1973L0362 — ES — 22.06.1978 — 001.001 — 1
Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones
►B DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 19 de noviembre de 1973
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas
materializadas de longitud
(73/362/CEE)
(DO L 335 de 5.12.1973, p. 56)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►M1 Directiva 78/629/CEE del Consejo de 19 de junio de 1978 L 206 8 29.7.1978
▼B
DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 19 de noviembre de 1973
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre las medidas materializadas de longitud
(73/362/CEE)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en
particular, su artículo 100,
Vista la propuesta de la Comisión,Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social,
Considerando que en los Estados miembros, tanto la construcción como
las modalidades de control de las medidas materializadas de longitudestán previstas en disposiciones imperativas que difieren de un Estado
miembro a otro y obstaculizan por ello los intercambios comerciales de
dichos instrumentos, y que es, pues, necesario proceder a laaproximación de dichas disposiciones;
Considerando que la Directiva del Consejo, de 26 de julio de 1971,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre las disposiciones comunes a los intrumentos de medida y los
métodos de control metrológico (
1) definió los procedimientos de
aprobación CEE de modelo y de primera comprobación CEE de losinstrumentos de medida; que, con arreglo a dicha Directiva, convieneestablecer las prescripciones técnicas a las que deben atenerse lasmedidas de longitud para poder ser importadas, comercializadas y
utilizadas libremente después de haber pasado los controles y estar
acompañadas de las marcas y signos previstos,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
La presente Directiva se aplicará a las medidas materializadas de
longitud definidas en el Anexo.
Artículo 2
Las medidas de longitud que pueden llevar los signos y marcas CEE se
describirán en el Anexo. Serán objeto de una aprobación CEE de modelo
y se someterán a la primera verificación CEE.
Artículo 3
Los Estados miembros no podrán denegar, prohibir ni restringir la
comercialización ni la entrada en servicio de medidas de longitud
acompañadas del signo de aprobación CEE de modelo y de la marca de
primera comprobación CEE.
Artículo 4
1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente
Directiva en un plazo de dieciocho meses a partir del día de su
notificación e informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las
disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbitoregulado por la presente Directiva.1973L0362 — ES — 22.06.1978 — 001.001 — 2
(1)D O noL 202 de 6. 9. 1971, p. 1.
▼B
Artículo 5
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.1973L0362 — ES — 22.06.1978 — 001.001 — 3
▼B
ANEXO
1.Definiciones
1.1. Las medidas materializadas de longitud, denominadas a continuación
medidas de longitud, son instrumentos que llevan señales de referencia
cuyas distancias se indican en unidades legales de longitud.
1.2. La longitud nominal de una medida de longitud es la longitud por la cual
se designa dicha medida.
1.3. Las señales de referencia principales son las dos señales de referencia
cuya distancia representa la «longitud nominal» de la medida de longitud.
1.4. La escala de la medida de longitud está constituida por las señales de
referencia principales y las otras señales de referencia.
1.5. Una medida de longitud se llama:
1.5.1. — de topes cuando las señales de referencia principales están
constituidas por dos superficies;
1.5.2. — de trazos, cuando las señales de referencia pincipales están
constituidas por dos trazos, orificios o marcas,
1.5.3. — mixta, cuando una de las señales de referencia principales es
una superficie y la otra un trazo, un orificio o una marca.
2.Materiales
Las medidas de longitud y sus dispositivos completarios deberán construirse
con materiales sufcientemente duraderos, estables y resistentes a la influencias
del entorno en condiciones normales de uso.
Las calidades de los materiales empleados deberán ser de tal manera que:2.1. en el transcurso de un uso normal a temperaturas que no se desvíen más
de 8 ºC, en más o en menos, de la temperatura de referencia, las
variaciones de longitud no sean superiores a los errores máximos
tolerados;
2.2. para las medidas de longitud que deban utilizarse bajo una fuerza de
tracción especificada, una modificación del 10% en más o en menos de
dicha fuerza no provoque una variación de longitud superior al error
máximo tolerado.
3.Construccíon
3.1. Las medidas de longitud y sus dispositivos complementarios deberan
estar bien y solidamente construidos y cuidadosamente acabados.
3.2. La sección transversal de las medidas de longitud deberá tener unas
formas y dimensiones tales que, en condiciones usuales de utilización,
permitan la medición con la precisión prevista para la clase de precisión a
la que pertenezcan las medidas en cuestión.
3.3. Las caras terminales de las medidas de longitud de topes deberán ser
planas. Dichas caras terminales y los trazos deberán ser perpendiculares
al eje longitudinal de la medida de longitud.
3.4. Las caras terminales de las medidas de longitud de topes o mixtas, de
madera u otro material de resistencia al desgaste inferior o igual a de la
madera, deberán estar constituidas por una contera o regatón resistente al
desgaste y a los choques y convenientemente fijado a la medida de
longitud.
3.5. Se tolerarán dispositivos complementarios, tales como uno o varios
ganchos fijos o móviles, anillas, asas, laminillas, remates, lengüetas,
dispositivos de enrollamiento y nonios, que faciliten la utilización de la
medida de longitud y amplien su uso, siempre que no se presten a
confusión. Tales dispositivos deberán diseñarse y fijarse la medida de
manera que, en condiciones normales de utilización, no puedan
prácticamente aumentar la incertidumbre de la medición.1973L0362 — ES — 22.06.1978 — 001.001 — 4
▼M1
3.6. Las medidas de longitud de cinta deberán realizarse de modo que, cuando
la cinta se extienda sobre un plano, sus bordes sean prácticamente
rectilíneos y paralelos.
3.7. Los dispositivos de enrollamiento de las medidas de longitud de cinta
deberán realizarse de manera que no produzcan una deformación
permanente de la cinta.
4.Graduación y numeración
4.1. Las medidas de longitud deberán llevar en su longitud nominal
graduaciones y numeraciones claras regulares, indelebles y realizadas
de modo que permitan una lectura segura, fácil y sin ambigüedad. No
obstante, algunas graduaciones no numeradas, con un máximo igual al
número de graduaciones comprendidas entre dos señales de referencia
numeradas consecutivas en la medida, podrán sobrepasar la señal de
referencia principal terminal.
4.2. El valor del intervalo deberá ser de la forma 1 × 10n,2×1 0no5×1 0n
metros, siendo el exponente n un número entero positivo o negativo o
cero.
Será como máximo igual a:
— 1 cm en las medidas de longitud nominal inferior o igual a 2 m,
— 10 cm si la longitud nominal fuere superior a 2 m e inferior a 10 m,— 20 m si la longitud nominal fuere superior o igual a 10 m e inferior a
50 m,
— 50 cm si la longitud nominal fuere superior o igual a 50 m.
No obstante, dichos valores podrán sobrepasarse para usos específicos
cuando así se justifique en el momento de la solicitud de aprobación de
modelo y se indique en la medida el uso específico al que se destina.
4.3. Cuando las señales de referencia sean trazos, éstos deberán ser
rectilíneos, perpendiculares al eje de la medida de longitud y tener todos
el mismo grosor, constante en toda su longitud. La longitud de los trazos
estará proporcionada a la unidad de medida correspondiente. Los trazos
deberán ser de tal manera que formen una escala nítida y clara y que su
grosor no produzca ninguna incertidumbre en la medición.
4.4. Algunas secciones de la escala, en particular cerca de las extremidades,
podrán subdividirse en submúltiplos decimales del intervalo adoptado
para el conjunto de la medida de longitud. En este caso, el grosor de los
trazos podrá ser menor en las zonas de intervalo reducido que en el resto
de la medida.
4.5. Las señales de referencia podrán también estar constituidas por orificios
si el valor del intervalo fuere superior o igual a un centímetro, o por otras
marcas si el valor del intervalo fuere superior o igual a un decímetro,
siempre que dichas maras aseguren una lectura suficientemente precisa,
teniendo en cuenta la clase de precisión a la que pertenezca le medida de
longitud.
4.6. La numeración podrá ser continua o repetitiva. En el caso al que se
refiere el número 4.4, la numeración en las zonas de intervalo reducido
podrá ser diferente de la del resto de la medida de longitud. El
emplazamiento, el tamaño, la forma, la coloración, y el contraste de las
cifras se adaptarán a la escala y a las señales de referencia a las que
correspondan.
Cualquiera que sea el valor del intervalo fijado en el número 4.2, las
marcas deberán numerarse en metros, decímetros o milímetros sin
indicación del símbolo correspondiente.
El número de las señales de referencia numeradas deberá ser tal que la
lectura no resulte ambigua.
Cuando la unidad de numeración sea diferente del metro, las señales de
referencia de los metros podrán, no obstante, numerarse en metros. En tal
caso, las cifras de los metros estarán seguidas del símbolo m.
Además, el número de metros precedente podrá repetirse de la misma
manera delante de las otras señales de referencia numeradas.
Cuando el valor del intervalo de una escala de trazos sea de la forma
2×1 0
ny no sea inferior a 2 centímetros, todas las señales de referencia
deberán numerarse.1973L0362 — ES — 22.06.1978 — 001.001 — 5
▼B
▼M1
▼B
▼B
4.7. Cuando una medida de longitud lleve más de una escala, los intervalos
podrán ser diferentes y las numeraciones pueden ser crecientes, en el
mismo sentido o en sentido contrario.
5.Longitud nominal
5.1. La longitud nominal de las medidas de longitud deberá tener uno de los
siguientes valores:0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 metros, o un
múltiplo entero de 5 metros.
5.2. No obstante, podrán autorizarse otros valores para empleos específicos,
siempre que en el momento de la solicitud de aprobación de modelo, se
justifique la necesidad de utilizar una medida de tal longitud nominal y se
indique en la medida el uso especifico al que se destina.
5.3. Algunas de las longitudes nominales enumeradas en el número 5.1 no se
admitirán para las medidas de longitud a las que se refiere el número
9.4.2.
6.Inscripciones
6.1. Las inscripciones que deben llevar las medidas de longitud son las
siguientes:
6.1.1. Inscripciones obligatorias en todos los casos:
6.1.1.1. la longitud nominal;
6.1.1.2. la marca de identificación del fabricante o su razón social;
6.1.1.3. en índice de la clase de precisión:I, II o III;6.1.1.4. el signo de aprobación CEE de modelo.
6.1.2. Inscripciones obligatorias en algunos casos:
6.1.2.1. la temperatura de referencia, si fuere diferente a 20 ºC;
6.1.2.2. la fuerza de tracción;6.1.2.3. el uso específico al que se destinar la medida de longitud
en los casos previstos en los números 4.2 y 5.2.
6.2. La longitud nominal, la fuerza de tracción y la temperatura se expresarán
en unidades de medida autorizadas por la Directiva del consejo, de 18 de
octubre de 1971, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre las unidades de medida (
1) o en uno de sus
múltiplos o submúltiplos decimales seguidos del símbolo legal corres-
pondiente.
6.3. Todas estas inscripciones se estamparán de manera visible y legible a
partir del principio de la medida de longitud.
No obstante, previo acuerdo del servicio nacional responsable, algunas de
estas inscripciones podrán estamparse, en una parte inamovible de dicho
instrumento; en tal caso el certificado de aprobación CEE de modelo
deberá indicar los emplazamientos de dichas inscripciones.
Además, cuando la anchura de la medida de longitud no permita estampar
el signo de aprobación CEE de modelo de manera legible, como
excepción a las prescripciones del número 3.1. del Anexo I de la
Directiva del Consejo, del 26 de julio de 1971, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros sobre las disposiciones
comunes a los instrumentos de medida y a los métodos de control
metrológico, y con arreglo al número 3,5 de dicho Anexo, dicho signo
podrá estamparse en forma de las marcas sucesivas siguientes:
— la letra estilizada ε,
— la letra o letras distintivas del Estado miembro que haya concedido la
aprobación CEE de modelo,
— las dos últimas cifras del año de aprobación CEE de modelo,— el número característico de la aprobación CEE de modelo
(ejemplo: εF 75 53457).1973L0362 — ES — 22.06.1978 — 001.001 — 6
(1)D O noL 243 de 29. 10. 1971, p. 29.▼M1
▼B
▼M1
▼B
6.4. En su caso, y bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante, podrá
indicarse el coeficiente de dilatación térmica lineal del material que
constituye la medida de longitud, en la forma α=…
6.5. Además, las medidas de longitud podrán llevar cualquier otra indicación
no metrológica impuesta por otras disposiciones reglamentarias o
autorizada por la autoridad nacional competente.
6.6. Si las inscripciones no estuvieren cifradas, deberán expresarse en las
lenguas oficiales de los Estados miembros a los que se destinen.
6.7. Podrán estamparse inscripciones publicitarias en una medida de longitud
a condición que su emplazamiento satisfaga las disposiciones previstas en
el número 6.8.
6.8. Las inscripciones, incluidas las publicitarias deberán disponerse de
manera que no estorben en absoluto el empleo del instrumento como
medida. Las inscripciones obligatorias, a excepción del signo de
aprobación CEE de modelo y el emplazamiento de las inscripciones
publicitarias, deberán figurar en el modelo que sea objeto de la
aprobación CEE de modelo.
7.Errores máximos tolerados
7.1. Las medidas de longitud definidas en la presente Directiva se dividen,
según su grado de precisión, en tres clases designadas por los indices I, II
y III.
Para la primera comprobación CEE de las medidas de longitud, el error
máximo tolerado en más o en menos
a) en la longitud nominal
y
b) en cualquier otra distancia comprendida entre dos señales de
referencia cualesquiera no consecutivas,
se expresará en función distancia comprendida entre dos señales de
referencia cualesquiera no consecutivas,
se expresará en función de la longitud considerada por una fórmula de la
forma (a + bL) milímetros, en la cual:
— L es el valor de la longitud considerada redondeada al número entero
de metros por exceso,
— a y b son coeficientes fijados para cada clase de precisión en el
siguiente cuadro:
Clase de precisión a b
I 0,1 0,1
II 0,3 0,2
III 0,6 0,4
7.2.
7.2.1. El error máximo tolerado, en más o menos, en la longitud i de los
intervalos de un valor inferior o igual a 1 centímetro se fija para
cada clase de precisión en el siguiente cuadro:
Longitud i del intervalo consi-
deradoError máximo tolerado en milímetros,
para la clase de precisión
I II III
i≤1 mm 0,1 0,2 0,3
1m m< i ≤1 cm 0,2 0,4 0,6
Para la longitud de los intervalos de un valor superior a 1
centímetro, el error máximo tolerado se expresará, en funcion de la
longitud del escalonamiento, por la fórmula (a + bL) milímetros,
en la que los valores de los coeficientes a y b son iguales a los
valores mencionados en el número 7.1 y L es el valor de la1973L0362 — ES — 22.06.1978 — 001.001 — 7
▼M1
▼M1
longitud considerada redondeada al número entero de metros por
exceso.
7.2.2. La diferencia máxima tolerada entre las longitudes i de los
intervalos consecutivos, de un valor inferior o igual a 1 centímetro,
se fija para cada clase de precisión en el siguiente cuadro:
Para la longitud de los intervalos de un valor superior a 1
centímetro, la diferencia máxima tolerada entre las longitudes i de
los intervalos consecutivos se expresará, en función de la longitud
de los intervalos, por la fórmula (a + bL) milímetros, tal como se
define en el número 7.2.1.
Longitud i del intervado
consideradoDiferencia máxima tolerada en
milímetros para la clase de precisión
I II III
i≤1 mm 0,1 0,2 0,3
1m m< i ≤1 cm 0,2 0,4 0,6
7.3. No obstante, en una medida de longitud de topes o mixta, el error
máximo tolerado, en más o en menos, en la longitud del intervalo
terminal limitado por una superficie, se aumentará:
— en 0,1 milímetros para las medidas de la clase I,
— en 0,2 milímetros para las medidas de la clase II,
— en 0,3 milímetros para las medidas de la clase III,
Además, las prescripciones previstas en los números 7.1 y 7.2.2. no serán
aplicables:
— cuando una de las dos señales de referencia no consecutivas a las que
se refiere la letra b) del número 7.1. esté constituida por una
superficie
y
— cuando uno de los dos intervalos consecutivos a los que se refiere el
número 7.2.2. sea un intervalo terminal limitado por una superficie.
7.4. El error máximo tolerado en las medidas de longitud en servicio es igual
al doble del error máximo tolerado en la primera comprobación fijada en
el número 7.1.
7.5. Los errores máximos tolerados se entienden en las condiciones siguientes
de referencia:
7.5.1. La temperatura de referencia es normalmente de 20 ºC. No
obstante, para algunas medidas precisadas en el número 9, podrá
adoptarse excepcionalmente otra temperatura de referencia.
7.5.2. Las medidas de longitud, para las que se indica una fuerza de
tracción en el número 9, se someterán a pruebas, sostenidas en
toda la longitud controlada, prácticamente sin frotamiento, en un
plano horizontal, y tensadas por la fuerza de tracción indicada en
la medida.
8.Marcas de comprobación
Cualquier medida de longitud deberá realizarse de modo que pueda recibir las
marcas de comprobación previstas por la Directiva del Consejo, de 26 de julio
de 1971, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre las disposiciones comunes a los instrumentos de medición y a
los métodos de control metrológico. Hacia el principio de la medida deberá
preverse un lugar a este efecto, bien en la misma medida, bien en un
dispositivo complementario inamovible.1973L0362 — ES — 22.06.1978 — 001.001 — 8
▼B
▼M1
▼B
9.Diferentes clases de medidas de longitud a las que se refiere la Directiva
9.1. Medidas de cinta de fibra de vidrio y materia plástica de topes, de trazos
o mixtas
Longitud nominal comprendida entre 0,5 y 100 metros.Deberá indicarse en la medida la fuerza de tracción, del orden de 20 N.Las extremidades libres de las medidas de topes o mixtas deberán estar
provistas de una contera o regatón resistente al desgaste.
Estas medidas pertenecen a las clases de precisión I, II o III.
9.2. Medidas de una sola pieza, rígidas o semi rígidas, de metal o de otro
material
Longitud nominal comprendida entre 0,5 y 5 metros.La temperatura de referencia podrá, en algunos casos, ser diferente de
20 ºC
Estas medidas comprenden también las varillas medidoras que se utilizan
para determinar el nivel de los líquidos.
El extremo de las varillas medidoras rígidas deberá estar provisto de una
contera o regatón resistente a los choques y al desgaste y no susceptible
de provocar chispas en caso de choque.
Estas medidas pertenecen a las clases de precisión I o II.
9.3. Medidas articuladas de metal o de otro material.
Longitud nominal comprendida entre 0,5 y 5 metros.Las partes deberán tener longitudes entre ejes iguales entre sí.Su articulación y su alineación en posición desplegada deberán
asegurarse mediante un dispositivo eficaz construido de manera que no
ocasionen en la articulación un error suplementario que exceda 0,3 mm
para las medidas de las clases de precisión I y II y 0,5 mm para las
medidas de la clase de precisión III.
Estas medidas pertenecen a las clases de precisión I, II o III.
9.4. Medidas de cinta de acero
9.4.1. Medidas de longitud de topes, de trazos o mixtas sobre un
dispositivo enrollador.
Longitud nominal comprendida entre 0,5 y 10 metros; las cintas de
las medidas de una longitud nominal comprendida entre 5 y 10
metros deberán tener un corte transversal arqueado.
Dichas medidas podrán encerrarse en una caja una de cuyas
dimensiones podrá incluirse en la parte destinada a la medición, en
particular por lo que respecta a la medición de las dimensiones
interiores.
La extremidad libre de dichas medidas estará provista de un
gancho o una lengüeta fija o corrediza.
Estas medidas pertenecen a las clases de precisión I o II.
9.4.2. Medidas de longitud de topes o de trazos, diseñados para la
medición de longitudes superiores a su longitud nominal.
Longitud nominal:5, 10, 20, 50, 100 o 200 metros.Deberá indicarse en la medida la fuerza de tracción, del orden de
50 N. Dichas medidas estarán provistas en ambas extremidades de
asas o anillas. Si las asas estuvieran incluidas en la longitud
nominal, deberán realizarse de manera que su articulación no
produzca ninguna incertidumbre en la medición.
Estas medidas pertenecen a las clases de precisión I o II.
9.4.3. Medidas de longitud de trazos o mixtas sobre un dispositivo
enrollador, no diseñadas para medir longitudes superiores a su
longitud nominal.
Longitud nominal comprendida entre 5 y 200 metros.1973L0362 — ES — 22.06.1978 — 001.001 — 9
▼M1
▼B
▼M1