1971L0318 — ES — 21.06.1974 — 001.001 — 1
Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones
►B DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 26 de julio de 1971
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los contadores de
volumen de gas
(71/318/CEE)
(DO L 202 de 6.9.1971, p. 21)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►M1 Directiva 74/331/CEE de la Comisión de 12 de junio de 1974 L 189 9 12.7.1974
▼B
DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 26 de julio de 1971
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre los contadores de volumen de gas
(71/318/CEE)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en
particular, su artículo 100,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),
Considerando que, en los Estados miembros, tanto la fabricación como
las modalidades de control de contadores de volumen de gas, son objetode disposiciones imperativas que difieren deuno a otro Estado miembro,y obstaculizan por ello los intercambios comerciales de dichos
instrumentos; que por lo tanto se hace necesario proceder a la
aproximación de tales disposiciones;
Considerando que la Directiva del Consejo, de 26 de julio de 1971,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembrossobre las disposiciones comunes a los instrumentos de medida y a los
métodos de control metrológico (
3) define los procedimientos de
aprobación CEE de modelo y de primera comprobación CEE; que conarreglo a dicha Directiva, conviene establecer las prescripciones técnicasde realización y de funcionamiento para los contadores de volumen degas,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
La presente Directiva se aplicará a los siguientes contadores de volumen
de gas:
1. Contadores volumétricos:
— contadores de paredes deformables,
— contadores de pistones rotativos.
2. Contadores no volumétricos:
— contadores de turbina.
Artículo 2
Los contadores de volumen de gas que podrán llevar las marcas y signos
CEE quedan descritos en el Anexo a la presente Directiva. Dichos
contadores serán objeto de una aprobación CEE de modelo y estarán
sometidos a la primera comprobación CEE.
Artículo 3
Los Estados miembros no podrán denegar, prohibir o restringir la
comercialización y la entrada en servicio de contadores de volumen degas provistos del signo de aprobación CEE de modelo y de la marca deprimera comprobación CEE.1971L0318 — ES — 21.06.1974 — 001.001 — 2
(1)D O noC 65 de 5. 6. 1970, p. 30.
(2)D O noC 131 de 29. 10. 1970, p. 7.
(3)D O noL 202 de 6. 9. 1971, p. 1.
▼B
Artículo 4
1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente
Directiva en un plazo de dieciocho meses a partir del día de su
notificación e informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las
disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbitoregulado por la presente Directiva.
Artículo 5
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.1971L0318 — ES — 21.06.1974 — 001.001 — 3
▼B
ANEXO
CAPÍTULO I
A.DEFINICIÓN DE ALGUNOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL
PRESENTE ANEXO
1.Amplitud de carga
La amplitud de carga de un contador de gas es la delimitada por el caudal
máximo Qmaxy el caudal mínimo Qmín.
2.Volumen cíclico de un contador volumétrico
El volumen cíclico V de un contador volumétrico es igual al volumen de gas
correspondiente al ciclo de funcionamiento del contador, es decir, al conjuto
de los movimientos de los órganos móviles del contador, al final de los cuales
todos estos órganos, salvo el dispositivo indicador y las transmisiones
intermedias, vuelven por vez primera a la misma posición que en el instante
inicial.
Dicho volumen se calcula multiplicando el valor del volumen representado por
una vuelta completa del elemento controlador por una vuelta completa del
elemento controlador por la relación de transmisión del dispositivo medidor
respecto al dispositivo indicador.
3.Presión de funcionamiento y presión de referencia
3.1.Presión de funcionamiento
La presión de funcionamiento de un contador de gas es la diferencia entre
presión a la entrada del contador de gas que se debe medir y la presión
atmosférica.
3.2.Presión de referencia
La presión de referencia prde un contador de gas es la presión de gas a la
que corresponde el volumen de gas indicado.
La toma de presión para la presión de referencia se determina en el
Capítulo III.
4.Absorción de presión
La absorción de presión de un contador de gas es la diferencia entre las
presiones medidas a la entrada y a la salida del contador durante el flujo del
gas.
5.Constante de los mandos de salida
La constante de un mando de salida es el valor del volumen representado por
una vuelta completa del eje de dicho mando; este valor se calcula
multiplicando el valor del volumen representado por una vuelta completa
del elemento controlador por la relación de transmisión del dispositivo
indicador respecto a dicho eje.
B.PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LOS CONTADORES DE
VOLUMEN DE GAS
1.Generalidades
1.1. El capítulo I del presente Anexo establece las prescripciones generales
que deben cumplir todos los contadores de volumen de gas mencionados
en el artículo primero de la presente Directiva.
1.2. Los Capítulos II y II del presente Anexo establecen las prescripciones
específicas relativas a tales contadores.
3.Construcción
2.1.Materiales
Los contadores deberán fabricarse con materiales sólidos que experi-
menten pocas tensiones internas, que se modifiquen poco por efecto de
su envejecimiento y sean suficientemete resistentes a la corrosión y a los
ataques de los distintos gases normalmente distribuidos y de sus
eventuales condensaciones.
2.2.Hermeticidad de los contadores
Los contadores deberán cerrar herméticamente a su máxima presión de
funcionamiento.1971L0318 — ES — 21.06.1974 — 001.001 — 4
▼B
2.3.Protección contra las intervenciones exteriores
Los contadores se deberán construir de manera que resulte imposible
llevar a cabo cualquier intervención susceptible de alterar la exactitud de
la medición sin deteriorar las marcas de comprobación o de precinto.
2.4.Sentido del flujo del gas
En los contadores cuyo dispositivo indicador no funcione en sentido
positivo más que para uno solo de los sentidos del flujo del gas, dicho
sentido se deberá indicar con una flecha.
No se exigirá tal flecha si el sentido del flujo del gas viniera impuesto
por el tipo de fabricación.
2.5.Cualidades metrológicas
A un caudal igual a Qmax, un contador deberá poder funcionar en
régimen continuo durante el tiempo que se determina en los Capítulos II
o III sin que las modificaciones de sus cualidades metrológicas
sobrepasen los límites fijados en dichos capítulos.
3.Dispositivos adicionales
3.1. Los contadores podrán ir provistos de dispositivos adicionales
(corrector, registrador, indicador suplementario, etc.); su acoplamiento
estará sometido al procedimiento de aprobación CEE de modelo.
3.2. Los contadores podrán ir provistos de mandos de salida para accionar un
dispositivo indicador separable, un dispositivo de pago anticipado o
cualquier otro dispositivo complementario o adicional.
3.2.1. Cuando no se utilicen tales mandos, su toma libre exterior debeá
ir protegida por un tapón o por un accesorio análogo que pueda
ser precintado.
3.2.2. En el caso en que dicha toma sea un eje, éste deberá llevar
indicado el valor de su constante de la siguiente forma:
«1 tr /wedgeq…m3(o dm3)».
3.3. Los contadores podrán ir provistos de generadores de impulsos
incorporados. Las tomas de salida de dichos generadores de impulsos
deberán llevar indicado el valor correspondiente a un impulso de esta
forma:«1 imp /wedgeq…m3(o dm3)».
4.Inscripciones
4.1. Cada contador deberá llevar agrupadas las siguientes inscripciones, bien
sobre la placa del dispositivo indicador, bien sobre una placa descriptiva
especial:
a) el número característico de la aprobación de modelo del contador,
b) la marca de identificación del fabricante su razón social,
c) el número del contador y su año de fabricación,
d) una designación del contador; dicha designación tendrá la forma de
la letra mayúscula G, seguida de un número que se determina en los
Capítulos II y III,
e) el caudal máximo mediante la fórmula:Qmáx…m3/h,
f) el caudal mínimo mediante la fórmula:Qmín…m3/h (o dm3/h),
g) la presión máxima de funcionamiento mediante la fórmula:pmax…
MN/m2opmax… bar (o mbar),
h) para los contadores volumétricos, el valor nominal del volumen
cíclico mediante la fórmula:V … m3(o dm3).
Estas inscripciones deberán ser directamente visibles, fácilmente
legibles e indelebles en condiciones normales de empleo de los
contadores.
4.2. El servicio de metrología que conceda la aprobación de modelo podrá
determinar los casos en los que deba figurar la naturaleza del gas entre
las inscripciones.
4.3. El contador podrá llevar, además, la designación comercial, un número
de orden especial, el nombre del distribuidor de gas, una marca de
conformidad con una norma europea y una indicación relativa a las
reparaciones efectuadas. Salvo autorización especial se prohibirá
cualquier otra indicación o inscripción.1971L0318 — ES — 21.06.1974 — 001.001 — 5
▼B
5.Dispositivos indicadores y elemento controlador
5.1.Dispositivos indicadores
5.1.1. Los dispositivos indicadores deberán componerse de rodillos; no
obstante, el último elemento podrá exceptuarse de esta regla. Los
rodillos deberán numerarse en metros cúbicos o en múltiplos o
submúltiplos decimales del metro cúbico. En la placa del
dispositivo indicador deberá figurar el símbolo «m3».
5.1.1.1. Los rodillos que se destinen a indicar los submúltiplos
decimales del metro cúbico, si existieran, se deberán
distinguir claramente de los demás rodillos e ir separados
de ellos por una coma muy visible.
5.1.1.2. En caso de que el último rodillo se numere con un
múltiplo decimal del metro cúbico, la placa del
dispositivo indicador deberá llevar:
a) bien un (o dos, tres, etc.) cero fijo después del último
rodillo,
b) bien la indicación «× 10» (o «× 100», «× 1 000»,
etc.), de modo que la lectura se haga siempre en m3.
5.1.2. El dispositivo indicador deberá tener suficientes rodillos
numerados para poder indicar el volumen suministrado en mil
horas de funcionamiento a caudal máximo, con la aproximación
de una unidad del último rodillo.
5.2.Elemento controlador
5.2.1. Los contadores se deberán concebir de tal modo que la
comprobación pueda efectuarse con suficiente precisión. Con
este fin, deberán ir provistos desde fábrica, bien de un elemento
controlador propio, bien de dispositivos que permitan acoplar un
elemento controlador amovible.
5.2.2. El elemento controlador propio del contador podrá estar
constituido por el último elemento del dispositivo indicador
bajo una de las dos formas siguientes:
a) un rodillo de movimiento continuo que lleve una escala
numerada,
b) una aguja que se desplace ante un limbo fijo que lleve una
escala numerada o un disco provisto de una escala numerada
que se desplace ante una señal de referencia fija.
5.2.3. La unidad de numeración se deberá indicar en las escalas
numeradas de los elementos controladores de forma clara y sin
ninguna ambigüedad en m3o en submúltiplos decimales del m3;
dichas escalas deberán comenzar con la cifra cero.
5.2.3.1. El intervalo de graduación deberá ser constante para toda
la escala y no inferior a 1 mm.
5.2.3.2. El intervalo de graduación deberá expresarse de esta
forma:1 × 10n,2×1 0no5×1 0nm3; siendo n un número
entero, positivo, negativo o nulo.
5.2.3.3. Las rayas de graduación deberán ser finas y estar
uniformemente trazadas. En caso de que el valor del
intervalo de graduación sea de la forma 1 × 10no2×1 0n
m3, todas las rayas de orden múltiplo de cinco y, en el
caso de que el valor del intervalo de graduación sea de la
forma 5 × 10nm3, todas las rayas de orden múltiplo de
dos deberán distinguirse por tener una longitud mayor.
5.2.4.►M1La aguja o la señal de referencia fija deberán ser
suficientemente finas para permitir una lectura fácil y segura.
El elemento controlador podrá estar provisto de una señal de
referencia que se destaque con nitidez y tenga una dimensión
susficiente para permitir la exploración fotoeléctrica. La señal de
referencia no deberá ocultar la graduación y podrá ocupar, en su
caso, el lugar de la cifra cero. Esta señal de referencia no doberà
obstaculizar la precisión de la lectura. ◄
5.3.Diámetros de los rodillos y de los limbos
El diámetro de los rodillos deberá ser al menos de 16 mm. El diámetro
de las escalas numeradas señaladas en el número I B 5.2.2 deberá ser al
menos de 32 mm.1971L0318 — ES — 21.06.1974 — 001.001 — 6
▼B
5.4.Lectura del dispositivo indicador
El dispositivo indicador deberá hacerse de manera que respete el
principio de la lectura por simple yuxtaposición.
5.5.Avance de las cifras
Para una cifra de cualquier orden, el avance en una unidad deberá
producirse de forma completa mientras la cifra de orden inmediatamente
inferior esté describiendo la última décima parte de su recorrido.
5.6.Desmontaje del dispositivo indicador
Los contadores deberán construirse de modo que el dispositivo indicador
pueda desmontarse fácilmente con ocasión de una verificación.
6.Errores máximos tolerados
6.1. Los errores de medición se expresarán en valor relativo mediante la
relación, en tanto por ciento, de la diferencia entre el volumen indicado
y el volumen que realmente haya pasado por el contador, respecto a este
último volúmen.
6.2. Dichos errores se refieren a la medición de volúmenes de aire que
tengan una masa volumétrica de referencia de 1,2 kg/m3. Se podrá
considerar que, en condiciones atmosféricas normales, el aire ambiente
de un laboratorio de comprobación cumple esta condición.
6.3. Los errores máximos tolerados se señalan en los Capítulos II y III, y será
válidos para los sentidos de flujo autorizados.
7.Absorción de presión
7.1.Valores máximos tolerados
Los valores máximos tolerados de absorción de presión se señalan en los
Capítulos II y III.
8.Estampación de las marcas de comprobación y de precinto
8.1.Campo de aplicación
La estampación de las marcas de comprobación y de precinto CEE en un
contador de gas certificará exclusivamente que dicho contador responde
a las disposiciones de la presente Directiva.
8.2.Emplazamiento
8.2.1. Los lugares de las marcas deberán eligirse de modo que el
desmontaje de la parte precintada por una de las marcas ocasione
el deterioro de dicha marca.
8.2.2. Cuando las inscripciones previstas en el número I B 4.1 se
estampen sobre una placa descriptiva especial, una de las marcas
deberá situarse de modo que se deteriore si se levantare la placa
especial, pretendiéndose con ello impedir que se quite dicha
placa.
8.2.3. Será conveniente prever los lugares para las marcas de
comprobación o de precinto:
a) en todas las láminas que lleven una indicación prescrita por el
presente Anexo,
b) en todas las partres de la cubierta que no se puedan proteger
de otro modo contra intervenciones susceptibles de influir en
la exactitud de la medición.
9.Aprobación CEE de modelo y primera comprobación CEE
9.1.Aprobación CEE de modelo
9.1.1. La solicitud de aprobación de un modelo de contador deberá
incluir, junto al modelo propuesto, los documentos siguientes:
— una descripción del contador para el que se solicita la
aprobación,
— un dibujo en perspectiva o una fotografía de dicho contador,
— un plano de montaje del conjunto del contador, completado si
fuere necesario, con planos de detalle de construcción,
— una nomenclatura de las piezas que lo componen y cualquier
otra indicación que el servicio de metrología competente
considere necesaria,
— un plano que indique los lugares de las marcas de
comprobación y las marcas de precinto,1971L0318 — ES — 21.06.1974 — 001.001 — 7
▼B
— una declaración precisando que los contadores que se
fabriquen con arreglo al modelo responderán a las condi-
ciones reglamentarias de seguridad, particularmente en lo que
se refiere a la presión máxima de funcionamiento indicada en
la placa descriptiva.
9.2.Primera comprobación CEE
9.2.1. Los contadores que se presenten a la primera comprobación CEE
deberán estar en condiciones de funcionamiento. Si los
contadores debieren utilizarse con dispositivos adicionales
accionados por mandos de salida, dichos dispositivos deberán
estar ya acoplados en el momento de la comprobación, siempre
que no haya sido autorizado expresamente un posterior
acoplamiento después de la comprobación.
10.Marcas de comprobación y de precinto
Los contadores que hayan superado las pruebas de la comprobación:
— irán provistos de la marca de comprobación;
— recibirán las marcas de precinto en los lugares previstos para proteger
ciertos órganos contra manejos exteriores que puedan modificar las
características del contador.
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS CONTADORES DE VOLUMEN
DE GAS DE PAREDES DEFORMABLES
1.Campo de aplicación
El presente Capítulo, junto con las prescripciones del Capítulo I, se aplicará a
los contadores de gas en los que la medición del gas suministrado se efectúe
mediante cámaras medidoras de paredes deformables.
2.Amplitud de carga y designación
2.1. Los valores autorizados de los caudales máximos y los límites superiores
de los caudales mínimos correspondientes, así como los valores mínimos
de los volúmenes cíclicos, se especifican en el cuadro siguiente en
relación con la designación G de los contadores:
GQmáx
m3/hQmin
m3/h
(valor máximo)V
dm3
(valor mínimo)
1,6 2,5 0,016 0,7
2,5 4 0,025 1,2
4 6 0,040 2,0
6 10 0,060 3,5
10 16 0,100 6,0
16 25 0,160 10
25 40 0,250 18
40 65 0,400 30
65 100 0,650 55
100 160 1,000 100
160 250 1,600 200
250 400 2,500 400
400 650 4,000 900
650 1 000 6,500 2 000
2.2. Si, para un tipo de contador, el valor de Qmínfuere inferior al número
mencionado en el cuadro del número II 2.1, el valor numérico de dicho
Qmínse deberá expresar por medio de un número de la columna 3 de dicho
cuadro o de un submúltiplo decimal de dicho número.
2.3. Los contadores que tengan un volumen cíclico inferior al valor
mencionado en el cuadro del número II 2.1, podrán ser aprobados con
tal que su modelo cumpla los requisitos de la prueba de resistencia
mencionada a tal efecto en el número II 7.2.5.1971L0318 — ES — 21.06.1974 — 001.001 — 8
▼B
3.Detalles de fabricación
3.1. Para cada uno de los contadores, la diferencia entre el valor calculado del
volumen cíclico V y el valor de dicho volumen expresado en el contador
no podrá ser superior al 5% de este último valor.
3.2. Los contadores G 1,6 a G 6 inclusive podrán ir provistos de un dispositivo
que impida el funcionamiento del dispositivo medidor cuando el gas
circule en un sentido no autorizado.
4.Elemento controlador
4.1. Para los contadores G 1,6 a G 6 inclusive, el elemento controlador será tal
como se señala en el número I B 5.2.2. Para los contadores G 10 a G 650,
ambos inclusive, el elementos controlador será:
— bien como se señala en el número I B 5.2.2,
— bien amovible.
4.2. Cuando el elemento controlador sea tal como se señala en el número I B
5.2.2, el valor del intervalo de graduación del elemento controlador y la
numeración, deberán cumplir las disposiciones del cuadro siguiente:
Designación de los contadoresValores
máximos del
intervalo de
graduaciónNumeración
en
G 1,6 a G 6 inclusive 0,2 dm31d m3
G 10 a G 65 inclusive 2 dm310 dm3
G 100 a G 650 inclusive 20 dm3100 dm3
4.3. Para los contadores en los que el elemento controlador sea tal como se
señala en el número I B 5.2.2, la desviación típica de una serie de al
menos 30 mediciones sucesivas de un volumen de aire que se señala a
continuación, efectuadas a un caudal del orden de 0,1 Qmáxy en las
mismas condiciones, no podrá sobrepasar los valores mencionados en el
cuadro siguiente:
Designación de los contadoresVolúmenes
de aire a
medirValores
máximos
tolerados de
la desviación
típica
G 1,6 a G 4 inclusive 20 V 0,2 dm3
G 6 10 V 0,2 dm3
G 10 a G 65 inclusive 10 V 2 dm3
G 100 a G 650 inclusive 5 V 20 dm3
Los volúmenes de aire que deben medirse podrán sustituirse por los
volúmenes más próximos correspondientes a un número entero de vueltas
del elemento controlador.
5.Errores máximos tolerados
5.1.Disposiciones generales
5.1.1. Los errores máximos tolerados en más o en menos se especifican
en el cuadro siguiente
Caudales QErrores máximos tole-
rados en primera
comprobación CEE
Qmin≤Q< 2 Qmin3%
2Qmin≤Q≤ Qmáx2%1971L0318 — ES — 21.06.1974 — 001.001 — 9
▼M1
▼B
▼B
5.1.2. En primera comprobación CEE, los errores de un contadore para los
caudales Q, comprendidos entre 2 QmínyQmáx, no podrán sobrepasar el
1% si fueran todos del mismo signo.
6.Absorción de presión
6.1.La absorción total de presión
La absorción total de presión durante un flujo de aire de masa de volumen
1,2 kg/m3, a un caudal igual a Qmáx, no deberá sobrepasar por término
medio:
Designación de los contadoresValores máximos tolerados
por término medio de la
absorción total de presión en
primera comprobación CEE
N/m2mbar
G 1,6 a G 10 inclusive 200 2
G 16 a G 40 inclusive 300 3
G 65 a G 650 inclusive 400 4
6.2.Absorción mecánica de presión
la absorción mecánica de presión, absorción de presión durante un flujo
de aire de masa de volumen 1,2 kg/m3, a un caudal comprendido entre
Qmíny2Qmín, no deberá sobrepasar:
Designación de los contadoresValores máximos tolerados de
la absorción mecánica de
presión en primera comproba-
ción CEE
N/m2mbar
G 1,6 a G 40 inclusive 60 0,6
G 65 a G 650 inclusive 100 1,0
Los valores anteriormente indicados se refieren a los máximos de la
absorción mecánica de presión.
6.3.Disposición especial
Para los contadores cuya presión de funcionamiento sea superior a
0,1 MN/m2(1 bar) se aplicarán las disposiciones del número II 6.2
relativas a la absorción mecánica de presión, sin tener en cuenta la
absorción total de presión de dichos contadores señalada en el número II
6.1.
7.Aprobación CEE de modelo
7.1. Además del ejemplar del modelo, el solicitante, desde el primer
momento, deberá poner a disposición del servicio competente de dos a
seis contadores de muestra fabricados con arreglo al modelo.
Este número de contadores se repartirá entre varios valores de G a
petición del servicio competente, si la solicitud de aprobación se refiere a
contadores de valor diferente.
Según se desarrollen las pruebas, se podrá exigir contadores de muestra
suplementarios.
7.1.1. Esta diposición podrá admitir una excepción en el sentido de que
los contadores de muestra podrán ponerse a disposición del servici
competente con posterioridad. No obstante, no se decidirá sobre la
aprobación del modelo hasta que dichas muestras hayan sido
completamente examinadas.
7.1.2. Los contadores de muestra seguirán siendo propiedad del
solicitante y le serán devueltos una vez concedida la aprobación
del modelo.1971L0318 — ES — 21.06.1974 — 001.001 — 10
▼B
7.2.Examen
7.2.1. El modelo y sus contadores de muestra deberán cumplir las
disposiciones del Capítulo I y de los números 2, 3, 4, 5 y 6 del
presente Capítulo.
7.2.2. Por otro lado, en cuanto a la amplitud de carga, la diferencia entre
el máximo y el mínimo de los errores en función del caudal Q no
deberá ser superior al 3% para cada uno de los contadores.
7.3.2. El modelo y sus muestras serán sometidos a continuación a una
prueba de resistencia. Esta prueba se efectuará:
7.2.3.1. Para los contadores G 1,6 a G 10 inclusive:con aire y al
caudal máximo de los contadores; no obstante, para los
contadores en cuya placa descriptiva se indique la
naturaleza del gas, la prueba podrá efectuarse parcial
totalmente con el gas indicado.
7.2.3.2. Para los contadores G 16 a G 650 inclusive:con aire o con
gas y, siempre que sea posible, al caudal máximo de los
contadores.
7.2.4. La duración de la prueba de resistencia para los contadores cuyo
volumen cíclico sea igual o superior a los valores señalados en el
cuadro del número II 2.1, será:
7.2.4.1. Para los contadores G 1,6 a G 10 inclusive:1 000 horas; la
prueba podrá ser interrumpida, si bien se deberá terminar
en un plazo de sesenta días;
7.2.4.2. Para los contadores G 16 a G 650 inclusive:de modo que
cada contador mida un volumen de aire o de gas que
corresponda a un funcionamiento de 1 000 horas al caudal
máximo del contador; la prueba se deberá terminar a los
seis meses.
7.2.5. Para los contadores cuyo volumen cíclico sea inferior a los valores
señalados en el cuadro del número II 2.1, la duración de la prueba
de resistencia deberá ser de 2 000 horas, y deberá realizarse sobre
un número de aparatos superior al señalado en el número II 7.1,
según la designación del contador examinado y sus características
generales.
7.2.6. Después de la prueba de resistencia, los contadores (excepto uno
de ellos como máximo, si la prueba se efectuare sobre tres
contadores o más) deberán cumplir el conjunto de los requisitos
siguientes:
a) en la amplitud de carga, la diferencia entre el máximo y el
minimo de los errores de cada contador en función del caudal Q
no deberá ser superior al 4 %;
b) los valores de los errores no deberán diferir en más del 1,5 %
de los correspondientes valores iniciales;
para el caudal Qmin, esta regla sólo se aplicará a las
variaciones del error en el sentido negativo;
c) la absorción mecánica de presión no deberá haber aumentado
en más de 20 N/m2(0,2 mbar).
7.3.Modificación de un modelo ya aprobado
Si la solicitud de aprobación se refiere a una modificación de un modelo
ya aprobado, el servicio de metrología que haya aprobado el modelo
primitivo decidirá, según el carácter de la modificación, si son aplicables,
y en qué medida, las disposiciones de los números 7.1, 7.2.3, 7.2.4 y 7.2.5
del presente Capítulo.
8.Primera comprobación CEE
8.1.Pruebas de exactitud
Se considerará que un contador cumple las prescripciones relativas a los
errores máximos tolerados, si éstos se respetaren a los caudales
siguientes:
a) al caudal Qmin;
b) a un caudal del orden de 1/5 Qmax;
c) al caudal Qmax.1971L0318 — ES — 21.06.1974 — 001.001 — 11
▼M1
▼B
▼M1
▼M1
Si la prueba se realizáre en diferentes condiciones, éstas deberán
garantizar un resultado idéntico a las comprobaciones más arriba
indicadas.
CAPÍTULO III
PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LOS CONTADORES DE GAS DE
PISTONES ROTATIVOS Y A LOS CONTADORES DE GAS DE
TURBINA
1.Campo de aplicación
El presente Capítulo se aplicará, junto con las prescripciones del Capítulo I, a
los:
1.1.Contadores de gas de pistones rotativos
En los que la medición del gas suministrado se efectúe por medio de
cámaras medidoras de paredes rotativas.
1.2.Contadores de gas de turbina
En los que el flujo del gas ponga en movimiento una rueda de turbina y
cuyo número de vueltas represente el volumen de gas suministrado.
2.Amplitud de cargas
2.1. Los contadores de gas deberán tener, en función de la designación G del
contador, una de las amplitudes de carga que resulte del cuadro siguiente:
GQmáxm3/hAmplitud de carga
pequeña mediana grande
Qmínm3/h
25 40 8 4 2
40 65 13 6 3
65 100 20 10 5
100 160 32 16 8
160 250 50 25 13250 400 80 40 20
400 650 130 65 32
650 1 000 200 100 50
1 000 1 000 320 160 80
y los múltiplos decimales de las cinco últimas series.
3.Detalles de construcción
3.1.Contadores de pistones rotativos
3.1.1. Los contadores deberán ir provistos, tanto en el tubo de entrada
como en el de salida, de una toma de presión estática de 3 a 5 mm
de diámetro que permita medir la pérdida de presión; la presión
medida en el tubo de entrada constituirá la presión de referencia.
3.1.2. Los contadores podrán ir provistos de un dispositivo manual que
permita hacer girar los pistones, siempre que no se utilice
abusivamente para obstaculizar el funcionamiento correcto del
contador.
3.1.3. Los cojinetes de los ejes de los pistones rotativos de los contadores
de designación G 160 y siguientes podrán fabricarse de tal forma
que resulten accesibles sin deteriorar las marcas de protección.
3.2.Contadores de turbina
3.2.1. Los contadores deberán ir provistos de una toma de presión
estática que permita, en su caso, determinar de forma indirecta la
presión inmediatamente anterior a la rueda de turbina como
presión de referencia.1971L0318 — ES — 21.06.1974 — 001.001 — 12
▼B
▼M1
▼B
▼B
3.2.1.1. Si por encima de la rueda de turbina existiere un
dispositivo de estrangulamiento del flujo gaseoso, los
contadores podrán ir provistos, además de la toma de
presión exigida en el número II 3.2.1, de otra toma de
presión situada inmediatamente antes de dicho estrangu-
lamiento, que permita medir, con la toma de presión
aludida en el punto III 3.2.1, la diferencia de presión en el
dispositivo de estrangulamiento.
3.3.Tomas de presión
3.3.1. Las tomas de presión deberán ir provistas de un dispositivo de
cierre.
3.3.2. La toma de presión de la presión de referencia deberá llevar de
forma visible e indeleble la indicación «pr», y la otra toma de
presión la indicación «p».
4.Elemento controlador
4.1. En aplicación de las disposiciones de las letras I B 5.2.2. a) y b), el valor
máximo del intervalo de graduación del elemento controlador deberá ser:
para las designaciones G 40 y G 65 … 0,002 m3
para las deisgnaciones comprendidas entre los
valores G 100 y G 650, ambos inclusive … 0,02 m3
para las designaciones comprendidas entre losvalores G 1 000 y G 6 500, ambos inclusive … 0,2 m
3
y para las designaciones G 10 000 y siguientes … 2,0 m3
4.2. La escala del elemento controlador deberá ir numerada:
para las designaciones G 40 y G 65, después de cada … 0,01 m3
para las designaciones comprendidas entre los
valores G 100 y G 650, ambos inclusive, después
de cada … 0,1 m3
para las designaciones comprendidas entre los
valores G 1 000 y G 6 500, ambos inclusive después
de cada … 1,0 m3
para las designaciones G 10 000 y siguientes,después de cada … 10,0 m
3
5.Errores máximos tolerados
5.1. Los errores máximos tolerados en más o en menos se señalan en el cuadro
siguiente:
Caudales Q m3hErrores máximos tolerados en
primera comprobación CEE
Qmín≤Q < 0,2 Qmáx2%
0,2 Qmáx≤Q≤Qmáx1%
5.2. Los errores, si fueren todos del mismo signo, no deberán sobrepasar la
mitad de los errores máximos tolerados.
6.Aprobación CEE de modelo
6.1. Además del ejemplar del modelo, el solicitante, desde el primer
momento, deberá poner a disposición del servicio competente de dos a
seis contadores de muestra fabricados con arreglo a los modelos.
Este número de contadores se repartirá entre varios valores de G, a
petición del servicio competente, si la solicitud de aprobación se refiere a
contadores de valor diferente.
Según se desarrollen las pruebas, se podrán exigir contadores de muestra
suplementarios.
6.1.1. Esta disposición podrá admitir una excepción en el sentido de que
los contadores de muestra podrán ponerse a disposición del
servicio competente con posterioridad. No obstante, no se decidirá1971L0318 — ES — 21.06.1974 — 001.001 — 13
▼B
sobre la aprobación del modelo hasta que dichas muestras hayan
sido completamente examinadas.
6.1.2. Los contadores de muestra seguirán siendo propiedad del
solicitante y le serán devueltos en cuanto se haya concedido la
aprobación.
6.2.Examen
6.2.1. El examen consistirá expecialmente en la determinación de los
errores de cada contador, mediante una prueba con aire de masa de
volumen 1,2 kg/m3. Cada resultado de la prueba será tenido en
cuenta por separado.
6.2.1.1. La curva de errores de cada uno de los contadores deberá
quedar dentro de la banda dada por los límites de los
errores máximos tolerados en la primera comprobación
CEE, en la amplitud de carga cuya aprobación se solicite.
6.2.1.2. La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de
los errores, para cada uno de los contadores, no deberá
sobrepasar el 1% en la amplitud de carga entre ½ Qmáxy
Qmáx.
6.2.2. Los contadores serán sometidos a continuación a una prueba de
resistencia con aire o gas.
6.2.2.1. La prueba de resistencia se deberá efectuar, en la medida
de lo posible, al caudal máximo de los contadores. La
duración de funcionamiento deberá ser tal que cada
contador mida un volumen de aire o de gas que
corresponda a un funcionamiento de 1 000 horas al
caudal máximo sin que la duración total de la prueba
sobrepase los seis meses.
6.2.2.2. Después de este funcionamiento de resistencia, los
contadores se examinarán nuevamente conaire de masa
de volumen de 1,2 kg/m3, utilizando los mismos
instrumentos patrón que los utilizados en la prueba
mencionada en el número III 6.2.1.
En tales condiciones de prueba:
a) los valores de los errores anotados para los caudales
señalados en el número III 7.1 para cada contador
(excepto para uno de ellos, como máximo) no deberán
diferir en más del 1% de los errores anatados en el
momento de la prueba mencionada en el número III
6.2.1;
b) la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo
de la curva de errores no deberá sobrepasar el 1,5%
para cada uno de los contadores (excepto para uno de
ellos, como máximo) en la amplitud de carga entre
½QmáxyQmáx.
7.Primera comprobación CEE
7.1.Pruebas de exactitud
Se considerará que un contador cumple las prescripciones relativas a los
errores máximos tolerados, si éstos se respetan a los caudales siguientes:
a) para los contadores de pistones rotativos;
Qmín, 2,5 Qmín, 0,25 Qmáx, 0,5 QmáxyQmáx
b) para los contadores de turbina:
Qmín, 1,5 Qmín, 2,5 Qmín, 0,25 Qmax, 0,5 Qmax y Qmax.
Si la prueba se realizare en diferentes condiciones, éstas deberán
garantizar un resultado idéntico a las comprobaciones anteriormente
indicadas.
7.2. Los valores de los caudales mencionados en el número III 7.1 podrán
modificarse en un 5% en más o en menos.1971L0318 — ES — 21.06.1974 — 001.001 — 14
▼M1
▼B