la marcatura CE di conformità che comprende il simbolo CE descritto
nell'allegato VI, ►C2 ◄
— il(i) numero(i) d'identificazione dello(degli) organismo(i) notificato(i)
che ha (hanno) effettuato le operazioni di sorveglianza CE o di
verifica CE.
La marcatura e le iscrizioni sopra indicate sono apposte sullo strumento
raggruppate in modo distinto,
b) un contrassegno quadrato di almeno 12,5 mm di lato, verde, recante la
lettera M in carattere di stampa maiuscolo, nero,
c) le seguenti iscrizioni:
— se del caso, numero del certificato di omologazione CE del tipo,
— marchio o nome del fabbricante,— la classe di precisione, racchiusa in un ovale o in due lineette
orizzontali unite da due semicerchi,
— portata massima, nella forma Max …— portata minima, nella forma Min …— divisione di verifica, nella forma e =
— le due ultime cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE,
nonché, se del caso
— numero di serie,
— per gli strumenti costituiti di unità distinte ma associate: marchio di
identificazione su ciascuna unità,
— divisione, se è diversa da «e», nella forma d = …— effetto massimo sottrattivo di tara, nella forma T = + …— effetto massimo additivo di tara, è diverso da «Max», nella forma
T=−…
— divisione di tara, se è diversa da «d», nella forma d
T=…
— carico limite, se è diverso da «Max», nella forma Lim …— valori limite di temperatura, nella forma …ºC/…ºC— rapporto tra ricettore di peso e di carico.
1.2. Gli strumenti devono essere muniti di opportuni spazi per l'apposizione della
►
M1marcatura ◄di conformità CE e/o delle iscrizioni. Questi devono
essere tali da rendere impossibile l'asportazione della ►M1marcatura ◄e
delle iscrizioni senza danneggiarli nonché tali che la ►M1marcatura ◄e
le iscrizioni siano chiaramente visibili quando lo strumento è installato nella
sua regolare posizione di funzionamento.
1.3. Se si utilizza una targhetta di supporto, questa deve poter essere sigillata, a
meno che la sua eventuale asportazione dallo strumento comporti il
danneggiamento della medesima. Se la targhetta è sigillabile, deve essere
possibile apporvi un marchio di controllo.
1.4. Le iscrizioni Max, Min, e, d, devono essere ripetute vicino al dispositivo di
visualizzazione del risultato della pesata, se già non vi si trovano.
1.5. Su ciascun dispositivo di misurazione del carico che sia o possa essere
collegato ad uno o più ricettori del carico devono essere riportate le
iscrizioni relative ai suddetti ricettori.
2.Altri strumenti
Gli altri strumenti devono recare:
— il marchio o il nome del fabbricante
— la portata massima, nella forma Max …
Questi strumenti non possono avere il contrassegno di cui al punto 1.1.b).1990L0384 — IT — 02.08.1993 — 001.001 — 20
▼M1
▼B
▼M1
▼B
▼B
3.Simbolo restrittivo d'uso, previsto all'articolo 12
Questo simbolo è costituito dalla lettera M, in carattere di stampa maiuscolo
nero, su fondo rosso quadrato di almeno 25 mm di lato, il tutto sbarrato dalle
due diagonali del quadrato.1990L0384 — IT — 02.08.1993 — 001.001 — 21
▼B
ALLEGATO V
Criteri di minima per la designazione, da parte degli Stati membri, degli
organismi incaricati dei compiti relativi alle procedure di cui all'articolo 8.
1) Gli organismi devono disporre del personale, degli strumenti o delle
apparecchiature necessari.
2) Il personale deve avere le competenze tecniche e far prova di integrità
professionale.
3) Gli organismi devono lavorare in modo indipendente da tutti gli ambienti,
gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore degli
strumenti per pesare a funzionamento non automatico per quanto concerne
l'effettuazione delle prove, la preparazione dei verbali, il rilascio dei certificati
e la sorveglianza di cui alla presente direttiva.
4) Il personale deve rispettare il vincolo del segreto professionale.
5) Gli organismi devono aver contratto un'assicurazione di responsabilità civile
se la loro responsabilità civile non è coperta dallo Stato per legge.
Gli Stati membri devono verificare periodicamente la sussistenza delle condizioni
di cui ai punti 1 e 2.1990L0384 — IT — 02.08.1993 — 001.001 — 22
▼M1
ALLEGATO VI
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ
— La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il
simbolo grafico che segue:
— In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE devono essere
rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra.
— I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa
dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.1990L0384 — IT — 02.08.1993 — 001.001 — 23