DIRECTIVA DE LA COMISIÓN

de 1 de julio de 1982

por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 76/765/CEE del Consejo , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los alcoholímetros y densímetros por alcohol

( 82/624/CEE )

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea ,

Vista la Directiva 71/316/CEE del Consejo , de 26 de julio de 1971 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las disposiciones comunes para los instrumentos de medida y los métodos de control metrológico (1) , modificada en último lugar por el Acta de Adhesión de Grecia y , en particular , su artículo 17 ,

Considerando que desde la adopción de la Directiva 76/765/CEE del Consejo (2) , se han perfeccionado nuevas técnicas en el sector de los termómetros utilizados para la determinación del grado alcoholimétrico y que , en consecuencia , existen motivos para modificar dicha Directiva ;

Considerando que las disposiciones de la presente Directiva concuerdan con el dictamen del Comité para la adaptación al progreso técnico de las directivas encaminadas a la eliminación de los obstáculos técnicos en los intercambios comerciales dentro del sector de los instrumentos de medida ,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

Artículo 1

El texto recogido en el número 9 del Anexo de la Directiva 76/765/CEE se sustituirá , de conformidad con el Anexo de la presente Directiva .

Artículo 2

Los Estados miembros aplicarán las disposiciones legales , reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva , a más tardar el 1 de mayo de 1983 , e informarán de ello inmediatamente a la Comisión .

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros .

Hecho en Bruselas , el 1 de julio de 1982 .

Por la Comisión

Karl-Heinz NARJES

Miembro de la Comisión

(1) DO n º L 202 del 6 . 9 . 1971 , p. 1 .

(2) DO n º L 262 del 27 . 9 . 1976 , p. 143 .

ANEXO

9 . TERMÓMETROS UTILIZADOS PARA DETERMINAR EL GRADO ALCOHOLIMÉTRICO .

9.1 . Termómetros incorporados al instrumento que sirven para determinar el grado alcoholimétrico

Si el instrumento que sirve para determinar el grado alcoholimétrico perteneciere a la clase II o III , se le podrá incorporar un termómetro del tipo de dilatación de mercurio y funda de vidrio .

9.1.1 . El termómetro estará graduado a 0,1 ° C , 0,2 ° C o 0,5 ° C y no necesitará llevar la graduación 0 ° C .

9.1.2 . La longitud mínima de la unidad de escala será de :

- 0,8 mm para los termómetros graduados a 0,1 ° C y 0,2 ° C ,

- 1,0 mm para los termómetros graduados a 0,5 ° C .

9.1.3 . El grosor de las rayas no deberá ser superior al quinto de la longitud de la unidad de escala .

9.1.4 . El error máximo tolerado , en más o menos , será de :

- 0,10 ° C si el termómetro está graduado a 0,1 ° C ,

- 0,20 ° C si el termómetro está graduado a 0,2 ° C o 0,5 ° C .

9.1.5 . En el momento de la primera comprobación CEE , el error del termómetro incorporado se determinará en por lo menos tres puntos de la extensión de la escala .

9.2 . Termómetros no incorporados al instrumento que sirven para determinar el grado alcoholimétrico .

9.2.1 . Si el instrumento que sirve para determinar el grado alcoholimétrico perteneciera a la clase I , el termómetro utilizado con dicho instrumento será :

- o bien del tipo de resistencia metálica que permite determinar la temperatura de la mezcla hidroalcohólica respetando los errores máximos tolerados de ± 0,10 ° C .

- o bien del tipo de dilatación de mercurio y funda de vidrio graduado a 0,1 ° C o 0,05 ° C ;

Los termómetros de mercurio llevarán una señal a la altura de 0 ° C , la longitud mínima de la unidad de escala será de 0,8 mm y el grosor de las rayas no será superior al quinto de la longitud de la unidad de escala .

El error máximo tolerado , positivo o negativo , será igual a una unidad de escala .

9.2.2 . Si el instrumento que sirve para la determinación del grado alcoholímetro perteneciera a la clase II o III , el termómetro utilizado con dicho instrumento será del tipo de dilatación de mercurio y funda de vidrio .

9.2.2.1 . El termómetro estará graduado a 0,1 ° C , 0,2 ° C o 0,5 ° C . Llevará una señal de graduación a la altura de 0 ° C .

9.2.2.2 . La longitud mínima de la unidad de escala será de :

- 0,8 mm para los termómetros graduados a 0,1 ° C o 0,2 ° C ;

- 1,0 mm para los termómetros graduados a 0,5 ° C

9.2.2.3 . El grosor de las rayas no será superior a un quinto de la longitud de la unidad de escala .

9.2.2.4 . El error máximo tolerado , positivo o negativo , será de :

- 0,10 ° C si el termómetro está graduado a 0,1 ° C ,

- 0,20 ° C si el termómetro está graduado a 0,20 ° C o 0,5 ° C .