1990L0384 — ES — 27.06.1990 — 000.001 — 1
Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones
►B DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 20 de junio de 1990
sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los instrumentos de
pesaje de funcionamiento no automático
(90/384/CEE)
(DO L 189 de 20.7.1990, p. 1)
Rectificada por:
►C1Rectificación, DO L 258 de 22.9.1990, p. 35 (90/384/CEE)
▼B
DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 20 de junio de 1990
sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
relativas a los instrumentos de pesaje de funcionamiento no
automático
(90/384/CEE)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en
particular, su artículo 100 A,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
En cooperación con el Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),
Considerando que los Estados miembros tienen la responsabilidad de
proteger al público contra los resultados incorrectos de las operacionesque se lleven a cabo con instrumentos de pesaje de funcionamento no
automático cuando éstos se utilizan en determinados ámbitos;
Considerando que, en cada Estado miembro, disposiciones imperativas
definen especialmente los requisitos de funcionamento necesarios paralos instrumentos de pesaje de funcionamento no automático, especifi-cando requisitos metrológicos y técnicos, así como procedimientos deinspección antes y después de su puesta en servicio; que dichasdisposiciones imperativas no conducen necesariamente a diferentes
niveles de protección de un Estado miembro a otro, pero que, por las
disparidades que presentan, dificultan el comercio dentro de laComunidad;
Considerando que las disposiciones nacionales que aseguran dicha
protección deben armonizarse para garantizar la libre circulación de losinstrumentos de pesaje de funcionamento no automático al mismotiempo que garantizan un nivel justificado de protección en la
Comunidad;
Considerando que la legislación comunitaria en su estado actual
establece la necesidad de aceptar las barreras a los movimientosintracomunitarios que resultan de las disparidades de las legislacionesnacionales sobre el uso de los productos, como excepción a una de lasnormas fundamentales de la Comunidad, es decir, la libre circulación demercancías, en la medida en que las disposiciones de las legislaciones
nacionales se consideren necesarias para garantizar que los productos de
que se trate cumplen los requisitos esenciales; que la armonización delas legislaciones en el presente caso debe, pues, limitarse a aquellasdisposiciones que resulten necesarias para garantizar que los instru-mentos de pesaje de funcionamento no automático satisfacen los
requisitos metrológicos y de funcionamiento esenciales; que debido a
que son esenciales dichos requisitos deben sustituir a las disposicionesnacionales correspondientes;
Considerando que la presente Directiva debe definir requisitos
imperativos y esenciales; que, para facilitar las pruebas de conformidadcon los requisitos esenciales, resulta necesario disponer de normasarmonizadas en el plano europeo, especialmente por lo que se refiere a
las características metrólogicas, de concepción y de construcción, de
forma que los instrumentos que cumplan dichas normas armonizadaspuedan presumirse conformes a los requisitos esenciales; que dichasnormas armonizadas a nivel europeo han sido elaboradas por organismosprivados y deben conservar su carácter de textos no obligatorios; que, atal efecto, se reconoce al Comité europeo de normalización (CEN) y al1990L0384 — ES — 27.06.1990 — 000.001 — 2
(1)D O noC 55 de 4. 3. 1989, p. 6; y
DO noC 297 de 25. 11. 1989, p. 13.
(2)D O noC 158 de 26. 6. 1989, p. 221; y
DO noC 149 de 18. 6. 1990.
(3)D O noC 194 de 31. 7. 1989, p. 1.
▼B
Comité europeo de normalización electrónica (CENELEC) como
organismos competentes para adoptar normas armonizadas de acuerdocon las directrices generales de cooperación entre la Comisión y ambos
organismos, firmadas el 13 de noviembre de 1984; que, a los efectos de
la presente Directiva, una norma armonizada es una especificacióntécnica (norma europea o documento de armonización) adoptada poruno de dichos or ganismos o porambos pormandato de la Comisión, deconformidad con las disposiciones de la Directiva 83/189/CEE del
Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un
procedimiento de información en materia de las normas y reglamen-taciones técnicas (
1) modificada porla Dir ectiva 88/182/CEE (2) y con
las directrices generales anteriormente mencionadas;
Considerando que es necesario evaluar la conformidad con los requisitos
metrológicos y técnicos pertinentes para proporcionar a los usuarios y aterceros una protección eficaz; que los procedimientos de evaluación de
la conformidad existentes actualmente difieren de un Estado miembro a
otro; que, para evitar las evaluaciones múltiples de la conformidad queconstituyen en efecto obstáculos a la libre circulación de losinstrumentos, conviene prever un reconocimiento mutuo de losprocedimientos de evaluación de la conformidad por los Estadosmiembros; que, para facilitar el reconocimiento mutuo de los
procedimientos de evaluación de la conformidad, deben fijarse
procedimientos comunitarios armonizados, junto con criterios armoni-zados para designar a los organismos encargados de realizar las tareasderivadas de los procedimientos de evaluación de la conformidad;
Considerando que resulta pues esencial velar por que dichos organismos
designados garanticen en el conjunto de la Comunidad un alto nivel decalidad;
Considerando que la presencia de la marca de conformidad CE y de la
viñeta con letra M en un instrumento de pesaje de funcionamiento no
automático implica una presunción de conformidad con las disposi-
ciones de la presente Directiva y hace por ello innecesario repetir lasevaluaciones de la conformidad que ya se hayan efectuado;
Considerando que es preciso adoptar medidas dirigidas a establecer
progresivamente el mercado interior en el transcurso de un período queexpirará el 31 de diciembre de 1992; que el mercado interior implica unespacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de
mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
CAPÍTULO I
Campo de aplicación, puesta en el mercado, libre circulación
Artículo 1
1. Por «instrumento de pesaje» se entiende un instrumento de pesaje
que sirve para determinar la masa de un cuerpo utilizando la acción de lagravedad sobre dicho cuerpo. Un instrumento de pesaje puede, además,servir para determinar otras cantidades, magnitudes, parámetros o
características relacionados con la masa.
Por«instr umento de pesaje de funcionamiento no automático» se
entiende un instrumento de pesaje que require la intervención de un
operador para determinar el peso.
La presente Directiva se aplicará a todos los instrumentos de pesaje de
funcionamiento no automático denominados en lo sucesivo «instru-mentos».1990L0384 — ES — 27.06.1990 — 000.001 — 3
(1)D O noL 109 de 26. 4. 1983, p. 8.
(2)D O noL 81 de 26. 3. 1988, p. 75.
▼B
2. A efectos de la presente Directiva se distinguirán dos campos de
utilización de los instrumentos:
a) 1) determinación de la masa para las transacciones comerciales,
2) determinación de la masa para el cálculo de una tasa, arancel,
impuesto, prima, multa, remuneración, indemnización u otro tipo
de canon similar.
3) determinación de la masa para la aplicación de una normativa, o
una regulación; peritajes judiciales,
4) determinación de la masa en la práctica de la medicina en lo
referente a la pesada de los pacientes por razones de control, de
diagnóstico y de tratamientos médicos,
5) determinación de la masa para la preparación en farmacia de
medicamentos por encargo, y determinación de las masas en los
análisis efectuados en los laboratorios médicos y farmacéuticos,
6) determinación del precio en función de la masa para la venta
directa al público y la confección de preembalajes;
b) Cualquier aplicación diferente de las de la letra a) del apartado 2 del
presente artículo.
Artículo 2
1. Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesa-
rias para garantizar que sólo se puedan comercializar los instrumentosque cumplan las prescripciones que les sean aplicables de la presenteDirectiva.
2. Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesa-
rias para garantizar que sólo puedan ser puestos en servicio, para lasutilizaciones previstas en la letra a) del apartado 2 del artículo 1, losinstrumentos que cumplan las prescripciones que les sean aplicables de
la presente Directiva.
Artículo 3
Los instrumentos utilizados para las aplicaciones mencionadas en la
letra a) del apartado 2 del artículo 1 deberán cumplir los requisitosesenciales definidos en el Anexo I.
Si el instrumento comprendiere o estuviere conectado a dispositivos que
no se utilizan para las aplicaciones mencionadas en la letra a) delapartado 2 del artículo 1, dichos dispositivos no estarán sujetos a losrequisitos esenciales.
Artículo 4
1. Los Estados miembros no impedirán la introducción en el mercado
de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático quecumplan las prescripciones que les sean aplicables de la presenteDirectiva.
2. Los Estados miembros no impedirán la puesta en servicio, para las
utilizaciones mencionadas en la letra a) del apartado 2 del artículo 1, deinstrumentos que cumplan las prescripciones que les sean aplicables dela presente Directiva.
Artículo 5
1. Los Estados miembros presumirán la conformidad con los
requisitos esenciales a que se refiere el artículo 3 de aquellosinstrumentos que respeten las normas nacionales pertinentes que, a suvez, apliquen las normas armonizadas que cumplan los requisitosesenciales contemplados en el artículo 3.
2. La Comisión publicará las referencias de las normas armonizadas a
que se refiere el apartado 1 en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas .
Los Estados miembros publicarán las referencias de las normas
nacionales a que se refiere el apartado 1.1990L0384 — ES — 27.06.1990 — 000.001 — 4
▼B
Artículo 6
Cuando un Estado miembro o la Comisión considere que las normas
armonizadas a que se refiere el apartado 1 del artículo 5 no cumplentotalmente los requisitos esenciales contemplados en el artículo 3, laComisión o el Estado miembro interesado someterá el asunto al Comitépermanente creado por la Directiva 83/189/CEE, denominado en losucesivo «el Comité», explicando los motivos de ello. El Comité emitirá
un dictamen sin demora.
A la luz del dictamen del Comité, la Comisión notificará a los Estados
miembros si deben o no retirar tales normas de las publicaciones a quese refiere el apartado 2 del artículo 5.
Artículo 7
1. Cuando un Estado miembro considere que los instrumentos que
llevan la marca de conformidad CE contemplada en los puntos 2, 3 y 4del Anexo II no se ajustan a los requisitos de la presente Directiva,
aunque hayan sido correctamente instalados y utilizados para los fines a
los que están destinados, adoptará todas las medidas apropiadas pararetirar tales instrumentos del mercado, o para prohibir o restingir supuesta en servicio y/o su puesta en el mercado.
El Estado miembro de que se trate informará inmediatamente a la
Comisión de dicha medida, indicando las razones de su decisión, y
especialmente si la falta de conformidad se debe:
a) al incumplimiento de los requisitos esenciales a que se refiere el
artículo 3, en los casos en que los instrumentos no se ajusten a las
normas mencionadas en el apartado 1 del artículo 5;
b) a una aplicación incorrecta de las normas contempladas en el
apartado 1 del artículo 5;
c) a lagunas en las normas a que se refiere el apartado 1 del artículo 5.
2. La Comisión consultará a las partes interesadas lo antes posible.
Después de dicha consulta, la Comisión informará inmediatamente al
Estado miembro que ha entablado la acción acerca del resultado. Si la
Comisión considerare que la medida está justificada, informará también
de ello inmediatamente a los demás Estados miembros.
Cuando la decisión se base en una presunta laguna de las normas, la
Comisión, previa consulta a las partes interesadas, someterá el asunto alComité en el plazo de dos meses si el Estado miembro que hubiere
adoptado las medidas pretendiere mantenerlas, e iniciará el procedi-
miento contemplado en el artículo 6.
3. Si un instrumento no conforme llevare la marca de conformidad
CE, el Estado miembro competente adoptará las medidas apropiadas
contra cualquiera que hubiere fijado la marca e informará de ello a la
Comisión y a los demás Estados miembros.
4. La Comisión velará por que se mantenga informados a los Estados
miembros de la evolución y resultados de este procedimiento.
CAPÍTULO II
Evaluación de la conformidad
Artículo 8
1. La conformidad de los instrumentos con los requisitos esenciales
definidos en el Anexo I podrá justificarse a elección del solicitantemediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
a) la aprobación CEE de modelo mencionada en el Anexo II punto 1
seguida bien de la declaración CE de conformidad con el modelo(garantía de la calidad de producción) mencionada en el Anexo IIpunto 2, bien de la verificación CE mencionada en el Anexo II punto3.1990L0384 — ES — 27.06.1990 — 000.001 — 5
▼B
Sin embargo la aprobación CE de modelo no será obligatoria para los
instrumentos que no utilicen dispositivos electrónicos y cuyodispositivo de medición de carga no utilice resortes para equilibrar
la carga.
b) la verificación CE por unidad mencionada en el Anexo II punto 4.
2. Los documentos y correspondencia referentes a los procedimientos
mencionados en el apartado 1 se redactarán en una lengua oficial delEstado miembro en el que vayan a llevarse a cabo dichos procedi-mientos, o en una lengua aceptada porel or ganismo competente.
3. Cuando los instrumentos sean objeto de otras directivas comuni-
tarias relativas a otros aspectos, la marca «CE» a que se hace referenciaen el artículo 10 indicará, en dicho caso, que los instrumentos cumplentambién los requisitos de esas otras directivas.
Artículo 9
1. Los Estados miembros notificarán a los demás Estados miembros y
a la Comisión los organismos que hayan designado para realizar loscometidos propios del procedimiento contemplado en el artículo 8, las
tareas específicas para las que se haya designado cada organismo y los
códigos de identificación de los organismos designados.
La Comisión publicará la lista de dichos organismos notificados, junto
con los cometidos que se les haya asignado, en el DiarioOficial delas
Comunidades Europeas y velará por la actualización de dicha lista.
2. Los Estados miembros aplicarán los criterios mínimos establecidos
en el Anexo V para la designación de los organismos. Se presumirá quelos organismos que reúnan los criterios fijados por las normas
armonizadas pertinentes cumplen los criterios establecidos en el Anexo
V.
3. Un Estado miembro que haya designado un organismo revocará la
designación si éste dejare de cumplir los criterios de designación
contemplados en el apartado 2. Informará inmediatamente de ello a los
demás Estados miembros y a la Comisión y retirará la notificación.
CAPÍTULO III
Marca CE de conformidad e inscripciones
Artículo 10
1. En los instrumentos cuya conformidad CE se haya comprobado, la
marca CE de conformidad y los datos suplementarios exigidos que se
mencionan en el punto 1 del Anexo IV deberán figurar de forma bienvisible, fácilmente legible e indeleble.
2. En todos los demás instrumentos, las inscripciones que se
mencionan en el punto 2 del Anexo IV deberán figurar de forma bien
visible, fácilmente legible e indeleble.
3. Queda prohibido colocar en los instrumentos marcas que puedan
confundirse con la marca CE de conformidad.
Artículo 11
En los casos en que se haya puesto indebidamente la marca de
conformidad CE en instrumentos:
— que no se ajusten a las normas mencionadas en el apartado 1 del
artículo 5 si el fabricante hubiere elegido fabricar instrumentosconformes a las normas,
— que no se ajusten a un modelo aprobado,
— que se ajusten a un modelo aprobado pero que no cumple los
requisitos esenciales aplicables,
— en que el fabricante no haya cumplido las obligaciones que le
incumban en virtud de la declaración CE de conformidad con elmodelo (garantía de la calidad de producción),1990L0384 — ES — 27.06.1990 — 000.001 — 6
▼B
el organismo notificado competente retirará, en su caso, la aprobación de
modelo CE y/o la aprobación del sistema de control de calidad. Laretirada de la aprobación de modelo CE tendrá como efecto prohibir la
presentación a la verificación CE y la declaración CE de conformidad de
modelo (garantía de la calidad de producción).
Artículo 12
Si un instrumento utilizado en alguna de las aplicaciones referidas en la
letra a) del apartado 2 del artículo 1 contuviere o estuviere conectado adispositivos que no se hubieren sometido a la evaluación deconformidad a que se refiere el artículo 8, cada uno de estos dispositivosllevará el símbolo restrictivo de uso definido en el punto 3 del Anexo
IV. Dicho símbolo figurará en los dispositivos de forma claramente
visible e indeleble.
CAPÍTULO IV
Disposiciones finales
Artículo 13
Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesarias para
que los instrumentos que lleven la marca CE dando fe de suconformidad a las prescripciones de la presente Directiva se ajusten adichas prescripciones.
Artículo 14
Toda decisión adoptada de conformidad con la presente Directiva y que
implique restricciones a la puesta en servicio de un instrumento deberá
precisar las razones exactas que la justifican. Dicha decisión será
notificada sin demora a la parte interesada que será informada al mismotiempo de los recursos legales de que dispone de conformidad con lalegislación vigente en el Estado miembro de que se trate y de los plazoscorrespondientes.
Artículo 15
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán antes del 1 de julio
de 1992 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva.
Informarán immediatamente de ello a la Comisión.
2. Los Estados miembros aplicarán dichas disposiciones a partir del 1
de enero de 1993.
3. Sin embargo, no obstante lo dispuesto en el apartado 2, los Estados
miembros admitirán durante un período de diez años a partir de la fechaen que apliquen las disposiciones contempladas en el apartado 1, lapuesta en el mercado y/o puesta en servicio de los instrumentos que se
ajusten a las normativas vigentes antes de dicha fecha.
4. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los textos de las
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado porla presidente Directiva.
5. La Directiva 73/360/CEE quedará derogada el 1 de enero de 1993,
salvo en lo que se refiere a la aplicación del apartado 3.
Artículo 16
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.1990L0384 — ES — 27.06.1990 — 000.001 — 7
▼B
ANEXO I
A continuación se especifican los requisitos esenciales que deben reunir los
instrumentos contemplados en la letra a) del apartado 2 del artículo 1. La
terminología utilizada es la de la Organización internacional de metrología legal.
Observación preliminar
Si el instrumento comprendiere o estuviere conectado a más de un dispositivo
indicador o impresor que se utilicen para las aplicaciones mencionadas en la letra
a) del apartado 2 del artículo 1, aquellos que repitan los resultados de la pesada y
que no puedan influenciar el correcto funcionamiento del instrumento no estarán
sujetos a los requisitos esenciales si una parte del instrumento que satisface los
requisitos esenciales imprime o registra de forma correcta e indeleble los
resultados de la pesada y son accesibles a las dos partes interesadas en la medida.
No obstante, en los instrumentos utilizados para la venta directa al público, los
dispositivos indicadores de la pesada para el vendedor y el cliente deberán
cumplirlos r equisitos esenciales.
PRESCRIPCIONES METROLÓGICAS
1.Unidades de masa
Las unidades de masa utilizadas son las unidades legales con arreglo a la
Directiva 80/181/CEE ►C1(1)◄, modificada porla Dir ectiva 85/1/
CEE (2).
Ateniéndose a las condiciones citadas las unidades autorizadas son las
siguientes:
— unidades SI: kilogramo, microgramo, miligramo, gramo, tonelada,
— unidades imperiales: libra, onza (avoirdupois), onza troy,
— otras unidades: quilate métrico, para pesar piedras preciosas.
Para los instrumentos que utilicen las unidades imperiales de masa arriba
referidas, los requisitos esenciales relevantes especificados a continuación
serán convertidos a dichas unidades imperiales utilizando interpolación
simple.
2.Clases de precisión
2.1. Se han definido las siguientes clases de precisión:
I especial
II finaII media
IIII ordinaria
En el cuadro 1 se especifican estas clases.
CUADRO 1
Clases de precisión
Clase Escalón de verificación (e)Alcance
mínimo
(Min)Número de escalones de
verificación
n¼Max
e
valor
mínimovalor
mínimovalor
máximo
►C1I◄ 0,001 g≤e 100 e 50 000 —
►C1II◄ 0,001 g≤e≤0,05 g 20 e 100 100 000
0,1 g≤e 50 e 5 000 100 000
►C1III◄ 0,1 g≤e≤2 g, 20 e 100 10 000
5g≤e 20 e 500 10 0001990L0384 — ES — 27.06.1990 — 000.001 — 8
(1)D O noL 39 de 15. 2. 1980, p. 40.
(2)D O noL 2 de 3. 1. 1985, p. 11.▼C1
▼B
▼B
Clase Escalón de verificación (e)Alcance
mínimo
(Min)Número de escalones de
verificación
n¼Max
e
valor
mínimovalor
mínimovalor
máximo
►C1IIII◄ 5g≤e 10 e 100 1 000
Para los instrumentos de la clase ►C1II◄y►C1III◄que sirvan
para determinar una tarifa de transportes, la capacidad mínima se reduce a
5e .
2.2.Escalones
2.2.1. El escalón real (d) y el escalón de comprobación (e) deberán corresponder
a:
1×1 0k,2×1 0ko5×1 0kunidades de masa, cuando
k = un número entero o cero.
2.2.2. Para todos los instrumentos sin dispositivos indicadores auxiliares:
d=e
2.2.3. Para todos los instrumentos con dispositivos indicadores auxiliares, se
aplicarán las siguientes condiciones:
e=1×1 0kg
d<e≤10 d
salvo para los instrumentos ►C1de la clase I ◄con d < 10−4g, en los
que e = 10−3g.
3.Clasificación
3.1.Instrumentos con un solo campo de pesaje
Los instrumentos con dispositivo indicador auxiliar deberán corresponder a
las clases i) o ii). El límite inferior del alcance mínimo de los instrumentos
de estas dos clases se obtiene a partir del cuadro 1, sustituyendo el escalón
de comprobación (e) de la tercera columna por el escalón real (d).
Cuando d < 10−4g, la capacidad máxima de la ►C1de la clase I ◄
podrá ser inferior a 50 000 e.
3.2.Instrumentos con campos de pesaje múltiples
Se permiten campos de pesaje múltiples con tal de que estén claramente
indicadas en el instrumento. Cada campo de pesaje se clasificará con
arreglo al punto 3.1. Si los campos de pesaje corresponden a distintas
clases de precisión, el instrumento deberá cumplir los requisitos más
estrictos que se aplican a las clases de precisión a las que correspondan los
campos de pesaje.
3.3.Instrumentos multirrango
3.3.1. Los instrumentos con un campo de pesaje podrán tener varios campos
parciales de pesaje (instrumentos multirrango).
Los instrumentos multirrango no deberán llevar un dispositivo indicador
auxiliar.
3.3.2. Cada campo parcial de pesaje i de los instrumentos multirrango viene
definida por:
— su escalón de verificación eicon e(i + 1)►C1>ei◄
— su alcance máximo Maxicon Maxr= Max
— su alcance mínimo Minicon Mini= Max(i − 1)
y Min1= Min
en los que:
i = 1, 2, … r
i = número de campos parciales de pesaje1990L0384 — ES — 27.06.1990 — 000.001 — 9
▼B
r = número total de campos parciales de pesaje.
Todos los alcances se entienden como referidos a carga neta, indepen-
dientemente del valorde la tar a utilizada.
3.3.3. Los campos parciales de pesaje se clasifican siguiendo el cuadro 2. Todos
ellos deberán corresponder a la misma clase de precisión, esto es, la clasede precisión a la que pertenece el instrumento.
CUADRO 2
Instrumentos multirrango
i = 1, 2, … r
i = número de campos parciales de pesaje
r = número total de campos parciales de pesaje
Clase Escalón de verificación (e)Alcance mínimo
(Min)Número de escalones de verificación
valormínimovalormínimo (1)
n¼Max i
eiþ1ðÞvalormáximo
n¼Max i
ei
►C1I◄ 0,001 g≤ei100 e150 000 —
►C1II◄ 0,001 g≤ei≤0,05g 20 e15 000 100 000
0,1 g≤ei50 e15 000 100 000
►C1III◄ 0,1 g≤ei20 e1500 10 000
►C1IIII◄ 5g≤ei10 e150 1 000
(1) Cuando i = r se utilizará la columna correspondiente del cuadro 1, sustituyendo e por er.
4.Precisión
4.1. En la aplicación de los procedimientos que contempla el artículo 8 el error
de indicación no podrá ser superior al error máximo tolerado que se señala
en el cuadro 3. Si se trata de una indicación numérica, el error de
indicación se corregirá del error de redondeo.
Los errores máximos tolerados se aplicarán al valor neto y al valor de tara
para todas las cargas posibles, con excepción de los pesos de
predeterminación de tara.1990L0384 — ES — 27.06.1990 — 000.001 — 10
CUADRO 3
Errores máximos tolerados
Carga Error máximo tole-
rado en la primera
comprobación CE ►C1clase I◄► C1clase II◄► C1clase III ◄► C1clase IIII ◄
0≤m≤50 000 e 0 ≤m≤ 5 000 e 0 ≤m≤ 500 e 0 ≤m≤ 50 e ± 0,5 e
50 000 e < m ≤200 000 e 5 000 e < m ≤20 000 e 500 e < m ≤2 000 e 50 e < m ≤ 200 e ± 1,0 e
200 000 e < m 20 000 e < m ≤100 000 e 2 000 e < m ≤10 000 e 200 e < m ≤1 000 e ± 1,5 e▼B1990L0384 — ES — 27.06.1990 — 000.001 — 11
▼B
4.2. Los errores máximos tolerados en funcionamiento serán el doble de los
tolerados que establece el punto 4.1.
5. Los resultados de peso de un instrumento se podrán repetir y reproducir
indicando los dispositivos y métodos de equilibrado utilizados.
Éstos deberán ser bastante independientes de los cambios de emplaza-
miento de la carga en el receptor de carga.
6. El instrumento deberá reaccionar a pequeñas variaciones en la carga.
7.Magnitudes de influencia y tiempo
7.1.►C1Los instrumentos de las clases II, III y IIII ◄, que se puedan
utilizaren posición inclinada, ser án suficientemente insensibles a la
inclinación que pueda darse en el funcionamiento normal.
7.2. Los instrumentos reunirán las características metrológicas dentro de un
rango de temperaturas especificado por el fabricante. El valor de esta
graduación será, por lo menos, igual a:
5 ºC en un instrumento ►C1de la clase I ◄
15 ºC en un instrumento de la ►C1de la clase II ◄
30 ºC en un instrumento ►C1de la clase III o IIII ◄.
Si no aparece especificado por el fabricante, se aplicará la graduación de −
10 ºC a + 40 ºC.
7.3. Los instrumentos que funcionan conectados a la red eléctrica reunirán las
características metrológicas en condiciones de fluctuaciones normal.
Los instrumentos que funcionan con pilas indicarán el momento en que la
tensión sea menor que el mínimo requerido y en esas condiciones, bien
seguirán funcionando correctamente o se desconectarán automáticamente.
7.4. Los instrumentos electrónicos, ►C1salvo los de la clase I y clase II ◄
para los que «e» es inferior a 1 g, deberá reunir las características
metrológicas en condiciones de humedad relativa alta en el límite superior
de su graduación de temperatura.
7.5. El cargar ►C1un instrumento de clase II, III o IIII ◄durante un largo
período de tiempo no tendrá una influencia significativa en la indicación
de la carga o en la puesta a cero inmediatamente posterior a la retirada de
la carga.
7.6. En otras condiciones los instrumentos seguirán funcionando correctamente
o se desconectarán automáticamente.
CONCEPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN
8.Condiciones generales
8.1. La concepción y la fabricación de los instrumentos tendrá que realizarse de
tal manera que los instrumentos conserven sus cualidades metrológicas si
se utilizan e instalan adecuadamente y si funcionan en el medio para el que
han sido concebidos. Deberá indicarse el valor de masa.
8.2. Si están expuestos a perturbaciones, los instrumentos electrónicos no
acusarán fallos significativos o los detectarán y señalarán de forma
evidente.
Al serdetectado automáticamente un fallo significativo, los instr umentos
electrónicos pondrán en funcionamiento una alarma visual o auditiva hasta
que el usuario corrija el fallo o éste desaparezca.
8.3. Las condiciones expuestas en los puntos 8.1. y 8.2. se deberán cumplir con
carácter permanente durante un período normal de tiempo, conforme al uso
a que están destinados.
Los dispositivos electrónicos digitales ejercerán siempre un control
adecuado del proceso de medida, del dispositivo indicador así como del
almacenamiento y transferencia de los datos.
Cuando se detecte automáticamente un error de durabilidad significativo,
se pondrá en funcionamiento una alarma visual o auditiva que no cesará
hasta que el usuario corrija el error o éste desaparezca.
8.4. Cuando se conecte un equipo exterior a un instrumento electrónico con una
interfaz adecuada, ello no perjudicará a las cualidades metrológicas del
instrumento.1990L0384 — ES — 27.06.1990 — 000.001 — 12
▼B
8.5. Los instrumentos no poseerán características que faciliten el uso
fraudulento y serán mínimas las posibilidades de incurrir en uso incorrecto
involuntario. Los componentes que no deban ser desmontados o ajustados
por parte del usuario lo estarán protegidos contra tales acciones.
8.6. Los instrumentos tendrán un diseño que permita la realización rápida de
los controles reglamentarios que dispone la presente Directiva.
9.Indicación de los resultados del pesaje y otras estimaciones de peso
La indicación de los resultados del pesaje y de otras estimaciones de peso
será precisa, clara y no deberá inducir a error, y el aparato indicador
posibilitará una rápida lectura en condiciones normales de uso.
Los nombres y símbolos de las unidades mencionadas en el apartado 1 del
presente Anexo deberán ajustarse a las disposiciones de la Directiva 80/
181/CEE ►C1(1)◄, utilizando para el quilate métrico el símbolo «ct».
La indicación no será posible por encima del alcance máximo (Max), con
un aumento de 9 e.
Únicamente se permite la instalación de un dispositivo indicador auxiliar
detrás de la marca decimal. Se puede utilizar temporalmente un dispositivo
indicador ampliado pero, durante su funcionamiento, no se imprimirá.
Se podrán mostrar indicaciones secundarias, si se pueden identificar como
tales y no se confunden con indicaciones primarias.
10.Impresión de los resultados del pesaje y otras estimaciones de peso
Los resultados impresos serán correctos, razonablemente identificables y
sin ambigüedades. La impresión será clara, legible, indeleble y
permanente.
11.Nivelación
Cuando proceda, los instrumentos estarán equipados con un dispositivo de
nivelación y un indicadorde nivel, de una sensibilidad suficiente como
para que permitan una instalación adecuada.
12.Puesta a cero
Los instrumentos podrán estar dotados de dispositivos de puesta a cero. El
funcionamiento de dichos mecanismos producirá una puesta a cero precisa
y no provocará resultados incorrectos de medición.
13.Dispositivos de tara y dispositivos de predeterminación de tara
Los instrumentos pueden tener uno o más dispositivos de tara y un
mecanismo de predeterminación de tara. El funcionamiento de los
dispositivos de tara producirá una puesta a cero precisa y garantizará un
pesaje neto correcto. El funcionamiento del dispositivo de predetermina-
ción de tara garantizará la determinación correcta del valor neto calculado.
14.Instrumentos para venta directa al público con un alcance máximo
que no supere los 100 kg: condiciones adicionales
Los instrumentos para venta directa al público ofrecerán al cliente
claramente toda la información esencial sobre la operación de pesaje y si
se trata de instrumentos que indican el precio, indicarán al cliente
claramente al cálculo del precio del artículo adquirido.
El precio a pagar, si aparece indicado, será exacto.
Los instrumentos que calculan el precio tendrán que presentar las
indicaciones esenciales durante el tiempo suficiente para que el cliente
pueda leerlas bien.
Estos instrumentos podrán realizar otras funciones además del pesaje y el
cálculo del precio únicamente si todas las indicaciones relativas a las
transacciones quedan impresas de forma clara y sin ambigüedades y bien
reflejadas en un ticket o etiqueta destinados al cliente.
Los instrumentos no presentarán características que puedan dar, directa o
indirectamente, indicaciones que no se puedan interpretar fácilmente o de
forma inmediata.1990L0384 — ES — 27.06.1990 — 000.001 — 13
(1)D O noL 39 de 15. 2. 1980, p. 40.
▼B
Los instrumentos protegerán a los clientes contra transacciones de venta
incorrectas debidas a su funcionamiento defectuoso.
No se permitirán dispositivos indicadores auxiliares ni dispositivos
indicadores ampliados.
Sólo se permitirán dispositivos suplementarios cuando no hagan posible el
uso fraudulento.
Los instrumentos con las características de los utilizados para venta directa
al público, que no reúnan las condiciones descritas en el presente punto
llevarán el sello indeleble «prohibida su utilización para la venta directa al
público».
15.Instrumentos para el etiquetado de precios
Los instrumentos para el etiquetado de precios deberán reunir las
condiciones a ellos aplicables que rigen los instrumentos indicadores de
precio para la venta directa al público. Por debajo de una magnitud mínima
no se podrá imprimir una etiqueta de precio.1990L0384 — ES — 27.06.1990 — 000.001 — 14
▼B
ANEXO II
1.Examen CE de modelo
1.1. El examen CE de modelo es el procedimiento por el cual un organismo
notificado comprueba y certifica que el diseño de un instrumento, que
representa a la producción que se pretende conseguir, se ajusta a las
disposiciones aplicables de la presente Directiva.
1.2. La solicitud de examen de modelo deberá ser presentada por el fabricante
o por su representante autorizado, establecido en la Comunidad, ante un
único organismo notificado.
La solicitud deberá incluir:
— el nombre y la dirección del fabricante y, cuando haya sido presentada
por el representante autorizado, además el nombre y la dirección de
éste último;
— una declaración escrita de que no se ha presentado la solicitud ante
ningún otro organismo notificado;
— la documentación técnica que se especifica en el Anexo III.
El solicitante pondrá a disposición del organismo notificado un
instrumento representativo de lo que se pretende producir, llamado en lo
sucesivo «modelo».
1.3. El organismo notificado:1.3.1. examinará la documentación relativa al diseño y comprobará que el
modelo ha sido fabricado conforme a dicho documentación;
1.3.2. acordará con el solicitante el lugar donde se realizarán los exámenes y/o
pruebas;
1.3.3. efectuará o hará efectuar los exámenes y/o pruebas oportunas para
confirmar que las soluciones adoptadas por el fabricante cumplen los
requisitos esenciales cuando no se hayan aplicado las normas contem-
pladas en el artículo 5;
1.3.4. efectuará o hará efectuar los exámenes y/o pruebas adecuadas para
comprobar que, si el fabricante ha optado por aplicar las normas
pertinentes, éstas se han aplicado bien, garantizando de esa manera la
conformidad con los requisitos esenciales;
1.4. Si el modelo se ajusta a las disposiciones de la presente Directiva, el
organismo notificado expedirá al solicitante un certificado de aprobación
CE de modelo. El certificado contendrá las conclusiones del examen, las
condiciones (si las hubiera) de su validez, los datos necesarios para la
identificación del instrumento homologado y la descripción de su
funcionamiento. Todos los elementos descriptivos de carácter técnico,
como gráficos o esquemas, deberán adjuntarse como anexos del certificado
de aprobación CE de modelo.
El certificado tendrá una validez de 10 años a partir de la fecha de
expedición y se podrá renovar por períodos de 10 años.
En caso de cambios fundamentales en la concepción del instrumento, por
ejemplo resultantes de la aplicación de nuevas técnicas, la validez del
certificado podrá quedar limitada a dos años y prorrogada por un período
de tres años.
1.5. Cada organismo notificado proporcionará periódicamente a todos los
Estados miembros la lista de:
— las solicitudes de examen CE de modelo recibidas;
— los certificados de aprobación CE de modelos expedidos;— los complementos y modificaciones relativos a los documentos ya
expedidos.
Además, cada organismo autorizado informará inmediatamente a todos los
Estados miembros en caso de supresión de un certificado de aprobación
CE de modelo.
Cada Estado miembro proporcionará dicha información a los organismos
que haya autorizado.
1.6. Los demás organismos notificados podrán recibir una copia de los
certificados y de sus anexos.
1.7. El solicitante mantendrá informado al organismo que expidió el certificado
de aprobación CE de las modificaciones hechas al modelo.1990L0384 — ES — 27.06.1990 — 000.001 — 15
▼B
Las modificaciones introducidas en un modelo aprobado han de obtener
una aprobación adicional del organismo notificado que expidió el
certificado de aprobación CE de modelo si tales cambios afectan a la
conformidad con los requisitos esenciales de la presente Directiva o a las
condiciones prescritas de utilización del instrumento. Dicha aprobación
adicional se presentará como un añadido al certificado original de
aprobación CE de modelo.
2.Declaración CE de conformidad con el modelo (garantía de la calidad
de producción)
2.1. La declaración CE de conformidad con el modelo (garantía de la calidad
de producción) es el procedimiento por el cual el fabricante que cumple las
obligaciones mencionadas en el apartado 2.2 declara que los instrumentos
son, en su caso, conformes al modelo descrito en el certificado de
aprobación CE y cumplen los requisitos aplicables de la presente
Directiva.
El fabricante adherirá la marca CE en cada instrumento así como las
inscripciones previstas en el Anexo IV.
Acompañará a la marca CE un símbolo de identificación del organismo
notificado encargado de la inspección CE mencionada en el punto 2.4.
2.2. El fabricante tiene que haber aplicado de forma apropiada un sistema de
calidad con arreglo a lo dispuesto en el punto 2.3. y se someterá al control
especificado en el punto 2.4.
2.3.Sistema de calidad
2.3.1. El fabricante deberá presentar una solicitud de aprobación a un organismo
notificado.
La solicitud comprenderá:
— un compromiso de cumplir las obligaciones derivadas del sistema de
calidad homologado;
— un compromiso de mantener el sistema de calidad aprobada para
garantizar una adecuación y eficiencia duraderas.
El fabricante pondrá a disposición del organismo notificado todas las
informaciones necesarias, especialmente la documentación relativa al
sistema de calidad y al diseño del instrumento.
2.3.2. El sistema de calidad garantiza que los instrumentos se ajustan al modelo
descrito en el certificado de aprobación CE de modelo y son conformes al
(los) requisito(s) de la presente Directiva que les afectan.
Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante
se deberán documentar de forma sistemática mediante normas, instruc-
ciones y procedimientos escritos. Dicha documentación del sistema de
calidad garantizará una interpretación común de programas, planes,
manuales y registros de calidad.
La documentación incluirá especialmente una descripción adecuada de:
— los objetivos de calidad y la estructura orgánica, responsabilidades y
atribuciones de las autoridades responsables de la calidad del producto;
— el proceso de fabricación, las técnicas de control y de garantía de
calidad, procesos y operaciones sistemáticas que se realicen;
— los exámenes y pruebas que se efectúen antes, durante y después de la
fabricación y la frecuencia con que se realicen;
— los medios para controlar la consecución de la necesaria calidad del
producto y el adecuado funcionamiento del sistema de control de
calidad.
2.3.3. El organismo notificado examinará y evaluará el sistema de calidad para
ver si cumple los requisitos reflejados en el apartado 2.3.2. En cuanto a los
sistemas de calidad que aplican las normas armonizadas correspondientes,
se estimará que son conformes a dichos requisitos.
Dicho organismo notificará su decisión al fabricante e informará de ello a
los otros organismos de inspección autorizados. La notificación constará
de las conclusiones del examen y, en caso de denegación, una justificación
detallada de tal decisión.
2.3.4. El fabricante o su representante autorizado informarán al organismo
notificado que haya homologado el sistema de calidad de cualquierpuesta
al día del sistema de garantía relacionada con cambios debidos a nuevas
tecnologías y conceptos de calidad, porejemplo.1990L0384 — ES — 27.06.1990 — 000.001 — 16
▼B
2.3.5. Cuando un organismo notificado retire su aprobación a un sistema de
calidad, deberá informar de ello a los demás organismos notificados.
2.4.Control CE
2.4.1. El objetivo del control CE es asegurarse de que el fabricante cumple
debidamente las obligaciones derivadas del sistema de calidad aprobado.
2.4.2. El fabricante tendrá que permitir al organismo notificado la entrada a los
lugares de fabricación, inspección, ensayo y almacenamiento, con fines de
inspección y le facilitará toda la información necesaria, especialmente:
— la documentación sobre el sistema de calidad,
— la documentación técnica,
— los registros de calidad, como informes de inspección y datos de las
pruebas, datos de calibración, informes de aptitud del personal, etc.
El organismo notificado llevará a cabo auditorías periódicamente con
objeto de asegurarse de que el fabricante mantiene y aplica el sistema de
calidad; proporcionará un informe sobre dicha auditoría al fabricante.
Además, el organismo notificado podrá visitar al fabricante sin previo
aviso. Durante tales visitas el organismo notificado podrá realizar
auditorías completas o parciales y entregará un informe sobre la visita y,
en su caso, sobre la auditoría al fabricante.
2.4.3. El organismo notificado se cerciorará de que el fabricante mantiene y
aplica el sistema de calidad y remitirá un informe del control.
3.Verificación CE
3.1. La verificación CE es el procedimiento por el que un organismo notificado
verifica y confirma que los instrumentos de que se trate son en su caso,
conformes al modelo descrito en el certificado de aprobación CE de
modelo y cumplen los requisitos de la presente Directiva que les afectan.
Dicho organismo adherirá la marca CE en cada instrumento.
3.2. Se examinarán todos los instrumentos y se llevarán a cabo las pruebas
establecidas en las normas pertinentes mencionadas en el artículo 5 u otras
equivalentes, para asegurarse de su conformidad con los requisitos de la
presente Directiva.
3.3. Acompañará a la marca CE mencionada en el punto 3.1. el símbolo de
identificación del organismo notificado.
3.4. Para los instrumentos no sometidos a la aprobación CE de modelo, la
documentación relativa a la aprobación del instrumento contemplado en el
Anexo III deberá ser accesible al organismo notificado en la medida en que
éste pueda solicitarlo.
4.Verificación CE por unidad
4.1. La verificación CE por unidad es el procedimiento por el cual un
organismo notificado verifica y confirma que un instrumento, en general
diseñado para un uso específico, cumple los requisitos aplicables de la
presente Directiva. El organismo notificado adherirá la marca CE en cada
instrumento.
4.2. El instrumento será examinado y sometido a las pruebas adecuadas
establecidas en las normas correspondientes que contempla el artículo 5 o
a pruebas equivalentes a éstas, para garantizar su conformidad con losrequisitos que le son aplicables de la presente Directiva.
4.3. Acompañará a la marca CE a la que alude el apartado 1 anterior el símbolo
de identificación del organismo notificado.
4.4. La documentación sobre el diseño del instrumento especificada en el
Anexo III estará a disposición del organismo notificado.
5.Disposiciones generales
5.1. La declaración CE de conformidad de modelo (garantía de la calidad de
producción), la verificación CE y la verificación CE por unidad podrán
realizarse en las instalaciones del fabricante o en cualquier otro lugar si el
transporte al lugar en el que se va a utilizar no requiere desmontar el
instrumento, si al ponerlo en funcionamiento en el lugar donde se vaya a
usar no requiere montar el instrumento u otras intervenciones técnicas que
puedan afectar a sus prestaciones, y si el valor de la gravedad en el lugar
en el que se vaya a utilizarha sido tenido en cuenta o si las pr estaciones
del instrumento son insensibles a las variaciones de gravedad. En todos los1990L0384 — ES — 27.06.1990 — 000.001 — 17
▼B
demás casos, se llevarán a cabo en el lugar en que se vaya a utilizar el
instrumento.
5.2. Si las características del instrumento son sensibles a las variaciones de la
gravedad, los procedimientos contemplados en el punto 5.1. podrán
realizarse en dos fases, comprendiendo la segunda fase todos los ensayos y
pruebas cuyo resultado dependa de la gravedad mientras que en la primera
fase se efectuarán los restantes ensayos. La segunda fase se realizará en el
lugar de uso del instrumento. Si un Estado miembro ha establecido zonas
de gravedad en su territorio, la expresión «en el lugar de uso del
instrumento» se interpretará como «en la zona de gravedad de uso del
instrumento».
5.3.1. Si un fabricante ha optado por la realización en dos fases de uno de los
procedimientos mencionados en el punto 5.1. y son dos equipos diferentes
los encargados de llevar a cabo estas dos fases, el instrumento que haya
sido sometido a la primera fase de dicho procedimiento ostentará el
símbolo de identificación del organismo notificado implicado en dicha
fase.
5.3.2. El equipo que haya llevado a cabo la primera etapa del procedimiento
expedirá un certificado para cada uno de los instrumentos, con los datos
necesarios para su identificación y especificando los exámenes y ensayos
efectuados.
El equipo que ejecute la segunda fase del procedimiento realizará los
exámenes y ensayos que aún no hayan sido realizados.
5.3.3. El fabricante que haya optado por la certificación de conformidad CE con
el modelo (garantía de la calidad de producción) en la primera fase podrá,
en la segunda, o bien utilizarel mismo pr ocedimiento, o bien utilizarla
verificación CE.
5.3.4. Se adherirá la marca CE al instrumento tras acabar la segunda fase, junto
con el símbolo de identificación del organismo notificado que se haya
encargado de la fase 2.1990L0384 — ES — 27.06.1990 — 000.001 — 18
▼B
ANEXO III
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SOBRE EL DISEÑO
La documentación técnica deberá permitir que se comprenda la concepción, la
fabricación y el funcionamiento del instrumento y la evaluación de su
conformidad con los requisitos de la Directiva.
La documentación consta de los siguientes elementos para su evaluación en la
medida que son necesarios para su evaluación:
— una descripción general del modelo;
— los estudios de concepción, representación gráfica de la fabricación y
proyecto de componentes, subconjuntos, circuitos, etc.;
— descripción y explicaciones necesarias para la comprensión de lo anterior, en
particular, el funcionamiento del instrumento;
— una lista de las normas mencionadas en el artículo 5, aplicadas total o
parcialmente, y descripciones de las soluciones adoptadas para cumplir los
requisitos esenciales cuando no se hayan aplicado las normas contempladas
en el artículo 5;
— los resultados de los cálculos de concepción y las pruebas;— los informes sobre los ensayos;— los certificados de aprobación CE de modelo y resultados de los ensayos
correspondientes sobre instrumentos que contengan elementos idénticos a los
del proyecto.1990L0384 — ES — 27.06.1990 — 000.001 — 19
▼B
ANEXO IV
1.Instrumentos sujetos al procedimiento CE de evaluación de confor-
midad
1.1. Dichos instrumentos deberán llevar:
a) — la marca de conformidad CE, que habrá de incluir el símbolo CE que
describe el Anexo VI, seguida de las dos últimas cifras de año en que
se haya puesto,
— el(los) símbolo(s) de identificación del(los) organismo(s) notifi-
cado(s) que ha(n) llevado a cabo el control CE o la verificación CE.
La marca y las indicaciones mencionadas deberán aparecer adheridas al
instrumento, de forma distinta;
b) una viñeta cuadrada de al menos 12,5 mm de lado, verde, con la letra M
mayúscula en carácter de imprenta de color negro;
c) las siguientes indicaciones:
— en su caso, el número del certificado de aprobación CE del modelo,
— marca o nombre del fabricante,— indicación del tipo de precisión, dentro de un óvalo o en dos líneas
horizontales unidas por dos semicírculos,
— alcance máximo representado por Max …,— alcance mínimo representado por Min …,— escalón de verificación representado por e = …,
más, cuando proceda:
— número de fabricación,
— para los instrumentos que constan de unidades separadas pero
asociadas: marca de identificación en cada unidad,
— escalón si fuese distinto de e representado por d = …,— efecto máximo aditivo de tara representado por T = + …,— efecto máximo sustractor de tara si fuese distinto de Max
representado por T = − …,
— escalón de tara, si fuese distinto de d representado por d
T=… ,
— carga máxima segura, si fuese distinta de Max representado por Lim
…,
— límites especiales de temperatura representado por … ºC/… ºC,— relación entre receptor de peso y de carga.
1.2. Los instrumentos ofrecerán las características adecuadas para poder
añadirles la marca de conformidad y/o las indicaciones CE. Esto se hará
de manera que no se puedan suprimir sin sufrir desperfectos y que éstas sean
visibles al estar el instrumento en su posisión normal de funcionamiento.
1.3. Cuando se utilice una placa de características, ésta se podrá sellar salvo que
no se pueda quitar sin ser destruida. Si se puede sellar, se le podrá aplicar
una marca de control.
1.4. Los signos «Max», «Min», «e», «d», deberán aparecer también junto a la
representación del resultado, si no lo están de antemano.
1.5. Cualquierdispositivo de medición de car ga que esté o pueda estarconectado
a uno o más receptores de carga deberá llevar las indicaciones relativas a
éstos.
2.Otros instrumentos
Los demás instrumentos deberán llevar:
— la marca o nombre del fabricante,
— el alcance máximo representado por Max …
Estos instrumentos no pueden llevar la viñeta indicada en punto 1.1.b).
3.Símbolo restrictivo de uso a que se refiere el artículo 12
Dicho símbolo estará constituido por la letra M mayúscula en carácter de
imprenta negro sobre un fondo rojo cuadrado, de al menos 25 mm de lado, el
conjunto cruzado por las dos diagonales del cuadrado.1990L0384 — ES — 27.06.1990 — 000.001 — 20
▼B
ANEXO V
Criterios mínimos que aplicarán los Estados miembros al designar a los
organismos que lleveran a cabo los cometidos relativos a los procedimientos
mencionados en el artículo 8:
1) Dichos organismos dispondrán del personal, medios y equipos necesarios.
2) Este personal poseerá competencia técnica e integridad profesional.
3) Los organismos deberán trabajar de forma independiente de todos los círculos,
grupos o personas que tengan un interés directo o indirecto en los instrumentos
no automáticos para pesar por lo que respecta a la realización de las pruebas,
preparación de los informes, expedición de los certificados y el control
impuestos por la presente Directiva.
4) El personal respetará el secreto profesional.5) Los organismos deberán suscribir una póliza de responsabilidad civil si ésta no
queda cubierta por el Estado, en virtud de su legislación nacional.
Los Estados miembros comprobarán periódicamente que se cumplen las
condiciones expresadas en 1 y 2.1990L0384 — ES — 27.06.1990 — 000.001 — 21
▼B
ANEXO VI
1990L0384 — ES — 27.06.1990 — 000.001 — 22