1973L0362 — ES — 04.02.1985 — 002.001 — 1
Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones
►B DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 19 de noviembre de 1973
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas
materializadas de longitud
(73/362/CEE)
(DO L 335 de 5.12.1973, p. 56)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►M1Directiva 78/629/CEE del Consejo de 19 de junio de 1978 L 206 8 29.7.1978
►M2Directiva 85/146/CEE de la Comisión de 31 de enero de 1985 L 54 29 23.2.1985
▼B
DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 19 de noviembre de 1973
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre las medidas materializadas de longitud
(73/362/CEE)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en
particular, su artículo 100,
Vista la propuesta de la Comisión,Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social,
Considerando que en los Estados miembros, tanto la construcción como
las modalidades de control de las medidas materializadas de longitudestán previstas en disposiciones imperativas que difieren de un Estado
miembro a otro y obstaculizan por ello los intercambios comerciales de
dichos instrumentos, y que es, pues, necesario proceder a laaproximación de dichas disposiciones;
Considerando que la Directiva del Consejo, de 26 de julio de 1971,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre las disposiciones comunes a los intrumentos de medida y los
métodos de control metrológico (
1) definió los procedimientos de
aprobación CEE de modelo y de primera comprobación CEE de losinstrumentos de medida; que, con arreglo a dicha Directiva, convieneestablecer las prescripciones técnicas a las que deben atenerse lasmedidas de longitud para poder ser importadas, comercializadas y
utilizadas libremente después de haber pasado los controles y estar
acompañadas de las marcas y signos previstos,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
La presente Directiva se aplicará a las medidas materializadas de
longitud definidas en el Anexo.
Artículo 2
Las medidas de longitud que pueden llevarlos signos y mar cas CEE se
describirán en el Anexo. Serán objeto de una aprobación CEE de modelo
y se someterán a la primera verificación CEE.
Artículo 3
Los Estados miembros no podrán denegar, prohibir ni restringir la
comercialización ni la entrada en servicio de medidas de longitud
acompañadas del signo de aprobación CEE de modelo y de la marca de
primera comprobación CEE.
Artículo 4
1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente
Directiva en un plazo de dieciocho meses a partir del día de su
notificación e informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las
disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbitoregulado por la presente Directiva.1973L0362 — ES — 04.02.1985 — 002.001 — 2
(1)D O noL 202 de 6. 9. 1971, p. 1.
▼B
Artículo 5
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.1973L0362 — ES — 04.02.1985 — 002.001 — 3
▼B
ANEXO
1.Definiciones
1.1. Las medidas materializadas de longitud, denominadas a continuación
medidas de longitud, son instrumentos que llevan señales de referencia
cuyas distancias se indican en unidades legales de longitud.
1.2. La longitud nominal de una medida de longitud es la longitud porla cual
se designa dicha medida.
1.3. Las señales de referencia principales son las dos señales de referencia
cuya distancia representa la «longitud nominal» de la medida de
longitud.
1.4. La escala de la medida de longitud está constituida porlas señales de
referencia principales y las otras señales de referencia.
1.5. Una medida de longitud se llama:
1.5.1. — de topes cuando las señales de referencia principales están
constituidas pordos super ficies;
1.5.2. — de trazos, cuando las señales de referencia pincipales están
constituidas por dos trazos, orificios o marcas,
1.5.3. — mixta, cuando una de las señales de referencia principales es
una superficie y la otra un trazo, un orificio o una marca.
2.Materiales
Las medidas de longitud y sus dispositivos completarios deberán construirse
con materiales sufcientemente duraderos, estables y resistentes a la
influencias del entorno en condiciones normales de uso.
Las calidades de los materiales empleados deberán ser de tal manera que:
2.1. durante un uso normal a temperaturas que se desvíen 8 ºC de más o de
menos de la temperatura de referencia, las variaciones de longitud no
sean superiores a los errores máximos tolerados;
2.2. para las medidas de longitud que deban utilizarse bajo una fuerza de
tracción especificada, una modificación del 10% en más o en menos de
dicha fuerza no provoque una variación de longitud superior al error
máximo tolerado.
3.Construccíon
3.1. Las medidas de longitud y sus dispositivos complementarios deberan
estarbien y solidamente constr uidos y cuidadosamente acabados.
3.2. La sección transversal de las medidas de longitud deberá tener unas
formas y dimensiones tales que, en condiciones usuales de utilización,
permitan la medición con la precisión prevista para la clase de precisión
a la que pertenezcan las medidas en cuestión.
3.3. Las caras terminales de las medidas de longitud de topes deberán ser
planas. Dichas caras terminales y los trazos deberán ser perpendiculares
al eje longitudinal de la medida de longitud.
3.4. Las caras terminales de las medidas de longitud de topes o mixtas, de
madera u otro material de resistencia al desgaste inferior o igual a de la
madera, deberán estar constituidas por una contera o regatón resistente
al desgaste y a los choques y convenientemente fijado a la medida de
longitud.
3.5. Se tolerarán dispositivos complementarios, tales como uno o varios
ganchos fijos o móviles, anillas, asas, laminillas, remates, lengüetas,
dispositivos de enrollamiento y nonios, que faciliten la utilización de la
medida de longitud y amplien su uso, siempre que no se presten a
confusión. Tales dispositivos deberán diseñarse y fijarse la medida de
manera que, en condiciones normales de utilización, no puedan
prácticamente aumentar la incertidumbre de la medición.
3.6. Las medidas de longitud de cinta deberán realizarse de modo que,
cuando la cinta se extienda sobre un plano, sus bordes sean
prácticamente rectilíneos y paralelos.1973L0362 — ES — 04.02.1985 — 002.001 — 4
▼M2
▼B
▼M1
▼B
3.7. Los dispositivos de enrollamiento de las medidas de longitud de cinta
deberán realizarse de manera que no produzcan una deformación
permanente de la cinta.
4.Graduación y numeración
4.1. Las medidas de longitud deberán llevar en su longitud nominal
graduaciones y numeraciones claras regulares, indelebles y realizadas
de modo que permitan una lectura segura, fácil y sin ambigüedad. No
obstante, algunas graduaciones no numeradas, con un máximo igual al
número de graduaciones comprendidas entre dos señales de referencia
numeradas consecutivas en la medida, podrán sobrepasar la señal de
referencia principal terminal.
4.2. El valor del intervalo deberá ser de la forma 1 × 10n,2×1 0no5×1 0n
metros, siendo el exponente n un número entero positivo o negativo o
cero.
Será como máximo igual a:
— 1 cm en las medidas de longitud nominal inferior o igual a 2 m,
— 10 cm si la longitud nominal fuere superior a 2 m e inferior a 10 m,
— 20 m si la longitud nominal fuere superior o igual a 10 m e inferior a
50 m,
— 50 cm si la longitud nominal fuere superior o igual a 50 m.
No obstante, dichos valores podrán sobrepasarse para usos específicos
cuando así se justifique en el momento de la solicitud de aprobación de
modelo y se indique en la medida el uso específico al que se destina.
4.3. Cuando las señales de referencia sean trazos, éstos deberán ser
rectilíneos, perpendiculares al eje de la medida de longitud y tener
todos el mismo grosor, constante en toda su longitud. La longitud de los
trazos estará proporcionada a la unidad de medida correspondiente. Los
trazos deberán ser de tal manera que formen una escala nítida y clara y
que su grosor no produzca ninguna incertidumbre en la medición.
4.4. Algunas secciones de la escala, en particular cerca de las extremidades,
podrán subdividirse en submúltiplos decimales del intervalo adoptado
para el conjunto de la medida de longitud. En este caso, el grosor de los
trazos podrá ser menor en las zonas de intervalo reducido que en el resto
de la medida.
4.5. Las señales de referencia podrán también estar constituidas por orificios
si el valor del intervalo fuere superior o igual a un centímetro, o por
otras marcas si el valor del intervalo fuere superior o igual a un
decímetro, siempre que dichas maras aseguren una lectura suficiente-
mente precisa, teniendo en cuenta la clase de precisión a la que
pertenezca le medida de longitud.
4.6. La numeración podrá ser continua o repetitiva. En el caso al que se
refiere el número 4.4, la numeración en las zonas de intervalo reducido
podrá ser diferente de la del resto de la medida de longitud. El
emplazamiento, el tamaño, la forma, la coloración, y el contraste de las
cifras se adaptarán a la escala y a las señales de referencia a las que
correspondan.
Cualquiera que sea el valor del intervalo fijado en el número 4.2, las
marcas deberán numerarse en metros, decímetros o milímetros sin
indicación del símbolo correspondiente.
El número de las señales de referencia numeradas deberá ser tal que la
lectura no resulte ambigua.
Cuando la unidad de numeración sea diferente del metro, las señales de
referencia de los metros podrán, no obstante, numerarse en metros. En
tal caso, las cifras de los metros estarán seguidas del símbolo m.
Además, el número de metros precedente podrá repetirse de la misma
manera delante de las otras señales de referencia numeradas.
Cuando el valor del intervalo de una escala de trazos sea de la forma
2×1 0ny no sea inferior a 2 centímetros, todas las señales de referencia
deberán numerarse.
4.7. Cuando una medida de longitud lleve más de una escala, los intervalos
podrán ser diferentes y las numeraciones pueden ser crecientes, en el
mismo sentido o en sentido contrario.1973L0362 — ES — 04.02.1985 — 002.001 — 5
▼M1
▼B
▼B
5.Longitud nominal
5.1. La longitud nominal de las medidas de longitud deberá tener uno de los
siguientes valores: 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 metros, o un
múltiplo entero de 5 metros.
5.2. No obstante, podrán autorizarse otros valores para empleos específicos,
siempre que en el momento de la solicitud de aprobación de modelo, se
justifique la necesidad de utilizaruna medida de tal longitud nominal y
se indique en la medida el uso especifico al que se destina.
5.3. Algunas de las longitudes nominales enumeradas en el número 5.1 no se
admitirán para las medidas de longitud a las que se refiere el número
9.4.2.
6.Inscripciones
6.1. Las inscripciones que deben llevar las medidas de longitud son las
siguientes:
6.1.1.Inscripciones obligatorias en todos los casos:
6.1.1.1. la longitud nominal;
6.1.1.2. la marca de identificación del fabricante o su razón
social;
6.1.1.3. en índice de la clase de precisión: I, II o III;
6.1.1.4. el signo de aprobación CEE de modelo.
6.1.2.Inscripciones obligatorias en algunos casos:
6.1.2.1. la temperatura de referencia, si fuere diferente a 20 ºC;
6.1.2.2. la fuerza de tracción;
6.1.2.3. el uso específico al que se destinarla medida de longitud
en los casos previstos en los números 4.2 y 5.2.
6.2. La longitud nominal, la fuerza de tracción y la temperatura se
expresarán en unidades de medida autorizadas por la Directiva del
consejo, de 18 de octubre de 1971, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre las unidades de medida (1)
o en uno de sus múltiplos o submúltiplos decimales seguidos del
símbolo legal correspondiente.
6.3. Todas estas inscripciones se estamparán de manera visible y legible a
partir del principio de la medida de longitud.
No obstante, previo acuerdo del servicio nacional responsable, algunas
de estas inscripciones podrán estamparse, en una parte inamovible de
dicho instrumento; en tal caso el certificado de aprobación CEE de
modelo deberá indicar los emplazamientos de dichas inscripciones.
Además, cuando la anchura de la medida de longitud no permita
estampar el signo de aprobación CEE de modelo de manera legible,
como excepción a las prescripciones del número 3.1. del Anexo I de la
Directiva del Consejo, del 26 de julio de 1971, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las
disposiciones comunes a los instrumentos de medida y a los métodos de
control metrológico, y con arreglo al número 3,5 de dicho Anexo, dicho
signo podrá estamparse en forma de las marcas sucesivas siguientes:
— la letra estilizada ε,
— la letra o letras distintivas del Estado miembro que haya concedido
la aprobación CEE de modelo,
— las dos últimas cifras del año de aprobación CEE de modelo,— el número característico de la aprobación CEE de modelo
(ejemplo: εF 75 53457).
6.4. En su caso, y bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante, podrá
indicarse el coeficiente de dilatación térmica lineal del material que
constituye la medida de longitud, en la forma α=…1973L0362 — ES — 04.02.1985 — 002.001 — 6
(1)D O noL 243 de 29. 10. 1971, p. 29.▼M1
▼B
▼M1
▼B
▼B
6.5. Además, las medidas de longitud podrán llevar cualquier otra indicación
no metrológica impuesta por otras disposiciones reglamentarias o
autorizada por la autoridad nacional competente.
6.6. Si las inscripciones no estuvieren cifradas, deberán expresarse en las
lenguas oficiales de los Estados miembros a los que se destinen.
6.7. Podrán estamparse inscripciones publicitarias en una medida de longitud
a condición que su emplazamiento satisfaga las disposiciones previstas
en el número 6.8.
6.8. Las inscripciones, incluidas las publicitarias deberán disponerse de
manera que no estorben en absoluto el empleo del instrumento como
medida. Las inscripciones obligatorias, a excepción del signo de
aprobación CEE de modelo y el emplazamiento de las inscripciones
publicitarias, deberán figurar en el modelo que sea objeto de la
aprobación CEE de modelo.
7.Errores máximos tolerados
La medidas de longitud establecidas en la presente Directiva se dividirán,
según su grado de precisión, en tres clases designadas con los índices I, II y
III.
7.1. El error máximo tolerado, positivo o negativo,
a) sobre la longitud nominal,
y
b) sobre cualquier otra distancia comprendida entre dos señales
cualesquiera no consecutivas
se expresará en milímetros, en función de la longitud considerada, por la
fórmula a + bL, en la que:
— L es el valor de la longitud considerada redondeada hasta el número
entero de metros en exceso,
— a y b son coeficientes fijados para cada clase de precisión en el
cuadro siguiente:
Clase de precisión a b
I 0,1 0,1
II 0,3 0,2
III 0,6 0,4
7.2.
7.2.1. El error máximo tolerado, en más o menos, en la longitud i de los
intervalos de un valor inferior o igual a 1 centímetro se fija para
cada clase de precisión en el siguiente cuadro:
Longitud i del intervalo
consideradoError máximo tolerado en milímetros,
para la clase de precisión
I II III
i≤1 mm 0,1 0,2 0,3
1m m< i ≤1 cm 0,2 0,4 0,6
Para la longitud de los intervalos de un valor superior a 1
centímetro, el error máximo tolerado se expresará, en funcion de
la longitud del escalonamiento, porla fór mula (a + bL)
milímetros, en la que los valores de los coeficientes a y b son
iguales a los valores mencionados en el número 7.1 y L es el
valor de la longitud considerada redondeada al número entero de
metros por exceso.
7.2.2. La diferencia máxima tolerada entre las longitudes i de los
intervalos consecutivos, de un valor inferior o igual a 1
centímetro, se fija para cada clase de precisión en el siguiente
cuadro:1973L0362 — ES — 04.02.1985 — 002.001 — 7
▼M2
▼M1
▼M1
Para la longitud de los intervalos de un valor superior a 1
centímetro, la diferencia máxima tolerada entre las longitudes i
de los intervalos consecutivos se expresará, en función de la
longitud de los intervalos, por la fórmula (a + bL) milímetros, tal
como se define en el número 7.2.1.
Longitud i del intervado
consideradoDiferencia máxima tolerada en
milímetros para la clase de precisión
I II III
i≤1 mm 0,1 0,2 0,3
1m m< i ≤1 cm 0,2 0,4 0,6
7.3. No obstante, en una medida de longitud de topes o mixta, el error
máximo tolerado, en más o en menos, en la longitud del intervalo
terminal limitado por una superficie, se aumentará:
— en 0,1 milímetros para las medidas de la clase I,
— en 0,2 milímetros para las medidas de la clase II,— en 0,3 milímetros para las medidas de la clase III,
Además, las prescripciones previstas en los números 7.1 y 7.2.2. no
serán aplicables:
— cuando una de las dos señales de referencia no consecutivas a las
que se refiere la letra b) del número 7.1. esté constituida por una
superficie
y
— cuando uno de los dos intervalos consecutivos a los que se refiere el
número 7.2.2. sea un intervalo terminal limitado por una superficie.
7.4. El error máximo tolerado en servicio será igual al doble del error
máximo tolerado en la primera comprobación CEE.
7.5. Los errores máximos tolerados se entienden en las condiciones
siguientes de referencia:
7.5.1. La temperatura de referencia es normalmente de 20 ºC. No
obstante, para algunas medidas precisadas en el número 9, podrá
adoptarse excepcionalmente otra temperatura de referencia.
7.5.2. Las medidas de longitud, para las que se indica una fuerza de
tracción en el número 9, se someterán a pruebas, sostenidas en
toda la longitud controlada, prácticamente sin frotamiento, en un
plano horizontal, y tensadas por la fuerza de tracción indicada en
la medida.
8.Marcas de primera comprobación CEE
8.1. Deberá establecerse un emplazamiento cerca del comienzo de la propia
medida de longitud o en un dispositivo complementario inamovible que
permita la colocación de marcas de primera comprobación CEE.
8.2. Dichas marcas deberán colocarse en conformidad con las disposiciones
del número 3.1 del Anexo II de la Directiva 71/316/CEE del Consejo, de
26 de julio de 1971, modificada en último lugarporla Dir ectiva 83/575/
CEE del Consejo, de 25 de octubre de 1983.
8.3. Sin embargo, no obstante lo dispuesto en ese número 3.1, la marca de
primera comprobación CEE podrá consistir en una letra minúscula «e»
dentro de un hexágono. En tal caso, la letra «e» contendrá, en la mitad
superior, la letra o letras mayúscula(s) que identifiquen al Estado
miembro en que se realizó la primera comprobación CEE, y en la mitad
inferior las dos últimas cifras del año de comprobación. Puede verse un
ejemplo de esta marca en el número 12.
8.4. La elección de una u otra forma de marca se deja al criterio del servicio
competente en la primera comprobación CEE.1973L0362 — ES — 04.02.1985 — 002.001 — 8
▼M2
▼B
▼M2
▼B
9.Diferentes clases de medidas de longitud a las que se refiere la Directiva
9.1. Medidasdecintadefibradevidrioymateriaplásticadetopes,detrazos
omixtas
Longitud nominal comprendida entre 0,5 y 100 metros.
Deberá indicarse en la medida la fuerza de tracción, del orden de 20 N.Las extremidades libres de las medidas de topes o mixtas deberán estar
provistas de una contera o regatón resistente al desgaste.
Estas medidas pertenecen a las clases de precisión I, II o III.
9.2. Medidas de una sola pieza, rígidas o semi rígidas, de metal o de otro
materialLongitud nominal comprendida entre 0,5 y 5 metros.La temperatura de referencia podrá, en algunos casos, ser diferente de
20 ºC
Estas medidas comprenden también las varillas medidoras que se
utilizan para determinar el nivel de los líquidos.
El extremo de las varillas medidoras rígidas deberá estar provisto de una
contera o regatón resistente a los choques y al desgaste y no susceptible
de provocar chispas en caso de choque.
Estas medidas pertenecen a las clases de precisión I o II.
9.3. Medidas articuladas de metal o de otro material.
Longitud nominal comprendida entre 0,5 y 5 metros.Las partes deberán tener longitudes entre ejes iguales entre sí.Su articulación y su alineación en posición desplegada deberán
asegurarse mediante un dispositivo eficaz construido de manera que
no ocasionen en la articulación un error suplementario que exceda
0,3 mm para las medidas de las clases de precisión I y II y 0,5 mm para
las medidas de la clase de precisión III.
Estas medidas pertenecen a las clases de precisión I, II o III.
9.4.Medidasdecintadeacero
9.4.1. Medidas de longitud de topes, de trazos o mixtas sobre un
dispositivo enrollador.Longitud nominal comprendida entre 0,5 y 10 metros; las cintas
de las medidas de una longitud nominal comprendida entre 5 y 10
metros deberán tener un corte transversal arqueado.
Dichas medidas podrán encerrarse en una caja una de cuyas
dimensiones podrá incluirse en la parte destinada a la medición,
en particular por lo que respecta a la medición de las dimensiones
interiores.
La extremidad libre de dichas medidas estará provista de un
gancho o una lengüeta fija o corrediza.
Estas medidas pertenecen a las clases de precisión I o II.
9.4.2. Medidas de longitud de topes o de trazos, diseñados para la
medición de longitudes superiores a su longitud nominal.Longitud nominal: 5, 10, 20, 50, 100 o 200 metros.Deberá indicarse en la medida la fuerza de tracción, del orden de
50 N. Dichas medidas estarán provistas en ambas extremidades
de asas o anillas. Si las asas estuvieran incluidas en la longitud
nominal, deberán realizarse de manera que su articulación no
produzca ninguna incertidumbre en la medición.
Estas medidas pertenecen a las clases de precisión I o II.
9.4.3. Medidas de longitud de trazos o mixtas sobre un dispositivo
enrollador, no diseñadas para medir longitudes superiores a su
longitud nominal.
Longitud nominal comprendida entre 5 y 200 metros.1973L0362 — ES — 04.02.1985 — 002.001 — 9
▼M1
▼B
▼M1
▼M1
La temperatura de referencia podrá, en algunos casos, ser
diferente de 20 ºC.
Deberá indicarse en la medida la fuerza de tracción, del orden de
50 N.
La extremidad libre deberá llevar un asa, una anilla o un gancho
que no esté incluido en la longitud nominal.
Estas medidas pertencen a las clases de precisión I o II.
9.5. Sondasmixtasdemetalconlastre,utilizadascomovarillasmedidoras
paradeterminarelniveldeloslíquidos.
Longitud nominal comprendida entre 5 y 50 metros.La temperatura de referencia podrá, en ciertos casos, ser diferente de
20 ºC.
La fuerza de tracción, suficiente para extender la cinta correctamente,
deberá indicarse en la medida de longitud.
Dicha fuerza de tracción se ejerce sobre la medida mediante un lastre
que deberá llevar la indicación de su masa.
La señal de referencia principal, origen de la escala, estará constituida
por la base en un lastre de forma adecuada, de peso suficiente para
extender correctamente la cinta y realizada en un material que no seasusceptible de provocar chispas en caso de choque.
El lastre se unirá a la cinta de manera fija o amovible de tal manera que
dicha fijación o articulación no produzca ninguna incertidumbre de
mediación.
La graduación de trazos será milimétrica en toda la longitud de la cinta y
se prologará sobre una cara leteral plana del lastre.
La otra extremeidad de la medida podrá estar provista de un dispositivo
de enrollamiento.
Estas medidas pertenecen a las clases de precisión I o II.No obstante, el error máximo tolerado sobre el conjunto del instrumento
en posición de uso con el lastre no será jamás inferior a 0,6 mm.
10.Aprobación CEE de modelo y primera comprobación CEE
La aprobación CEE de modelo y la primera comprobación CEE de las
medidas materializadas de longitud se efectuarán de acuerdo con el
procedimiento de la Directiva 71/316/CEE.
10.1.Examen de aprobación CEE de modelo
El examen incluirá, además del estudio de los documentos, un control
de conformidad del modelo presentado con las disposiciones
contenidas en los números 2, 3, 4, 5, 6 (con excepción del número
6.4), 7, 8 y 9.
10.2.Controles de primera comprobación CEE
10.2.1. Los controles de primera comprobación CEE se efectuarán
bien con todas las medidas de longitud presentadas bien con
los lotes de medidas, conforme al número 11.
10.2.2. Los controles de primera comprobación CEE consistirán en un
examen visual de la conformidad de la medida de longitud con
el modelo aprobado, sobre todo en relación con las
disposiciones contenidas en los números 3.6, 4.1 y 4.3.
10.2.3. Además, habrá de comprobarse que la medida de longitud
respete los errores máximos tolerados en la longitud nominal,
teniendo en cuenta, en su caso, el número 9.5.
10.2.4. Por otra parte, en cinco lugares diferentes, distribuídos al azar
en la medida de longitud, se examinará:
— la distancia comprendida entre dos señales de la escala no
consecutivas,
— la longitud del intervalo,
— la diferencia entre las longitudes de dos intervalos
consecutivos,1973L0362 — ES — 04.02.1985 — 002.001 — 10
▼M2
▼M2
para comprobar su conformidad con las disposiciones de los
números 7.1 b), 7.2.1 y 7.2.2, teniendo en cuenta, en su caso,
los números 7.3 y 9.3.
Si los resultados del examen lo justificaren, el servicio
competente podrá reducir o aumentar el número de controles.
10.2.5. El conjunto de los controles antes citados se realizará en las
condiciones de referencia especificadas en el número 7.5.
11.Control estadístico aplicado como modalidad de primera comprobación
CEE
Cuando las medidas de longitud se fabriquen en serie y el responsable de su
presentación a la primera comprobación CEE declare que ya han sido
controladas adecuadamente, los lotes así presentados se sometarán, a petición
suya, a un control estadístico por atributos en las condiciones indicadas a
continuación.
11.1Generalidades
11.1.1. Lote
Los lotes estarán constituidos por medidas de longitud que
reúnan las características siguientes:
— serde un mismo modelo,
— pertenecer a una misma clase de precisión,— estar fabricados por el mismo procedimiento.
El tamaño del lote será el número de medidas de longitud que
contenga. El tamaño del lote presentado a la primera
comprobación CEE será, como máximo, de 10 000 medidas.
11.1.2. Muestra
Una muestra estará constituida por medidas de longitud
tomadas al azarde un lote. El númer o de medidas de longitud
de la muestra se denominará tamaño de la muestra.
11.1.3. Control estadístico por atributos
El control estadístico por atributos es un control para el cual las
medidas de longitud de la muestra se clasifican de defectuosas
o no defectuosas de acuerdo con las indicaciones de la presente
Directiva.
11.1.4. Nivel de calidad límite (LQ 5)
El nivel de calidad límite es el nivel de calidad del lote
presentado que, en un plan de muestreo, corresponde a una
probabilidad de aceptación del 5%.
11.1.5. Nivel de calidad normal (SQL)
El nivel de calidad normal es el nivel de calidad del lote
presentado que, en un plan de muestreo, corresponde a una
probabilidad de aceptación del 95%.
11.1.6. Número de aceptación
En un control estadístico por atributos, el número de
aceptación es el número más alto de medidas defectuosas
encontradas en la muestra controlada y que, de alcanzarse,
seguiría suponiendo la aceptación del lote.
11.1.7. Número de rechazo
En un control estadístico por atributos, el número de rechazo es
el número más bajo de medidas defectuosas encontradas en la
muestra controlada y que, de sobrepasarse, supondría el
rechazo del lote.
11.1.8. Plan de muestreo simple
El número de medidas individuales controladas deberá ser
igual al tamaño de la muestra dado por el plan. Si el número de
medidas defectuosas encontradas en la muestra fuere inferior o
igual al número de aceptación el lote deberá aceptarse. Si el
número de medidas defectuosas fuere superior o igual al
número de rechazo, el lote deberá rechazarse.1973L0362 — ES — 04.02.1985 — 002.001 — 11
▼M2
11.1.9. Plan de muestreo doble
El número de medidas de control deberá ser igual al tamaño de
la primera muestra dado por el plan. Si el número de medidas
defectuosas encontradas en la primera muestra fuere inferior o
igual al primer número de aceptación, el lote deberá aceptarse.
Si el número de medidas defectuosas encontradas en la primera
muestra fuere igual o superior al primer número de rechazo, el
lote deberá rechazarse. Si el número de medidas defectuosas
encontradas en la primera muestra estuviere comprendido entre
el primer número de aceptación y el primer número de rechazo,
se deberá controlar una segunda muestra, cuyo tamaño será
dado por el plan. Deberán acumularse los números de las
medidas defectuosas encontradas en la primera y en la segunda
muestra. Si el número acumulado de medidas defectuosas fuere
inferior o igual al segundo número de aceptación, el lote
deberá aceptarse. Si el número acumulado de medidas
defectuosas fuere superior o igual al segundo número de
rechazo, el lote deberá rechazarse.
11.2.Procedimientos de control
Deberá utilizarse uno de los dos métodos de control descritos a
continuación, según prefiera el servicio competente.
El primero, denominado en adelante método «A», implica esquemas de
presentación única, mientras que el segundo denominado método «B»,
implica un esquema con presentaciones múltiples.
El control realizado consistirá en contar el número de medidas
defectuosas en la muestra tomada.
11.2.1. Cuando se lija el método «A», el servicio competente aplicará
para la aceptación o rechazo del lote presentado, un plan de
muestreo caracterizado por:
— un valor del nivel de calidad normal (SQL) comprendido
entre el 0,40% y el 0,90%,
— un valordel nivel de calidad límite (LQ5) compr endido
entre el 4,0% y el 6,5%.
A título de ejemplos, pueden verse los planes de muestreo
siguientes.
Planes de muestreo simples:
Tamaño de la
muestraNúmero de
aceptaciónNúmero de
rechazoLQ5 SQL
a 80 1 2 5,8 0,44
b 125 2 3 5,0 0,65
Planes de muestreo dobles:
Muestra Números
LQ5 SQL
TamañoTamaño
acumu-
ladode acep-
taciónde
rechazo
a1amuestra 50 50 0 2
5,8 0,442amuestra 50 100 1 2
b1amuestra 80 80 0 3
5,0 0,652amuestra 80 160 3 4
Cuando se rechace un lote, el servicio competente efectuará un
control al 100% de dicho lote o adoptará las medidas
necesarias para que el lote rechazado no se comercialice en
el estado en que se encuentra.
11.2.2. Cuando se utilice el método B, el servicio competente aplicará,
para la aceptación o el rechazo del lote presentado, los planesde muestreo en conformidad con el cuadro siguiente.1973L0362 — ES — 04.02.1985 — 002.001 — 12
▼M2
Planes de muestreo
Orden de
presentaciónTamañoNúmero de
aceptaciónNúmero de
rechazo
17 0 01
28 5 01
3 105 0 1
4 120 0 1
Tras la aceptación de un lote, el lote que se presente a
continuación deberá inspeccionarse a partir de la presentación
de orden 1.
Tras el rechazo de un lote, el servicio competente adoptará las
medidas necesarias para que el lote rechazado no se
comercialice en esas condiciones y el responsable de presentar
las medidas para la primera comprobación CEE podrá
presentar bien el mismo lote, bien otro lote. El lote se
someterá entonces a un control del orden de presentación
inmediatamente superior. No obstante, si después de un control
del orden de presentación 4, no se aceptare el lote, el servicio
competente deberá efectuar una inspección del 100% de dicho
lote.
11.3.Consecuencias de los rechazos repetidos de lotes
Cuando se den rechazados de lotes frecuentes, el servicio competente
podrá suspender el control estadístico. Si, una vez advertido el
beneficiario de la aprobación CEE de modelo, no se observare ninguna
mejoría en el nivel de calidad, se podrá recurrir al procedimiento de
revocación de la aprobación CEE de modelo, de acuerdo con las
disposiciones del artículo 7 de la Directiva 71/316/CEE.
12. Ejemplo de la marca de primera comprobación CEE contemplada en el
número 8.3:
1973L0362 — ES — 04.02.1985 — 002.001 — 13