1990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 1
Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones
►B DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 20 de junio de 1990
sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los instrumentos de
pesaje de funcionamiento no automático
(90/384/CEE)
(DO L 189 de 20.7.1990, p. 1)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►M1 Directiva 93/68/CEE delConsejo de 22 de Jul io de 1993 L 220 1 30.8.1993
Rectificada por:
►C1 Rectificación, DO L 258 de 22.9.1990, p. 35 (90/384/CEE)
►C2 Rectificación, DO L 216 de 8.8.1997, p. 99 (93/68/CEE)
▼B
DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 20 de junio de 1990
sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
relativas a los instrumentos de pesaje de funcionamiento no
automático
(90/384/CEE)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto elTratado constitutivo de l a Comunidad Económica Europea y, en
particular, su artículo 100 A,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
En cooperación con elParl amento Europeo (2),
Visto eldictamen delComité Económico y Social (3),
Considerando que los Estados miembros tienen la responsabilidad de
proteger al público contra los resultados incorrectos de las operacionesque se lleven a cabo con instrumentos de pesaje de funcionamento no
automático cuando éstos se utilizan en determinados ámbitos;
Considerando que, en cada Estado miembro, disposiciones imperativas
definen especialmente los requisitos de funcionamento necesarios paralos instrumentos de pesaje de funcionamento no automático, especifi-cando requisitos metrológicos y técnicos, así como procedimientos deinspección antes y después de su puesta en servicio; que dichasdisposiciones imperativas no conducen necesariamente a diferentes
niveles de protección de un Estado miembro a otro, pero que, por las
disparidades que presentan, dificultan el comercio dentro de laComunidad;
Considerando que las disposiciones nacionales que aseguran dicha
protección deben armonizarse para garantizar la libre circulación de losinstrumentos de pesaje de funcionamento no automático almismotiempo que garantizan un niveljustificado de protección en l a
Comunidad;
Considerando que la legislación comunitaria en su estado actual
establece la necesidad de aceptar las barreras a los movimientosintracomunitarios que resultan de las disparidades de las legislacionesnacionales sobre el uso de los productos, como excepción a una de lasnormas fundamentales de la Comunidad, es decir, la libre circulación demercancías, en la medida en que las disposiciones de las legislaciones
nacionales se consideren necesarias para garantizar que los productos de
que se trate cumplen los requisitos esenciales; que la armonización delas legislaciones en el presente caso debe, pues, limitarse a aquellasdisposiciones que resulten necesarias para garantizar que los instru-mentos de pesaje de funcionamento no automático satisfacen los
requisitos metrológicos y de funcionamiento esenciales; que debido a
que son esenciales dichos requisitos deben sustituir a las disposicionesnacionales correspondientes;
Considerando que la presente Directiva debe definir requisitos
imperativos y esenciales; que, para facilitar las pruebas de conformidadcon los requisitos esenciales, resulta necesario disponer de normasarmonizadas en el plano europeo, especialmente por lo que se refiere a
las características metrólogicas, de concepción y de construcción, de
forma que los instrumentos que cumplan dichas normas armonizadaspuedan presumirse conformes a los requisitos esenciales; que dichasnormas armonizadas a niveleuropeo han sido el aboradas por organismosprivados y deben conservar su carácter de textos no obligatorios; que, atalefecto, se reconoce alComité europeo de normal ización (CEN) y al1990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 2
(1)D O noC 55 de 4. 3. 1989, p. 6; y
DO noC 297 de 25. 11. 1989, p. 13.
(2)D O noC 158 de 26. 6. 1989, p. 221; y
DO noC 149 de 18. 6. 1990.
(3)D O noC 194 de 31. 7. 1989, p. 1.
▼B
Comité europeo de normalización electrónica (CENELEC) como
organismos competentes para adoptar normas armonizadas de acuerdocon las directrices generales de cooperación entre la Comisión y ambos
organismos, firmadas el13 de noviembre de 1984; que, a l os efectos de
la presente Directiva, una norma armonizada es una especificacióntécnica (norma europea o documento de armonización) adoptada poruno de dichos organismos o por ambos por mandato de la Comisión, deconformidad con las disposiciones de la Directiva 83/189/CEE del
Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un
procedimiento de información en materia de las normas y reglamen-taciones técnicas (
1) modificada por la Directiva 88/182/CEE (2) y con
las directrices generales anteriormente mencionadas;
Considerando que es necesario evaluar la conformidad con los requisitos
metrológicos y técnicos pertinentes para proporcionar a los usuarios y aterceros una protección eficaz; que los procedimientos de evaluación de
la conformidad existentes actualmente difieren de un Estado miembro a
otro; que, para evitar las evaluaciones múltiples de la conformidad queconstituyen en efecto obstáculos a la libre circulación de losinstrumentos, conviene prever un reconocimiento mutuo de losprocedimientos de evaluación de la conformidad por los Estadosmiembros; que, para facilitar el reconocimiento mutuo de los
procedimientos de evaluación de la conformidad, deben fijarse
procedimientos comunitarios armonizados, junto con criterios armoni-zados para designar a los organismos encargados de realizar las tareasderivadas de los procedimientos de evaluación de la conformidad;
Considerando que resulta pues esencial velar por que dichos organismos
designados garanticen en el conjunto de la Comunidad un alto nivel decalidad;
Considerando que la presencia del ►
M1marcado ◄de conformidad
►M1CE◄y de la viñeta con letra M en un instrumento de pesaje de
funcionamiento no automático implica una presunción de conformidad
con las disposiciones de la presente Directiva y hace por ello innecesariorepetir las evaluaciones de la conformidad que ya se hayan efectuado;
Considerando que es preciso adoptar medidas dirigidas a establecer
progresivamente elmercado interior en eltranscurso de un período queexpirará el31 de diciembre de 1992; que elmercado interior impl ica unespacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de
mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
CAPÍTULO I
Campo de aplicación, puesta en el mercado, libre circulación
Artículo 1
1. Por «instrumento de pesaje» se entiende un instrumento de pesaje
que sirve para determinar la masa de un cuerpo utilizando la acción de lagravedad sobre dicho cuerpo. Un instrumento de pesaje puede, además,servir para determinar otras cantidades, magnitudes, parámetros o
características relacionados con la masa.
Por «instrumento de pesaje de funcionamiento no automático» se
entiende un instrumento de pesaje que require la intervención de un
operador para determinar elpeso.
La presente Directiva se aplicará a todos los instrumentos de pesaje de
funcionamiento no automático denominados en lo sucesivo «instru-mentos».1990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 3
(1)D O noL 109 de 26. 4. 1983, p. 8.
(2)D O noL 81 de 26. 3. 1988, p. 75.
▼B
2. A efectos de la presente Directiva se distinguirán dos campos de
utilización de los instrumentos:
a) 1) determinación de la masa para las transacciones comerciales,
2) determinación de la masa para el cálculo de una tasa, arancel,
impuesto, prima, multa, remuneración, indemnización u otro tipode canon similar.
3) determinación de la masa para la aplicación de una normativa, o
una regulación; peritajes judiciales,
4) determinación de la masa en la práctica de la medicina en lo
referente a la pesada de los pacientes por razones de control, dediagnóstico y de tratamientos médicos,
5) determinación de la masa para la preparación en farmacia de
medicamentos por encargo, y determinación de las masas en los
análisis efectuados en los laboratorios médicos y farmacéuticos,
6) determinación del precio en función de la masa para la venta
directa al público y la confección de preembalajes;
b) Cualquier aplicación diferente de las de la letra a) del apartado 2 del
presente artículo.
Artículo 2
1. Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesa-
rias para garantizar que sólo se puedan comercializar los instrumentos
que cumplan las prescripciones que les sean aplicables de la presente
Directiva.
2. Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesa-
rias para garantizar que sólo puedan ser puestos en servicio, para losusos previstos en la letra a) del apartado 2 del artículo 1, losinstrumentos que cumplan las prescripciones pertinentes de la presente
Directiva, y que, por talmotivo, están provistos delmarcado «CE»
establecido en el artículo 10 y cuya conformidad haya sido evaluadasiguiendo los procedimientos del capítulo II.
Artículo 3
Los instrumentos utilizados para las aplicaciones mencionadas en la
letra a) del apartado 2 del artículo 1 deberán cumplir los requisitosesenciales definidos en el Anexo I.
Si elinstrumento comprendiere o estuviere conectado a dispositivos que
no se utilizan para las aplicaciones mencionadas en la letra a) delapartado 2 del artículo 1, dichos dispositivos no estarán sujetos a losrequisitos esenciales.
Artículo 4
1. Los Estados miembros no impedirán la introducción en el mercado
de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático quecumplan las prescripciones que les sean aplicables de la presente
Directiva.
2. Los Estados miembros no impedirán la puesta en servicio, para las
utilizaciones mencionadas en la letra a) del apartado 2 del artículo 1, deinstrumentos que cumplan las prescripciones que les sean aplicables dela presente Directiva.
Artículo 5
1. Los Estados miembros presumirán la conformidad con los
requisitos esenciales a que se refiere el artículo 3 de aquellosinstrumentos que respeten las normas nacionales pertinentes que, a suvez, apliquen las normas armonizadas que cumplan los requisitosesenciales contemplados en el artículo 3.1990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 4
▼M1
▼B
▼B
2. La Comisión publicará las referencias de las normas armonizadas a
que se refiere elapartado 1 en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas .
Los Estados miembros publicarán las referencias de las normas
nacionales a que se refiere el apartado 1.
Artículo 6
Cuando un Estado miembro o la Comisión considere que las normas
armonizadas a que se refiere el apartado 1 del artículo 5 no cumplentotalmente los requisitos esenciales contemplados en el artículo 3, la
Comisión o elEstado miembro interesado someterá elasunto alComité
permanente creado por la Directiva 83/189/CEE, denominado en losucesivo «el Comité», explicando los motivos de ello. El Comité emitiráun dictamen sin demora.
A la luz del dictamen del Comité, la Comisión notificará a los Estados
miembros si deben o no retirar tales normas de las publicaciones a quese refiere elapartado 2 delartícul o 5.
Artículo 7
1. Cuando un Estado miembro considere que los instrumentos que
llevan el ►
M1marcado ◄de conformidad ►M1CE◄contem-
plado en los puntos 2, 3 y 4 delAnexo II no se ajustan a l os requisitos de
la presente Directiva, aunque hayan sido correctamente instalados y
utilizados para los fines a los que están destinados, adoptará todas las
medidas apropiadas para retirar tales instrumentos del mercado, o paraprohibir o restingir su puesta en servicio y/o su puesta en elmercado.
ElEstado miembro de que se trate informará inmediatamente a l a
Comisión de dicha medida, indicando las razones de su decisión, yespecialmente si la falta de conformidad se debe:
a) al incumplimiento de los requisitos esenciales a que se refiere el
artículo 3, en los casos en que los instrumentos no se ajusten a lasnormas mencionadas en elapartado 1 delartícul o 5;
b) a una aplicación incorrecta de las normas contempladas en el
apartado 1 delartícul o 5;
c) a lagunas en las normas a que se refiere el apartado 1 del artículo 5.
2. La Comisión consultará a las partes interesadas lo antes posible.Después de dicha consulta, la Comisión informará inmediatamente al
Estado miembro que ha entablado la acción acerca del resultado. Si laComisión considerare que la medida está justificada, informará tambiénde ello inmediatamente a los demás Estados miembros.
Cuando la decisión se base en una presunta laguna de las normas, la
Comisión, previa consulta a las partes interesadas, someterá el asunto alComité en elpl azo de dos meses si elEstado miembro que hubiere
adoptado las medidas pretendiere mantenerlas, e iniciará el procedi-
miento contemplado en el artículo 6.
3. Si un instrumento no conforme llevare el ►
M1marcado ◄de
conformidad ►M1CE◄, elEstado miembro competente adoptará l as
medidas apropiadas contra cualquiera que hubiere fijado el►
M1marcado ◄e informará de ello a la Comisión y a los demás
Estados miembros.
4. La Comisión velará por que se mantenga informados a los Estados
miembros de la evolución y resultados de este procedimiento.1990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 5
▼B
CAPÍTULO II
Evaluación de la conformidad
Artículo 8
1. La conformidad de los instrumentos con los requisitos esenciales
definidos en el Anexo I podrá justificarse a elección del solicitantemediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
a) la aprobación CEE de modelo mencionada en el Anexo II punto 1
seguida bien de la declaración CE de conformidad con el modelo(garantía de la calidad de producción) mencionada en el Anexo IIpunto 2, bien de la verificación CE mencionada en el Anexo II punto3.
Sin embargo la aprobación CE de modelo no será obligatoria para los
instrumentos que no utilicen dispositivos electrónicos y cuyo
dispositivo de medición de carga no utilice resortes para equilibrar
la carga.
b) la verificación CE por unidad mencionada en el Anexo II punto 4.
2. Los documentos y correspondencia referentes a los procedimientos
mencionados en elapartado 1 se redactarán en una l engua oficialdelEstado miembro en el que vayan a llevarse a cabo dichos procedi-mientos, o en una lengua aceptada por el organismo competente.
3. a) Cuando los instrumentos sean objeto de otras directivas comuni-
tarias relativas a otros aspectos que dispongan la colocación del
marcado «CE», éste indicará que se supone que los instrumentos
cumplen también las disposiciones de esas otras directivas.
b) No obstante, en caso de que una o varias de esas directivas
aplicables a los instrumentos autoricen al fabricante a elegir,
durante un período transitorio, elsistema que apl icará, elmarcado«CE» señalará únicamente el cumplimiento de las disposicionesde las directivas aplicadas por el fabricante. En tal caso, lasreferencias de las directivas aplicadas, tal y como se publicaron en
elDiarioOficialdelasComunidadesEuropeas , deberán incluirse
en los documentos, folletos o instrucciones exigidos por dichasdirectivas y adjuntos a los instrumentos.
Artículo 9
1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás
Estados miembros los organismos que hayan designado para realizar los
cometidos propios del procedimiento contemplado en el artículo 8 y lastareas específicas para las que se haya designado cada organismo. LaComisión les asignará números de identificación.
La Comisión publicará en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas la lista de dichos organismos notificados con su número de
identificación y los cometidos que se les haya asignado, y velará por laactualización de dicha lista.
2. Los Estados miembros aplicarán los criterios mínimos establecidos
en el Anexo V para la designación de los organismos. Se presumirá quelos organismos que reúnan los criterios fijados por las normasarmonizadas pertinentes cumplen los criterios establecidos en el Anexo
V.
3. Un Estado miembro que haya designado un organismo revocará la
designación si éste dejare de cumplir los criterios de designacióncontemplados en el apartado 2. Informará inmediatamente de ello a losdemás Estados miembros y a la Comisión y retirará la notificación.1990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 6
▼M1
▼B
▼M1
▼B
▼B
CAPÍTULO III
►M1 Marcado CE ◄de conformidad e inscripciones
Artículo 10
1. En los instrumentos cuya conformidad CE se haya comprobado, el
►M1marcado CE ◄de conformidad y los datos suplementarios
exigidos que se mencionan en elpunto 1 delAnexo IV deberán figurarde forma bien visible, fácilmente legible e indeleble.
2. En todos los demás instrumentos, las inscripciones que se
mencionan en elpunto 2 delAnexo IV deberán figurar de forma bienvisible, fácilmente legible e indeleble.
3. Queda prohibido colocar en los instrumentos marcados que puedan
inducir a error a terceros en rel ación con elsignificado o ell ogotipo del
marcado «CE». Podrá colocarse cualquier otro marcado en los
instrumentos, a condición de que no reduzca la legibilidad ni lavisibilidad del marcado «CE».
Artículo 11
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7:
a) cuando un Estado miembro compruebe que se ha colocado
indebidamente elmarcado «CE», recaerá en elfabricante o su
representante establecido en la Comunidad la obligación derestablecer la conformidad del producto en lo que se refiere a lasdisposiciones sobre elmarcado «CE» y de poner fin a talinfracciónen las condiciones establecidas por dicho Estado miembro;
b) en caso de que se persistiera en la no conformidad, el Estado
miembro deberá tomar todas las medidas necesarias para restringir o
prohibir la comercialización del producto considerado o retirarlo delmercado, con arreglo a los procedimientos establecidos en el artículo7.
Artículo 12
Si un instrumento utilizado en alguna de las aplicaciones referidas en la
letra a) del apartado 2 del artículo 1 contuviere o estuviere conectado adispositivos que no se hubieren sometido a la evaluación deconformidad a que se refiere elartícul o 8, cada uno de estos dispositivosllevará el símbolo restrictivo de uso definido en el punto 3 del Anexo
IV. Dicho símbolo figurará en los dispositivos de forma claramente
visible e indeleble.
CAPÍTULO IV
Disposiciones finales
Artículo 13
Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesarias para
que los instrumentos que lleven el ►M1marcado CE ◄dando fe de
su conformidad a las prescripciones de la presente Directiva se ajusten a
dichas prescripciones.
Artículo 14
Toda decisión adoptada de conformidad con la presente Directiva y que
implique restricciones a la puesta en servicio de un instrumento deberá
precisar las razones exactas que la justifican. Dicha decisión seránotificada sin demora a la parte interesada que será informada al mismotiempo de los recursos legales de que dispone de conformidad con lalegislación vigente en el Estado miembro de que se trate y de los plazoscorrespondientes.1990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 7
▼M1
▼B
▼B
Artículo 15
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán antes del 1 de julio
de 1992 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva.
Informarán immediatamente de ello a la Comisión.
2. Los Estados miembros aplicarán dichas disposiciones a partir del 1
de enero de 1993.
3. Sin embargo, no obstante lo dispuesto en el apartado 2, los Estados
miembros admitirán durante un período de diez años a partir de la fechaen que apliquen las disposiciones contempladas en el apartado 1, lapuesta en elmercado y/o puesta en servicio de l os instrumentos que se
ajusten a las normativas vigentes antes de dicha fecha.
4. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los textos de las
disposiciones de Derecho interno que adopten en elámbito regul ado porla presidente Directiva.
5. La Directiva 73/360/CEE quedará derogada el1 de enero de 1993,
salvo en lo que se refiere a la aplicación del apartado 3.
Artículo 16
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.1990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 8
▼B
ANEXO I
A continuación se especifican los requisitos esenciales que deben reunir los
instrumentos contemplados en la letra a) del apartado 2 del artículo 1. La
terminología utilizada es la de la Organización internacional de metrología legal.
Observación preliminar
Si elinstrumento comprendiere o estuviere conectado a más de un dispositivo
indicador o impresor que se utilicen para las aplicaciones mencionadas en la letra
a) del apartado 2 del artículo 1, aquellos que repitan los resultados de la pesada y
que no puedan influenciar el correcto funcionamiento del instrumento no estarán
sujetos a los requisitos esenciales si una parte del instrumento que satisface los
requisitos esenciales imprime o registra de forma correcta e indeleble los
resultados de la pesada y son accesibles a las dos partes interesadas en la medida.
No obstante, en los instrumentos utilizados para la venta directa al público, los
dispositivos indicadores de la pesada para el vendedor y el cliente deberán
cumplir los requisitos esenciales.
PRESCRIPCIONES METROLÓGICAS
1.Unidades de masa
Las unidades de masa utilizadas son las unidades legales con arreglo a la
Directiva 80/181/CEE ►C1(1)◄, modificada por la Directiva 85/1/
CEE (2).
Ateniéndose a las condiciones citadas las unidades autorizadas son las
siguientes:
— unidades SI: kilogramo, microgramo, miligramo, gramo, tonelada,
— unidades imperiales: libra, onza (avoirdupois), onza troy,
— otras unidades: quilate métrico, para pesar piedras preciosas.
Para los instrumentos que utilicen las unidades imperiales de masa arriba
referidas, los requisitos esenciales relevantes especificados a continuación
serán convertidos a dichas unidades imperiales utilizando interpolación
simple.
2.Clases de precisión
2.1. Se han definido las siguientes clases de precisión:
I especial
II finaII media
IIII ordinaria
En elcuadro 1 se especifican estas cl ases.
CUADRO 1
Clases de precisión
Clase Escalón de verificación (e)Alcance
mínimo
(Min)Número de escalones de
verificación
n¼Max
e
valor
mínimovalor
mínimovalor
máximo
►C1I◄ 0,001 g≤e 100 e 50 000 —
►C1II◄ 0,001 g≤e≤0,05 g 20 e 100 100 000
0,1 g≤e 50 e 5 000 100 000
►C1III◄ 0,1 g≤e≤2 g, 20 e 100 10 000
5g≤e 20 e 500 10 0001990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 9
(1)D O noL 39 de 15. 2. 1980, p. 40.
(2)D O noL 2 de 3. 1. 1985, p. 11.▼C1
▼B
▼B
Clase Escalón de verificación (e)Alcance
mínimo
(Min)Número de escalones de
verificación
n¼Max
e
valor
mínimovalor
mínimovalor
máximo
►C1IIII◄ 5g≤e 10 e 100 1 000
Para los instrumentos de la clase ►C1II◄y►C1III◄que sirvan
para determinar una tarifa de transportes, la capacidad mínima se reduce a
5e .
2.2.Escalones
2.2.1. El escalón real (d) y el escalón de comprobación (e) deberán corresponder
a:
1×1 0k,2×1 0ko5×1 0kunidades de masa, cuando
k = un número entero o cero.
2.2.2. Para todos los instrumentos sin dispositivos indicadores auxiliares:
d=e
2.2.3. Para todos los instrumentos con dispositivos indicadores auxiliares, se
aplicarán las siguientes condiciones:
e=1×1 0kg
d<e≤10 d
salvo para los instrumentos ►C1de la clase I ◄con d < 10−4g, en los
que e = 10−3g.
3.Clasificación
3.1.Instrumentos con un solo campo de pesaje
Los instrumentos con dispositivo indicador auxiliar deberán corresponder a
las clases i) o ii). El límite inferior del alcance mínimo de los instrumentos
de estas dos clases se obtiene a partir del cuadro 1, sustituyendo el escalón
de comprobación (e) de la tercera columna por el escalón real (d).
Cuando d < 10−4g, la capacidad máxima de la ►C1de la clase I ◄
podrá ser inferior a 50 000 e.
3.2.Instrumentos con campos de pesaje múltiples
Se permiten campos de pesaje múltiples con tal de que estén claramente
indicadas en elinstrumento. Cada campo de pesaje se cl asificará con
arreglo al punto 3.1. Si los campos de pesaje corresponden a distintas
clases de precisión, el instrumento deberá cumplir los requisitos más
estrictos que se aplican a las clases de precisión a las que correspondan los
campos de pesaje.
3.3.Instrumentos multirrango
3.3.1. Los instrumentos con un campo de pesaje podrán tener varios campos
parciales de pesaje (instrumentos multirrango).
Los instrumentos multirrango no deberán llevar un dispositivo indicador
auxiliar.
3.3.2. Cada campo parcial de pesaje i de los instrumentos multirrango viene
definida por:
— su escalón de verificación eicon e(i + 1)►C1>ei◄
— su alcance máximo Maxicon Maxr= Max
— su alcance mínimo Minicon Mini= Max(i − 1)
y Min1= Min
en los que:
i = 1, 2, … r
i = número de campos parciales de pesaje1990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 10
▼B
r = número totalde campos parcial es de pesaje.
Todos los alcances se entienden como referidos a carga neta, indepen-
dientemente del valor de la tara utilizada.
3.3.3. Los campos parciales de pesaje se clasifican siguiendo el cuadro 2. Todos
ellos deberán corresponder a la misma clase de precisión, esto es, la clasede precisión a la que pertenece el instrumento.
CUADRO 2
Instrumentos multirrango
i = 1, 2, … r
i = número de campos parciales de pesaje
r = número totalde campos parcial es de pesaje
Clase Escalón de verificación (e)Alcance
mínimo
(Min)Número de escalones de verifi-
cación
valor mínimovalor
mínimo (1)
n¼Max i
eiþ1ðÞvalor máximo
n¼Max i
ei
►C1I◄ 0,001 g≤ei100 e150 000 —
►C1II◄ 0,001 g≤ei-≤0,05 g20 e15 000 100 000
0,1 g≤ei50 e15 000 100 000
►C1III◄ 0,1 g≤ei20 e1500 10 000
►C1IIII◄ 5g≤ei10 e150 1 000
(1) Cuando i = r se utilizará la columna correspondiente del cuadro 1, sustituyendo e por er.
4.Precisión
4.1. En la aplicación de los procedimientos que contempla el artículo 8 el error
de indicación no podrá ser superior al error máximo tolerado que se señala
en elcuadro 3. Si se trata de una indicación numérica, elerror de
indicación se corregirá delerror de redondeo.
Los errores máximos tolerados se aplicarán al valor neto y al valor de tara
para todas las cargas posibles, con excepción de los pesos de
predeterminación de tara.1990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 11
CUADRO 3
Errores máximos tolerados
Carga Error máximo tole-
rado en la primera
comprobación CE ►C1clase I◄► C1clase II◄► C1clase III ◄► C1clase IIII ◄
0≤m≤ 50 000 e 0 ≤m≤ 5 000 e 0 ≤m≤ 500 e 0 ≤m≤ 50 e ± 0,5 e
50 000 e < m ≤200 000 e 5 000 e < m ≤ 20 000 e 500 e < m ≤2 000 e 50 e < m ≤ 200 e ± 1,0 e
200 000 e < m 20 000 e < m ≤100 000 e 2 000 e < m ≤10 000 e 200 e < m ≤1 000 e ± 1,5 e▼B1990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 12
▼B
4.2. Los errores máximos tolerados en funcionamiento serán el doble de los
tolerados que establece el punto 4.1.
5. Los resultados de peso de un instrumento se podrán repetir y reproducir
indicando los dispositivos y métodos de equilibrado utilizados.
Éstos deberán ser bastante independientes de los cambios de emplaza-
miento de la carga en el receptor de carga.
6. Elinstrumento deberá reaccionar a pequeñas variaciones en l a carga.
7.Magnitudes de influencia y tiempo
7.1.►C1Los instrumentos de las clases II, III y IIII ◄, que se puedan
utilizar en posición inclinada, serán suficientemente insensibles a la
inclinación que pueda darse en el funcionamiento normal.
7.2. Los instrumentos reunirán las características metrológicas dentro de un
rango de temperaturas especificado por elfabricante. Elval or de esta
graduación será, por lo menos, igual a:
5 ºC en un instrumento ►C1de la clase I ◄
15 ºC en un instrumento de la ►C1de la clase II ◄
30 ºC en un instrumento ►C1de la clase III o IIII ◄.
Si no aparece especificado por el fabricante, se aplicará la graduación de −
10 ºC a + 40 ºC.
7.3. Los instrumentos que funcionan conectados a la red eléctrica reunirán las
características metrológicas en condiciones de fluctuaciones normal.
Los instrumentos que funcionan con pilas indicarán el momento en que la
tensión sea menor que elmínimo requerido y en esas condiciones, bien
seguirán funcionando correctamente o se desconectarán automáticamente.
7.4. Los instrumentos electrónicos, ►C1salvo los de la clase I y clase II ◄
para los que «e» es inferior a 1 g, deberá reunir las características
metrológicas en condiciones de humedad relativa alta en el límite superior
de su graduación de temperatura.
7.5. Elcargar ►C1un instrumento de clase II, III o IIII ◄durante un largo
período de tiempo no tendrá una influencia significativa en la indicación
de la carga o en la puesta a cero inmediatamente posterior a la retirada de
la carga.
7.6. En otras condiciones los instrumentos seguirán funcionando correctamente
o se desconectarán automáticamente.
CONCEPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN
8.Condiciones generales
8.1. La concepción y la fabricación de los instrumentos tendrá que realizarse de
tal manera que los instrumentos conserven sus cualidades metrológicas si
se utilizan e instalan adecuadamente y si funcionan en el medio para el que
han sido concebidos. Deberá indicarse elval or de masa.
8.2. Si están expuestos a perturbaciones, los instrumentos electrónicos no
acusarán fallos significativos o los detectarán y señalarán de forma
evidente.
Al ser detectado automáticamente un fallo significativo, los instrumentos
electrónicos pondrán en funcionamiento una alarma visual o auditiva hasta
que el usuario corrija el fallo o éste desaparezca.
8.3. Las condiciones expuestas en los puntos 8.1. y 8.2. se deberán cumplir con
carácter permanente durante un período normalde tiempo, conforme aluso
a que están destinados.
Los dispositivos electrónicos digitales ejercerán siempre un control
adecuado delproceso de medida, deldispositivo indicador así como del
almacenamiento y transferencia de los datos.
Cuando se detecte automáticamente un error de durabilidad significativo,
se pondrá en funcionamiento una alarma visual o auditiva que no cesará
hasta que elusuario corrija elerror o éste desaparezca.
8.4. Cuando se conecte un equipo exterior a un instrumento electrónico con una
interfaz adecuada, ello no perjudicará a las cualidades metrológicas del
instrumento.1990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 13
▼B
8.5. Los instrumentos no poseerán características que faciliten el uso
fraudulento y serán mínimas las posibilidades de incurrir en uso incorrecto
involuntario. Los componentes que no deban ser desmontados o ajustados
por parte del usuario lo estarán protegidos contra tales acciones.
8.6. Los instrumentos tendrán un diseño que permita la realización rápida de
los controles reglamentarios que dispone la presente Directiva.
9.Indicación de los resultados del pesaje y otras estimaciones de peso
La indicación de los resultados del pesaje y de otras estimaciones de peso
será precisa, clara y no deberá inducir a error, y el aparato indicador
posibilitará una rápida lectura en condiciones normales de uso.
Los nombres y símbolos de las unidades mencionadas en el apartado 1 del
presente Anexo deberán ajustarse a las disposiciones de la Directiva 80/
181/CEE ►C1(1)◄, utilizando para el quilate métrico el símbolo «ct».
La indicación no será posible por encima del alcance máximo (Max), con
un aumento de 9 e.
Únicamente se permite la instalación de un dispositivo indicador auxiliar
detrás de la marca decimal. Se puede utilizar temporalmente un dispositivo
indicador ampliado pero, durante su funcionamiento, no se imprimirá.
Se podrán mostrar indicaciones secundarias, si se pueden identificar como
tales y no se confunden con indicaciones primarias.
10.Impresión de los resultados del pesaje y otras estimaciones de peso
Los resultados impresos serán correctos, razonablemente identificables y
sin ambigüedades. La impresión será clara, legible, indeleble y
permanente.
11.Nivelación
Cuando proceda, los instrumentos estarán equipados con un dispositivo de
nivelación y un indicador de nivel, de una sensibilidad suficiente como
para que permitan una instalación adecuada.
12.Puesta a cero
Los instrumentos podrán estar dotados de dispositivos de puesta a cero. El
funcionamiento de dichos mecanismos producirá una puesta a cero precisa
y no provocará resultados incorrectos de medición.
13.Dispositivos de tara y dispositivos de predeterminación de tara
Los instrumentos pueden tener uno o más dispositivos de tara y un
mecanismo de predeterminación de tara. Elfuncionamiento de l os
dispositivos de tara producirá una puesta a cero precisa y garantizará un
pesaje neto correcto. Elfuncionamiento deldispositivo de predetermina-
ción de tara garantizará la determinación correcta del valor neto calculado.
14.Instrumentos para venta directa al público con un alcance máximo
que no supere los 100 kg: condiciones adicionales
Los instrumentos para venta directa alpúbl ico ofrecerán alcl iente
claramente toda la información esencial sobre la operación de pesaje y si
se trata de instrumentos que indican elprecio, indicarán alcl iente
claramente al cálculo del precio del artículo adquirido.
Elprecio a pagar, si aparece indicado, será exacto.
Los instrumentos que calculan el precio tendrán que presentar las
indicaciones esenciales durante el tiempo suficiente para que el cliente
pueda leerlas bien.
Estos instrumentos podrán realizar otras funciones además del pesaje y el
cálculo del precio únicamente si todas las indicaciones relativas a las
transacciones quedan impresas de forma clara y sin ambigüedades y bien
reflejadas en un ticket o etiqueta destinados al cliente.
Los instrumentos no presentarán características que puedan dar, directa o
indirectamente, indicaciones que no se puedan interpretar fácilmente o de
forma inmediata.1990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 14
(1)D O noL 39 de 15. 2. 1980, p. 40.
▼B
Los instrumentos protegerán a los clientes contra transacciones de venta
incorrectas debidas a su funcionamiento defectuoso.
No se permitirán dispositivos indicadores auxiliares ni dispositivos
indicadores ampliados.
Sólo se permitirán dispositivos suplementarios cuando no hagan posible el
uso fraudulento.
Los instrumentos con las características de los utilizados para venta directa
al público, que no reúnan las condiciones descritas en el presente punto
llevarán el sello indeleble «prohibida su utilización para la venta directa al
público».
15.Instrumentos para el etiquetado de precios
Los instrumentos para eletiquetado de precios deberán reunir l as
condiciones a ellos aplicables que rigen los instrumentos indicadores de
precio para la venta directa al público. Por debajo de una magnitud mínima
no se podrá imprimir una etiqueta de precio.1990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 15
▼B
ANEXO II
1.Examen CE de modelo
1.1. Elexamen CE de model o es elprocedimiento por elcualun organismo
notificado comprueba y certifica que eldiseño de un instrumento, que
representa a la producción que se pretende conseguir, se ajusta a las
disposiciones aplicables de la presente Directiva.
1.2. La solicitud de examen de modelo deberá ser presentada por el fabricante
o por su representante autorizado, establecido en la Comunidad, ante un
único organismo notificado.
La solicitud deberá incluir:
— elnombre y l a dirección delfabricante y, cuando haya sido presentada
por elrepresentante autorizado, además elnombre y l a dirección de
éste último;
— una declaración escrita de que no se ha presentado la solicitud ante
ningún otro organismo notificado;
— la documentación técnica que se especifica en el Anexo III.
Elsol icitante pondrá a disposición delorganismo notificado un
instrumento representativo de lo que se pretende producir, llamado en lo
sucesivo «modelo».
1.3. Elorganismo notificado:1.3.1. examinará la documentación relativa al diseño y comprobará que el
modelo ha sido fabricado conforme a dicho documentación;
1.3.2. acordará con el solicitante el lugar donde se realizarán los exámenes y/o
pruebas;
1.3.3. efectuará o hará efectuar los exámenes y/o pruebas oportunas para
confirmar que las soluciones adoptadas por el fabricante cumplen los
requisitos esenciales cuando no se hayan aplicado las normas contem-
pladas en el artículo 5;
1.3.4. efectuará o hará efectuar los exámenes y/o pruebas adecuadas para
comprobar que, si el fabricante ha optado por aplicar las normas
pertinentes, éstas se han aplicado bien, garantizando de esa manera la
conformidad con los requisitos esenciales;
1.4. Si el modelo se ajusta a las disposiciones de la presente Directiva, el
organismo notificado expedirá alsol icitante un certificado de aprobación
CE de modelo. El certificado contendrá las conclusiones del examen, las
condiciones (si las hubiera) de su validez, los datos necesarios para la
identificación del instrumento homologado y la descripción de su
funcionamiento. Todos los elementos descriptivos de carácter técnico,
como gráficos o esquemas, deberán adjuntarse como anexos delcertificado
de aprobación CE de modelo.
El certificado tendrá una validez de 10 años a partir de la fecha de
expedición y se podrá renovar por períodos de 10 años.
En caso de cambios fundamentales en la concepción del instrumento, por
ejemplo resultantes de la aplicación de nuevas técnicas, la validez del
certificado podrá quedar limitada a dos años y prorrogada por un período
de tres años.
1.5. Cada organismo notificado proporcionará periódicamente a todos los
Estados miembros la lista de:
— las solicitudes de examen CE de modelo recibidas;
— los certificados de aprobación CE de modelos expedidos;— los complementos y modificaciones relativos a los documentos ya
expedidos.
Además, cada organismo autorizado informará inmediatamente a todos los
Estados miembros en caso de supresión de un certificado de aprobación
CE de modelo.
Cada Estado miembro proporcionará dicha información a los organismos
que haya autorizado.
1.6. Los demás organismos notificados podrán recibir una copia de los
certificados y de sus anexos.
1.7. Elsol icitante mantendrá informado alorganismo que expidió elcertificado
de aprobación CE de las modificaciones hechas al modelo.1990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 16
▼B
Las modificaciones introducidas en un modelo aprobado han de obtener
una aprobación adicionaldelorganismo notificado que expidió el
certificado de aprobación CE de modelo si tales cambios afectan a la
conformidad con los requisitos esenciales de la presente Directiva o a las
condiciones prescritas de utilización del instrumento. Dicha aprobación
adicionalse presentará como un añadido alcertificado originalde
aprobación CE de modelo.
2.Declaración CE de conformidad con el modelo (garantía de la calidad
de producción)
2.1. La declaración CE de conformidad con el modelo (garantía de la calidad
de producción) es elprocedimiento por elcualelfabricante que cumpl e l as
obligaciones mencionadas en el apartado 2.2 declara que los instrumentos
son, en su caso, conformes almodel o descrito en elcertificado de
aprobación CE y cumplen los requisitos aplicables de la presente
Directiva.
El fabricante o su representante establecido en la Comunidad colocará el
marcado «CE» en cada instrumento así como las inscripciones que figuran
en elAnexo IV y extenderá una decl aración escrita de conformidad.
Elmarcado «CE» deberá ir seguido delnúmero de identificación del
organismo notificado encargado delcontrolCE mencionado en elpunto2.4.
2.2. Elfabricante tiene que haber apl icado de forma apropiada un sistema de
calidad con arreglo a lo dispuesto en el punto 2.3. y se someterá al control
especificado en elpunto 2.4.
2.3.Sistema de calidad
2.3.1. Elfabricante deberá presentar una sol icitud de aprobación a un organismo
notificado.
La solicitud comprenderá:
— un compromiso de cumplir las obligaciones derivadas del sistema de
calidad homologado;
— un compromiso de mantener elsistema de cal idad aprobada para
garantizar una adecuación y eficiencia duraderas.
Elfabricante pondrá a disposición delorganismo notificado todas l as
informaciones necesarias, especialmente la documentación relativa al
sistema de calidad y al diseño del instrumento.
2.3.2. El sistema de calidad garantiza que los instrumentos se ajustan al modelo
descrito en elcertificado de aprobación CE de model o y son conformes al
(los) requisito(s) de la presente Directiva que les afectan.
Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante
se deberán documentar de forma sistemática mediante normas, instruc-
ciones y procedimientos escritos. Dicha documentación delsistema de
calidad garantizará una interpretación común de programas, planes,
manuales y registros de calidad.
La documentación incluirá especialmente una descripción adecuada de:
— los objetivos de calidad y la estructura orgánica, responsabilidades y
atribuciones de las autoridades responsables de la calidad del producto;
— elproceso de fabricación, l as técnicas de controly de garantía de
calidad, procesos y operaciones sistemáticas que se realicen;
— los exámenes y pruebas que se efectúen antes, durante y después de la
fabricación y la frecuencia con que se realicen;
— los medios para controlar la consecución de la necesaria calidad del
producto y eladecuado funcionamiento delsistema de controlde
calidad.
2.3.3. El organismo notificado examinará y evaluará el sistema de calidad para
ver si cumple los requisitos reflejados en el apartado 2.3.2. En cuanto a los
sistemas de calidad que aplican las normas armonizadas correspondientes,
se estimará que son conformes a dichos requisitos.
Dicho organismo notificará su decisión al fabricante e informará de ello a
los otros organismos de inspección autorizados. La notificación constará
de las conclusiones del examen y, en caso de denegación, una justificación
detallada de tal decisión.1990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 17
▼M1
▼B
▼B
2.3.4. Elfabricante o su representante autorizado informarán alorganismo
notificado que haya homologado el sistema de calidad de cualquier puesta
aldía delsistema de garantía rel acionada con cambios debidos a nuevas
tecnologías y conceptos de calidad, por ejemplo.
2.3.5. Cuando un organismo notificado retire su aprobación a un sistema de
calidad, deberá informar de ello a los demás organismos notificados.
2.4.Control CE
2.4.1. Elobjetivo delcontrolCE es asegurarse de que elfabricante cumpl e
debidamente las obligaciones derivadas del sistema de calidad aprobado.
2.4.2. El fabricante tendrá que permitir al organismo notificado la entrada a los
lugares de fabricación, inspección, ensayo y almacenamiento, con fines de
inspección y le facilitará toda la información necesaria, especialmente:
— la documentación sobre el sistema de calidad,
— la documentación técnica,
— los registros de calidad, como informes de inspección y datos de las
pruebas, datos de calibración, informes de aptitud del personal, etc.
El organismo notificado llevará a cabo auditorías periódicamente con
objeto de asegurarse de que elfabricante mantiene y apl ica elsistema de
calidad; proporcionará un informe sobre dicha auditoría al fabricante.
Además, elorganismo notificado podrá visitar alfabricante sin previo
aviso. Durante tales visitas el organismo notificado podrá realizar
auditorías completas o parciales y entregará un informe sobre la visita y,
en su caso, sobre la auditoría al fabricante.
2.4.3. Elorganismo notificado se cerciorará de que elfabricante mantiene y
aplica el sistema de calidad y remitirá un informe del control.
3.Verificación CE
3.1. La verificación CE es elprocedimiento mediante elcualelfabricante o su
representante establecido en la Comunidad aseguran y declaran que los
instrumentos que cumplen las disposiciones del punto 3.3. se ajustan, en su
caso, al tipo descrito en el certificado «CE de tipo» y cumplen los
requisitos pertinentes de la presente Directiva.
3.2. Elfabricante tomará todas l as medidas necesarias para que el
procedimiento de fabricación garantice, en su caso, la conformidad de
los instrumentos con el tipo descrito en el certificado «CE de tipo» y con
los requisitos pertinentes de la presente Directiva. El fabricante o su
representante establecido en la Comunidad colocarán el marcado «CE» en
cada uno de los instrumentos y extenderán una declaración escrita de
conformidad.
3.3. Elorganismo notificado efectuará l os exámenes y pruebas apropiadas para
verificar la conformidad del producto con los requisitos de la presenteDirectiva mediante inspección y prueba de cada uno de los instrumentos
como se especifica en elpunto 3.5.
3.4. En el caso de los instrumentos que no estén sujetos a la aprobación «CE de
tipo», el organismo notificado deberá poder acceder, cuando así lo solicite,
a la documentación relativa al diseño del instrumento a la cual se refiere el
Anexo III.
3.5. Verificación mediante inspección y prueba de cada instrumento.3.5.1. Se examinarán los instrumentos uno por uno y se realizarán las pruebas
apropiadas definidas en la norma o normas pertinentes a que se refiere el
artículo 5, o bien pruebas equivalentes, para verificar, en su caso, su
conformidad con eltipo descrito en elcertificado de examen «CE de tipo»
y con los requisitos pertinentes de la presente Directiva.
3.5.2. El organismo notificado colocará o hará que se coloque su número de
identificación en cada instrumento cuya conformidad con los requisitos
haya sido comprobada y extenderá un certificado de conformidad referente
a las pruebas efectuadas.
3.5.3. El fabricante o su representante establecido en la Comunidad deberán
poder presentar, si así se les solicitara, los certificados de conformidad del
organismo notificado.1990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 18
▼M1
▼M1
4.Verificación CE por unidad
4.1. La verificación CE por unidad es elprocedimiento mediante elcualel
fabricante o su representante establecido en la Comunidad aseguran y
declaran que el instrumento diseñado en general para un uso específico y
que ha obtenido elcertificado a que se refiere elapartado 4.2., cumpl e l os
requisitos pertinentes de la presente Directiva. El fabricante o su
representante establecido en la Comunidad colocarán el marcado «CE»
en elinstrumento y extenderán una decl aración escrita de conformidad.
4.2. Elorganismo notificado examinará elproducto y efectuará l as pruebas
apropiadas definidas en la norma o normas aplicables a que se refiere el
artículo 5, u otras pruebas equivalentes, para verificar la conformidad con
los requisitos pertinentes de la presente Directiva.
El organismo notificado colocará o hará que se coloque su número de
identificación en elinstrumento cuya conformidad con l os requisitos haya
sido comprobada y extenderá una declaración de conformidad escrita
relativa a los ensayos efectuados.
4.3. La documentación técnica relativa al diseño del instrumento y a la cual se
refiere el Anexo III tiene por objetivo permitir la evaluación del
cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva, así como la
comprensión deldiseño, l a fabricación y elfuncionamiento delproducto.
Deberá estar a disposición delorganismo notificado.
4.4. Elfabricante o su representante deberán poder presentar l os certificados de
conformidad del organismo notificado cuando se les soliciten.
5.Disposiciones generales
5.1. La declaración CE de conformidad de modelo (garantía de la calidad de
producción), la verificación CE y la verificación CE por unidad podrán
realizarse en las instalaciones del fabricante o en cualquier otro lugar si el
transporte al lugar en el que se va a utilizar no requiere desmontar el
instrumento, si alponerl o en funcionamiento en ell ugar donde se vaya a
usar no requiere montar elinstrumento u otras intervenciones técnicas que
puedan afectar a sus prestaciones, y si el valor de la gravedad en el lugar
en el que se vaya a utilizar ha sido tenido en cuenta o si las prestaciones
del instrumento son insensibles a las variaciones de gravedad. En todos los
demás casos, se llevarán a cabo en el lugar en que se vaya a utilizar el
instrumento.
5.2. Si las características del instrumento son sensibles a las variaciones de la
gravedad, los procedimientos contemplados en el punto 5.1. podrán
realizarse en dos fases, comprendiendo la segunda fase todos los ensayos y
pruebas cuyo resultado dependa de la gravedad mientras que en la primera
fase se efectuarán los restantes ensayos. La segunda fase se realizará en el
lugar de uso del instrumento. Si un Estado miembro ha establecido zonas
de gravedad en su territorio, la expresión «en el lugar de uso del
instrumento» se interpretará como «en la zona de gravedad de uso del
instrumento».
5.3.1. Si un fabricante ha optado por la realización en dos fases de uno de los
procedimientos mencionados en elpunto 5.1. y son dos equipos diferentes
los encargados de llevar a cabo estas dos fases, el instrumento que haya
sido sometido a la primera fase de dicho procedimiento ostentará el
símbolo de identificación del organismo notificado que haya participado
en dicha fase.
5.3.2. La parte que haya llevado a cabo la primera etapa del procedimiento
expedirá, para cada uno de los instrumentos, un certificado por escrito en
elque figurarán l os datos necesarios para identificar elinstrumento y se
precisarán los exámenes y pruebas efectuadas.
La parte que efectúe la segunda etapa del procedimiento llevará a cabo los
exámenes y pruebas que aún no se hubieran realizado.
Elfabricante o su representante deberán poder presentar l os certificados de
conformidad del organismo notificado cuando se les soliciten.
5.3.3. Elfabricante que haya optado por l a certificación de conformidad CE con
el modelo (garantía de la calidad de producción) en la primera fase podrá,
en la segunda, o bien utilizar el mismo procedimiento, o bien utilizar la
verificación CE.1990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 19
▼B
▼M1
▼B
▼M1
5.3.4. El marcado «CE» se colocará en el instrumento después de finalizada la
segunda etapa, aligualque elnúmero de identificación delorganismo
notificado que haya participado en la segunda etapa.1990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 20
▼B
ANEXO III
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SOBRE EL DISEÑO
La documentación técnica deberá permitir que se comprenda la concepción, la
fabricación y el funcionamiento del instrumento y la evaluación de su
conformidad con los requisitos de la Directiva.
La documentación consta de los siguientes elementos para su evaluación en la
medida que son necesarios para su evaluación:
— una descripción generaldelmodel o;
— los estudios de concepción, representación gráfica de la fabricación y
proyecto de componentes, subconjuntos, circuitos, etc.;
— descripción y explicaciones necesarias para la comprensión de lo anterior, en
particular, el funcionamiento del instrumento;
— una lista de las normas mencionadas en el artículo 5, aplicadas total o
parcialmente, y descripciones de las soluciones adoptadas para cumplir los
requisitos esenciales cuando no se hayan aplicado las normas contempladas
en elartícul o 5;
— los resultados de los cálculos de concepción y las pruebas;— los informes sobre los ensayos;— los certificados de aprobación CE de modelo y resultados de los ensayos
correspondientes sobre instrumentos que contengan elementos idénticos a los
delproyecto.1990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 21
▼B
ANEXO IV
1.Instrumentos sujetos al procedimiento CE de evaluación de confor-
midad
1.1. Dichos instrumentos deberán llevar:
a) — el marcado «CE» de conformidad, que habrá de incluir el símbolo
«CE» que describe elAnexo VI, ►C2 ◄
— el (los) símbolo(s) de identificación del(los) organismo(s) notifi-
cado(s) que ha(n) llevado a cabo el control CE o la verificación CE.
Elmarcado y l as indicaciones mencionadas deberán aparecer adheridas al
instrumento, de forma clara;
b) una viñeta cuadrada de al menos 12,5 mm de lado, verde, con la letra M
mayúscula en carácter de imprenta de color negro;
c) las siguientes indicaciones:
— en su caso, elnúmero delcertificado de aprobación CE delmodel o,
— marca o nombre delfabricante,
— indicación del tipo de precisión, dentro de un óvalo o en dos líneas
horizontales unidas por dos semicírculos,
— alcance máximo representado por Max …,— alcance mínimo representado por Min …,— escalón de verificación representado por e = …,
— las dos últimas cifras del año de colocación del marcado «CE»,
más, cuando proceda:
— número de fabricación,
— para los instrumentos que constan de unidades separadas pero
asociadas: marca de identificación en cada unidad,
— escalón si fuese distinto de e representado por d = …,— efecto máximo aditivo de tara representado por T = + …,— efecto máximo sustractor de tara si fuese distinto de Max
representado por T = − …,
— escalón de tara, si fuese distinto de d representado por d
T=… ,
— carga máxima segura, si fuese distinta de Max representado por Lim
…,
— límites especiales de temperatura representado por … ºC/… ºC,— relación entre receptor de peso y de carga.
1.2. Los instrumentos ofrecerán las características adecuadas para poder
añadirles el ►
M1marcado ◄de conformidad y/o las indicaciones CE.
Esto se hará de manera que no se puedan suprimir sin sufrir desperfectos y
que éstas sean visibl es alestar elinstrumento en su posisión normalde
funcionamiento.
1.3. Cuando se utilice una placa de características, ésta se podrá sellar salvo que
no se pueda quitar sin ser destruida. Si se puede sellar, se le podrá aplicar
una marca de control.
1.4. Los signos «Max», «Min», «e», «d», deberán aparecer también junto a la
representación del resultado, si no lo están de antemano.
1.5. Cualquier dispositivo de medición de carga que esté o pueda estar conectado
a uno o más receptores de carga deberá llevar las indicaciones relativas a
éstos.
2.Otros instrumentos
Los demás instrumentos deberán llevar:
— la marca o nombre del fabricante,
— elal cance máximo representado por Max …
Estos instrumentos no pueden llevar la viñeta indicada en punto 1.1.b).
3.Símbolo restrictivo de uso a que se refiere el artículo 12
Dicho símbolo estará constituido por la letra M mayúscula en carácter de
imprenta negro sobre un fondo rojo cuadrado, de almenos 25 mm de l ado, el
conjunto cruzado por las dos diagonales del cuadrado.1990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 22
▼M1
▼B
▼M1
▼B
▼B
ANEXO V
Criterios mínimos que aplicarán los Estados miembros al designar a los
organismos que lleveran a cabo los cometidos relativos a los procedimientos
mencionados en elartícul o 8:
1) Dichos organismos dispondrán delpersonal , medios y equipos necesarios.
2) Este personalposeerá competencia técnica e integridad profesional .
3) Los organismos deberán trabajar de forma independiente de todos los círculos,
grupos o personas que tengan un interés directo o indirecto en los instrumentos
no automáticos para pesar por lo que respecta a la realización de las pruebas,
preparación de los informes, expedición de los certificados y el control
impuestos por la presente Directiva.
4) Elpersonalrespetará elsecreto profesional .5) Los organismos deberán suscribir una póliza de responsabilidad civil si ésta no
queda cubierta por el Estado, en virtud de su legislación nacional.
Los Estados miembros comprobarán periódicamente que se cumplen las
condiciones expresadas en 1 y 2.1990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 23
▼M1
ANEXO VI
MARCADO «CE» DE CONFORMIDAD
— El marcado CE de conformidad estará compuesto de las iniciales «CE»
diseñadas de la siguiente manera:
— En caso de reducirse o aumentarse eltamaño delmarcado «CE», deberán
conservarse las proporciones de este logotipo.
— Los diferentes elementos del marcado «CE» deberán tener una dimensión
vertical apreciablemente igual, que no será inferior a 5 mm.1990L0384 — ES — 02.08.1993 — 001.001 — 24