1973L0362 — IT — 22.06.1978 — 001.001 — 1
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
►B DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 1973
perilravvicinamentodelle legislazioni degliStatimembrirelative alle misurelineari materializzate
(73/362/CEE)
(GU L 335 del 5.12.1973, pag. 56)
Modificata da:
Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1Direttiva 78/629/CEE del Consiglio del 19 giugno 1978 L 206 8 29.7.1978
▼B
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 1973
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle misure lineari materializzate
(73/362/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che negli Stati membri la costruzione e le modalità di
controllo delle misure lineari materializzate formano oggetto di
disposizioni imperative che differiscono da uno Stato membro all'altro,ostacolando così gli scambi di tali strumenti; che occorre pertantoprocedere al ravvicinamento di tali disposizioni;
considerando che la direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alledisposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllometrologico (
1) ha definito le procedure di approvazione CEE del
modello e di verifica prima CEE degli strumenti di misura; che,
conformemente a tale direttiva, occorre fissare le prescrizioni tecniche
cui debbono essere conformi le misure lineari per poter essere importate,commercializzate e utilizzate liberamente dopo aver subito i controlli edessere state munite dei marchi e dei contrassegni previsti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente direttiva si applica alle misure lineari materializzate definite
in allegato.
Articolo 2
Le misure lineari sulle quali possono essere apposti i marchi e i
contrassegni CEE sono descritte in allegato. Esse formano oggetto diun'approvazione di modello CEE e sono sottoposte alla verifica primaCEE.
Articolo 3
Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare l'immissione
sul mercato e in servizio di misure lineari munite del contrassegno diapprovazione CEE del modello e del marchio di verifica prima CEE.
Articolo 4
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi allapresente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dallasua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nelsettore disciplinato dalla presente direttiva.1973L0362 — IT — 22.06.1978 — 001.001 — 2
(1) GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1.
▼B
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.1973L0362 — IT — 22.06.1978 — 001.001 — 3
▼B
ALLEGATO
1.Definizioni
1.1. Le misure lineari materializzate, in appresso denominate misure lineari,
sono strumenti che comportano riferimenti le cui distanze sono indicate
in unità legali di lunghezza.
1.2. La lunghezza nominale di una misura lineare è la lunghezza con la quale
si designa tale misura.
1.3. I riferimenti principali sono i due riferimenti la cui distanza rappresenta la
«lunghezza nominale» della misura.
1.4. La scala della misura è costituita dai riferimenti principali e dagli altri
riferimenti.
1.5. Una misura lineare è detta:
1.5.1. — a teste, quando i riferimenti principali sono costituiti da due
superfici
1.5.2. — a tratti, quando i riferimenti principali sono costituiti da due
tratti, fori o tacche
1.5.3. — mista, quando uno dei riferimenti principali è una superficie e
l'altro un tratto, un foro o una tacca.
2.Materiali
Le misure lineari e i loro dispositivi complementari devono essere costruiti
con materiali sufficientemente durevoli, stabili e resistenti alle influenze
ambientali, in condizioni normali d'impiego.
Le caratteristiche dei materiali impiegati devono essere tali che:
2.1. nell'impiego normale a temperature non superiori o non inferiori di oltre
8 ºC alla temperatura di riferimento, le variazioni di lunghezza non
superino gli errori massimi tollerati;
2.2. per le misure lineari da utilizzare con una determinata forza di trazione,
una modifica del 10 % in più o in meno di questa forza non provochi una
variazione di lunghezza superiore all'errore massimo tollerato.
3.Costruzione
3.1. Le misure lineari e i loro dispositivi complementari devono essere robusti
e ben costruiti, nonché rifiniti con cura.
3.2. La sezione trasversale delle misure lineari deve avere dimensioni e forma
tali da permettere, in condizioni normali d'impiego, di effettuare la
misurazione con la precisione prevista per la classe di precisione cui
appartengono le misure lineari considerate.
3.3. Le facce terminali delle misure lineari a teste devono essere piane. Le
facce terminali e i tratti devono essere perpendicolari all'asse longitudi-
nale della misura lineare.
3.4. Le facce terminali delle misure lineari a teste o miste di legno o di altro
materiale di resistenza all'usura inferioreo eguale a quella del legno,
devono essere costituite da una staffa o ghiera resistente all'usura e ai
colpi, convenientemente fissata alla misura stessa.
3.5. Sono tollerati, purché non diano luogo a confusione, dispositivi
complementari come uno o più ganci fissi o mobili, anelli, impugnature,
lamelle, punte, linguette, dispositivi di avvolgimento, vernieri, atti a
facilitare e ad estendere il campo d'impiego della misura di lunghezza.
Tali dispositivi devono essere costruiti e fissati alla misura in modo da
non aumentare praticamente, in condizioni normali d'impiego, l'incer-
tezza della misurazione.
3.6. Le misure lineari a nastro devono essere costruite in modo che i bordi del
nastro siano praticamente rettilinei e paralleli quando il nastro stesso è
appoggiato su un piano.
3.7. I dispositivi di avvolgimento delle misure lineari a nastro devono essere
costruiti in modo da non provocare una deformazione permanente del
nastro.1973L0362 — IT — 22.06.1978 — 001.001 — 4
▼M1
▼B
▼B
4.Graduazione e numerazione
4.1. Le misure lineari devono presentare sulla loro lunghezza nominale
graduazioni e numerazioni chiare, regolari, indelebili e tali da permettere
una lettura sicura, facile e non ambigua. Tuttavia, alcune graduazioni non
numerate, con un massimo pari al numero delle graduazioni comprese tra
due riferimenti numerati consecutivi sulla misura, possono superare il
riferimento principale terminale.
4.2. Il valore della divisione deve essere della forma 1 × 10n,2×1 0no5×1 0n
metri, in cui l'esponente n è un numero intero positivo o negativo, oppure
zero.
Il valore della divisione deve essere al massimo di:
— 1 cm nelle misure lineari di lunghezza nominale inferiore o pari a 2 m,
— 10 cm se la lunghezza nominale è superiore a 2 m e inferiore a 10 m,— 20 cm se la lunghezza nominale è superiore o pari a 10 m e inferiore a
50 m,
— 50 cm se la lunghezza nominale è superiore o pari a 50 m.
Detti valori possono essere tuttavia superati per usi specifici, a condizione
che all'atto della domanda di approvazione del modello se ne faccia
debita richiesta motivata e che sulla misura lineare stessa compaia
l'indicazione dell'impiego specifico al quale è destinata.
4.3. I riferimenti costituiti da tratti devono essere rettilinei, perpendicolari
all'asse della misura lineare e avere tutti lo stesso spessore, costante per
tutta la loro lunghezza. La lunghezza dei tratti è proporzionata all'unità di
misura corrispondente. I tratti devono formare una scala netta e chiara e il
loro spessore non deve dar luogo a incertezze di misurazione.
4.4. Determinate zone della scala, in particolare vicino alle estremità, possono
essere divise in sottomultipli decimali della divisione adottata per
l'insieme della misura lineare. In questo caso, lo spessore dei tratti nelle
zone a divisione minore può essere più tenue che nel resto della misura.
4.5. I riferimenti possono essere costituiti anche da fori, se il valore della
divisione è superiore o pari a 1 cm, o da altri segni se il valore della
divisione è superiore o pari a 1 dm, purché tali segni assicurino una
lettura sufficientemente precisa, tenuto conto della classe di precisione
cui appartiene la misura lineare.
4.6. La numerazione può essere continua o ripetitiva. Nel caso di cui al punto
4.4 la numerazione nelle zone a divisione minore può essere diversa da
quella del resto della misura lineare. La posizione, la grandezza, la forma,
la colorazione e il contrasto delle cifre devono essere adeguate alla scala
e ai rispettivi riferimenti.
Indipendentemente dal valore delle divisioni indicato al punto 4.2, i
riferimenti numerati devono essere espressi in metri, decimetri, centimetri
o millimetri, senza indicazione del simbolo corrispondente.
Il numero dei riferimenti numerati non deve rendere ambigua la lettura.Quando l'unità di numerazione è diversa dal metro, i riferimenti dei metri
possono essere tuttavia espressi in metri. In tal caso, le cifre indicanti i
metri sono seguite dal simbolo m.
Inoltre, la cifra indicante i metri precedenti può essere ripetuta, nella
stessa maniera, davanti agli altri riferimenti numerati.
Quando il valore della divisione di una scala a tratti è della forma 2 × 10
n
metri e non è inferiore a 2 cm, tutti i riferimenti devono essere numerati.
4.7. Quando una misura lineare contiene più di una scala, le divisioni possono
essere diverse e le numerazioni possono essere crescenti nello stesso
senso o in senso contrario.
5.Lunghezza nominale
5.1. Le misure lineari devono avere una delle seguenti lunghezze nominali:
0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 metri o un multiplo intero di 5
metri.
5.2. Possono tuttavia essere autorizzati altri valori per impieghi specifici, a
condizione che all'atto della domanda di approvazione del modello venga
documentata la necessità di utilizzare una misura lineare di una siffatta1973L0362 — IT — 22.06.1978 — 001.001 — 5
▼M1
▼B
▼M1
▼B
▼B
lunghezza nominale e purché sulla misura stessa compaia l'indicazione
dell'impiego specifico al quale essa è destinata.
5.3. Alcune lunghezze nominali previste al punto 5.1 non sono ammesse per
le misure lineari di cui al punto 9.4.2.
6.Iscrizioni
6.1. Sulle misure lineari devono figurare le seguenti iscrizioni:
6.1.1. Iscrizioni obbligatorie in tutti i casi:
6.1.1.1. lunghezza nominale
6.1.1.2. marchio di fabbrica o ragione sociale del costruttore
6.1.1.3. simbolo della classe di precisione: I, II o III
6.1.1.4. contrassegno di approvazione CEE del modello.
6.1.2. Iscrizioni obbligatorie in taluni casi:
6.1.2.1. temperatura di riferimento, se diversa da 20 ºC
6.1.2.2. forza di trazione
6.1.2.3. impiego specifico al quale è destinata la misura lineare,
nei casi previsti ai punti 4.2 e 5.2.
6.2. La lunghezza nominale, la forza di trazione e la temperatura sono
espresse nelle unità di misura autorizzate dalla direttiva del Consiglio del
18 ottobre 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alle unità di misura (1), o in un loro multiplo o
sottomultiplo decimale, seguite dal relativo simbolo legale.
6.3. Tutte queste iscrizioni devono essere apposte in modo visibile e leggibile
a cominciare dall'inizio della misura lineare.
Tuttavia, previo benestare del servizio nazionale responsabile, talune di
queste iscrizioni possono essere apposte su una parte inamovibile dello
strumento: in questo caso, il certificato di approvazione CEE del modello
dovrà indicare le posizioni di queste iscrizioni.
Inoltre, quando la larghezza della misura lineare non consenta di apporre
il contrassegno di approvazione CEE del modello in modo leggibile, in
deroga alle prescrizioni del punto 3.1 dell'allegato I della direttiva del
Consiglio del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di
misura ed ai metodi di controllo metrologico, e conformemente al punto
3.5 del medesimo allegato, tale contrassegno può essere apposto sotto la
forma dei marchi successivi seguenti:
— la lettera stilizzata ε;
— la lettera o le lettere distintive dello Stato membro che ha rilasciato
l'approvazione CEE del modello;
— il millesimo dell'anno dell'approvazione CEE del modello;— il numero caratteristico dell'approvazione CEE del modello
(per esempio: εF 75 5345).
6.4. Eventualmente, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante, può
essere indicato il coefficiente di dilatazione termica lineare del materiale
costituente la misura, nella forma: α=…
6.5. Sulle misure lineari possono inoltre figurare tutte le altre indicazioni di
carattere non metrologico imposte da altre disposizioni regolamentari o
autorizzate dall'autorità nazionale competente.
6.6. Qualora non siano in codice, le iscrizioni devono essere espresse nelle
lingue ufficiali degli Stati membri destinatari.
6.7. Su una misura lineare possono essere apposte iscrizioni pubblicitarie a
condizione che la loro posizione sia conforme alle disposizioni del punto
6.8.
6.8. Le iscrizioni, comprese quelle pubblicitarie, devono essere disposte in
modo da non ostacolare minimamente l'impiego dello strumento di
misura. Le iscrizioni obbligatorie, ad eccezione del contrassegno di
approvazione CEE del modello, e la posizione delle iscrizioni1973L0362 — IT — 22.06.1978 — 001.001 — 6
(1) GU n. L 243 del 29. 10. 1971, pag. 29.▼M1
▼B
▼B
pubblicitarie devono figurare sul modello presentato per l'approvazione
CEE.
7.Errori massimi tollerati
7.1. Le misure lineari definite nella presente direttiva sono ripartite, a seconda
del loro grado di precisione in tre classi designate con i simboli I, II e III.
Per la verifica prima CEE delle misure lineari, l'errore massimo tollerato,
in più o in meno,
a) sulla lunghezza nominale e
b) su ogni altra distanza compresa tra due riferimenti qualsiasi non
consecutivi
è espresso in funzione della lunghezza considerata, con la formula
(a + bL) mm, in cui:
— «L» è il valore della lunghezza considerata, arrotondato al numero
intero di metri per eccesso,
— «a» e «b» sono coefficienti fissati per ogni classe di precisione nella
tabella seguente:
Classe di precisione a b
I 0,1 0,1
II 0,3 0,2
III 0,6 0,4
7.2.
7.2.1. L'errore massimo tollerato, in più o in meno, sulla lunghezza «i»
delle divisioni di valore inferiore o pari a 1 cm è fissato per
ciascuna classe di precisione nella tabella seguente:
Lunghezza «i» della divisione
considerataErrore massimo tollerato, in milli-
metri, per la classe di precisione
I II III
i≤1 mm 0,1 0,2 0,3
1m m< i ≤1 cm 0,2 0,4 0,6
Per la lunghezza delle divisioni di valore superiore a 1 cm, l'errore
massimo tollerato è espresso in funzione della lunghezza della
divisione con la formula (a + bL) mm, in cui i valori dei
coefficienti «a» e «b» sono uguali a quelli del punto 7.1 ed «L» è il
valore della lunghezza considerata, arrotondato al numero intero di
metri per eccesso.
7.2.2. La differenza massima tollerata tra le lunghezze «i» di due
divisioni consecutive, di valore inferiore o pari a 1 cm, è fissata
per ciascuna classe di precisione nella tabella seguente:
Lunghezza «i» della divisione
considerataDifferenza massima tollerata, in
millimetri, per la classe di precisione
I II III
i≤1 mm 0,1 0,2 0,3
1m m< i ≤1 cm 0,2 0,4 0,6
Per la lunghezza delle divisioni di valore superiore a 1 cm, la
differenza massima tollerata tra le lunghezze «i» di due divisioni
consecutive è espressa in funzione della lunghezza delle divisioni
con la formula (a + bL) mm, definita al punto 7.2.1.1973L0362 — IT — 22.06.1978 — 001.001 — 7
▼M1
▼M1
7.3. Tuttavia, per una misura lineare a teste o mista, l'errore massimo
tollerato, in più o in meno, sulla lunghezza della divisione terminale
limitata da una testa è maggiorato come segue:
— di 0,1 mm per misure della classe I;
— di 02, mm per misure della classe II;
— di 0,3 mm per misure della classe III.
Inoltre le norme previste ai punti 7.1 e 7.2.2 non sono applicabili:
— quando uno dei due riferimenti non consecutivi di cui al punto 7.1,
lettera b), è formato da una testa;
— quando una delle due divisioni consecutive di cui al punto 7.2.2 è una
divisione terminale limitata da una testa.
7.4. L'errore massimo tollerato per le misure lineari in servizio è pari al
doppio dell'errore massimo tollerato alla verifica prima e fissato al
punto 7.1.
7.5. Gli errori massimi tollerati si intendono alle condizioni di
riferimento seguenti:
7.5.1. La temperatura di riferimento è normalmente di 20 ºC.
Tuttavia, per determinate misure precisate al punto 9, si può
eccezionalmente adottare un'altra temperatura di riferimento.
7.5.2. Le misure lineari per cui è indicata al punto 9 una forza di
trazione, sono collaudate, appoggiate per tutta la lunghezza
controllata, praticamente senza attrito, su un piano orizzontale
e tese dalla forza di trazione indicata sulle misure stesse.
8.Marchi di verifica
Ogni misura lineare deve essere costruita in modo da potervi apporre i marchi
di verifica previsti dalla direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni
comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico. Nella
parte iniziale della misura o su un dispositivo complementare inamovibile va
pertanto predisposta l'area per l'apposizione di detti marchi.
9.Diversi tipi di misure lineari contemplati dalla direttiva
9.1. Misure a nastro di fibra di vetro e materia plastica a teste, a tratti o miste
Lunghezza nominale compresa tra 0,5 e 100 metri.La forza di trazione, dell'ordine di 20 N, deve essere indicata sulla
misura.
Le estremità libere delle misure lineari a teste o miste devono essere
protette da una staffa o ghiera resistente all'usura.
Queste misure lineari rientrano nelle classi di precisione I, II o III.
9.2. Misure in un unico pezzo, rigide o semirigide, di metallo o di altro
materiale
Lunghezza nominale compresa tra 0,5 e 5 metri.
In alcuni casi la temperatura di riferimento può essere diversa da 20 ºC.
Queste misure comprendono anche le sonde utilizzate per accertare il
livello dei liquidi.
L'estremità delle sonde rigide deve essere munita di un tallone o di una
ghiera che resista agli urti e all'usura e non provochi scintille all'urto.
Queste misure rientrano nelle classi di precisione I o II.
9.3. Misure lineari articolate in metallo o altro materiale.
Lunghezza nominale compresa tra 0,5 e 5 metri.Le parti devono avere le stesse lunghezze tra i centri delle articolazioni.
La loro articolazione e il loro allineamento in posizione spiegata devono
essere assicurati da un dispositivo efficace, costruito in modo da non
causare nel punto di snodo un errore supplementare superiore a 0,3 mm1973L0362 — IT — 22.06.1978 — 001.001 — 8
▼B
▼M1
▼B
▼M1
▼B
▼B
per le misure lineari delle classi di precisione I e II, e di 0,5 mm per le
misure lineari della classe di precisione III.
Queste misure rientrano nelle classi di precisione I, II e III.
9.4. Misure in nastro d'acciaio
9.4.1. Misure lineari a teste, a tratti o miste su dispositivo di
avvolgimento.
Lunghezza nominale compresa tra 0,5 e 10 metri; i nastri delle
misure con lunghezza nominale compresa tra 5 e 10 metri devono
avere sezione bombata.
Queste misure possono essere contenute in una scatola, una delle
dimensioni della quale può essere compresa nella parte destinata
alla misurazione, in particolare per la misurazione delle dimen-
sioni interne; l'estremità libera di queste misure è munita di un
gancio o di una linguetta fissa o scorrevole.
Queste misure rientrano nelle classi di precisione I o II.
9.4.2. Misure lineari a teste o a tratti destinate alla misurazione per
riporto di lunghezze superiori alla loro lunghezza nominale.
Lunghezza nominale: 5, 10, 20, 50, 100 o 200 metri.Sulla misura lineare deve essere indicata la forza di trazione,
dell'ordine di 50 N.
Dette misure sono munite alle due estremità di impugnature o di
anelli. Le impugnature che sono comprese nella lunghezza
nominale devono essere costruite in modo che la loro articolazione
non dia luogo ad incertezze di misurazione.
Queste misure rientrano nelle classi di precisione I o II.
9.4.3. Misure lineari a tratti o miste su dispositivo di avvolgimento non
destinate a misurazioni per riporto.
Lunghezza nominale compresa tra 5 e 200 metri.La temperatura di riferimento può, in taluni casi, essere diversa da
20 ºC.
Sulla misura deve essere indicata la forza di trazione, dell'ordine di
50 N.
L'estremità libera deve essere munita di un'impugnatura, di un
anello o di un gancio, non compresi nella lunghezza nominale.
Queste misure rientrano nelle classi di precisione I o II.
9.5. Sonde miste di metallo, con zavorra, utilizzate per accertare il livello dei
liquidi
Lunghezza nominale compresa tra 5 e 50 metri.La temperatura di riferimento può, in taluni casi, essere diversa da 20 ºC.
Sulla misura lineare deve essere indicata la forza di trazione sufficiente
per tendere correttamente il nastro.
Detta forza è esercitata sulla misura mediante una zavorra che deve recare
l'indicazione della sua massa.
Il riferimento principale, cioè l'origine della scala, è costituito dalla base
di una zavorra di forma adeguata e realizzata in un materiale che non
provochi scintille all'urto.
La zavorra è attaccata al nastro in modo fisso od amovibile, in maniera
che la giuntura o articolazione non dia luogo ad incertezze di
misurazione.
La graduazione a tratti è millimetrica su tutta la lunghezza del nastro e si
prolunga su una faccia laterale piana della zavorra.
L'altra estremità della misura può essere munita di un dispositivo di
avvolgimento.
Queste misure rientrano nelle classi di precisione I o II.
Tuttavia, l'errore massimo tollerato sull'insieme dello strumento in
posizione di servizio con la zavorra non deve mai essere inferiore a
0,6 mm.xf-cr>1973L0362 — IT — 22.06.1978 — 001.001 — 9
▼M1