1971L0316 — ES — 01.01.1973 — 001.001 — 1
Estedocumentoesuninstrumentodedocumentaciónynocomprometelaresponsabilidaddelasinstituciones
►B DIRECTIVADELCONSEJO
de26dejuliode1971
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las disposiciones
comunesalosinstrumentosdemedidayalosmétodosdecontrolmetrológico
(71/316/CEE)
(DO L 202 de 6.9.1971, p. 1)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►M1Directiva 72/427/CEE del Consejo de 19 de diciembre de 1972 L 291 156 28.12.1972
Modificada por:
►A1Acta de adhesión de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte(*)L 73 14 27.3.1972
(adaptada por Decisión del Consejo de 1 de enero de 1973)(*) L 2 1 1.1.1973
(*) No existe versión en español de este acto.
▼B
DIRECTIVADELCONSEJO
de26dejuliode1971
relativaalaaproximacióndelaslegislacionesdelosEstadosmiem-
brossobre lasdisposicionescomunesalosinstrumentosdemedida
yalosmétodosdecontrolmetrológico
(71/316/CEE)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y,
en particular, su artículo 100,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo(1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),
Considerando que, en cada Estado miembro, tanto las características
técnicas de los instrumentos de medida como los métodos de controlmetrológico se determinan mediante disposiciones imperativas; quetales prescripciones difieren de uno a otro Estado miembro; que sudisparidad obstaculiza los intercambios comerciales y puede crear
condiciones desiguales de competencia dentro de la Comunidad;
Considerando que los controles que existen en cada Estado miembro
tienen como fin, entre otros garantizar a los compradores que las canti-dades entregadas se correspondan con el precio pagado y que, por
consiguiente, el objetivo de la presente Directiva no es el de suprimir
tales controles, sino eliminar las diferencias en las normativas en lamedida en que constituyan un obstáculo a los intercambios comer-ciales;
Considerando que tales obstáculos al establecimiento y funcionamiento
del mercado común se podrían reducir y eliminar si se aplicaran lasmismas prescripciones en los Estados miembros, con carácter comple-mentario, en una primera fase, de las normas nacionales que existen enla actualidad, y posteriormente, cuando se diesen las condiciones nece-
sarias, sustituyendo dichas normas nacionales;
Considerando que las prescripciones comunitarias, incluso durante el
periodo en que coexistan con las normas nacionales, ofrecen a lasempresas la posibilidad de tener una producción con características
técnicas uniformes, que puede por lo tanto ser comercializada y utili-
zada en el interior de toda la Comunidad, tras haber superado loscontroles CEE;
Considerando que las prescripciones comunitarias de realización
técnica y de funcionamiento que deben definirse deberán ser tales que
aseguren que los instrumentos proporcionen de forma duradera medidassuficientemente exactas conforme al uso al que vayan destinados;
Considerando que los Estados miembros efectúan tradicionalmente un
control de cumplimiento de las prescripciones técnicas antes de la
comercialización o primer uso y, en su caso, durante la utilización delos instrumentos de medida, especialmente por medio de los procedi-mientos de aprobación de modelo y de comprobación; que, para llevara cabo la libre circulación de tales instrumentos dentro de la Comu-nidad, se hace igualmente necesario prever, entre los Estados
miembros, un reconocimiento mutuo de las operaciones de control, y
establecer, a tal efecto procedimientos adecuados de aprobación CEEde modelo y de primera comprobación CEE, así como métodos decontrol metrológico CEE, de conformidad con la presente Directiva ycon las directivas específicas;
Considerando que la presencia, en un instrumento de medida o en un
producto, de signos o marcas correspondientes a los controles que les1971L0316 — ES — 01.01.1973 — 001.001 — 2
(1)D O noC 45 de 10. 5. 1971, p. 26.
(2)D O noC 36 de 19. 4. 1971, p. 8.
▼B
sean aplicables, permitirá presumir que dicho instrumento o producto
se ajusta a las prescripciones técnicas comunitarias que le afecten, loque, por consiguiente, hará inútil, en el momento de la importación y
de su utilización, la repetición de los controles ya efectuados;
Considerando que las normativas metrológicas nacionales afectan a
numerosas categorías de productos y de instrumentos de medida; quees oportuno establecer, mediante la presente Directiva, las disposi-ciones generales que se refieren especialmente a los procedimientos
de aprobación CEE de modelo y de primera comprobación CEE así
como a los métodos de control metrológico CEE; que las directivas deaplicación, específicas de cada modalidad de instrumentos y deproductos, establecerán tanto las prescripciones relativas a la realiza-ción técnica, al funcionamiento y a la precisión, como a las
modalidades de control y, en su caso, a las condiciones en las que las
prescripciones técnicas comunitarias hayan de sustituir las disposi-ciones nacionales anteriormente existentes,
HA ADOPTADO LA PESENTE DIRECTIVA:
CAPÍTULO I
Principios básicos
Artículo 1
1. Los Estados miembros no podrán denegar, prohibir o restringir la
comercialización y la entrada en servicio de un instrumento de medida,en lo sucesivo denominado «instrumento», o de un dispositivo comple-mentario provisto de la marca que certifique la primera comprobación
CEE o del signo que certifique la aprobación CEE de modelo, previstos
respectivamente en los artículos 10 y 11 que les sean aplicables.
2. Los Estados miembros atribuirán a la aprobación CEE de modelo
y a la primera comprobación CEE el mismo valor que a los correspon-dientes actos nacionales.
3. Los Estados miembros sólo podrán exigir la aprobación CEE de
modelo o la primera comprobación CEE, para una categoría de instru-mentos, en el caso de prescribirse controles equivalentes para losisntrumentos de la misma categoría que cumplan las prescripcionesnacionales no armonizadas en el ámbito comunitario.
4. Las directivas específicas precisarán, para las modalidades de
instrumentos a que se refieran las cualidades metrológicas y las pres-cripciones técnicas de construcción y de funcionamiento.
Podrán precisar igualmente:
— si tales instrumentos deben estar sujetos en todos los Estados miem-
bros a la aprobación CEE de modelo y a la primera comprobaciónCEE o solamente a uno de esos controles;
— la fecha en la que las disposiciones nacionales que se ajusten a la
directiva específica de que se trate, sustituyan totalmente a lasnormas nacionales anteriormente aplicables a los nuevos instru-
mentos de la misma categoría.
CAPÍTULO II
AprobaciónCEEdemodelo
Artículo 2
1. La aprobación CEE de modelo supondrá la admisión de instru-
mentos de un fabricante a la primera comprobación CEE y, en tanto
no sea necesaria una primera comprobación, la autorización de comer-cialización y de entrada en servicio. Si una directiva específica exime auna categoría de instrumentos de la aprobación CEE de modelo, losinstrumentos de dicha categoría serán directamente admitidos a laprimera comprobación CEE.1971L0316 — ES — 01.01.1973 — 001.001 — 3
▼B
2. Los Estados miembros, si los equipos de control de que disponen
lo permiten, concederán, a petición del fabricante o de su representante,la aprobación CEE de modelo a cualquier modelo de instrumento y a
todo dispositivo complementario que cumpla las cualidades metroló-
gicas y las prescripciones de realización técnica y de funcionamientoestablecidas por la directiva específica relativa a ese tipo de instru-mentos.
3. Para un mismo modelo de instrumento la solicitud de aprobación
CEE de modelo no podrá presentarse más que en un solo Estadomiembro.
4. El Estado miembro que conceda una aprobación CEE de modelo
tomará las medidas necesarias para estar informado de cualquier modi-
ficación o aditamento que se realice sobre el modelo aprobado e
informará de ello a los demás Estados miembros.
Las modificaciones o aditamentos a un modelo aprobado, siempre que
influyan o puedan influir sobre los resultados de la medición o las
condiciones reglamentarias de utilización del instrumento, deberán ser
objeto de una aprobación complementaria CEE de modelo por partedel Estado miembro que haya concedido la aprobación CEE demodelo.
5. Los Estados miembros realizarán la aprobación CEE de modelo
de acuerdo con las prescripciones del presente capítulo, de los puntos
1 y 2 del Anexo I y de las directivas específicas.
Artículo 3
Cuando se conceda una aprobación CEE de modelo para dispositivos
complementarios, dicha aprobación precisará:
— los modelos de instrumentos a los que estos dispositivos puedan ir
añadidos o en los que puedan ser incluidos;
— las condiciones generales de funcionamiento de conjunto de los
instrumentos para los que se admitan dichos dispositivos.
Artículo 4
1. Si las conclusiones del examen previsto en el punto 2 del Anexo I
son satisfactorias, el Estado miembro que haya llevado a cabo dicho
examen extenderá un certificado de aprobación CEE de modelo, quese notificará al solicitante. En los casos previstos en el artículo 11 oen una directiva específica, el solicitante deberá, y en los demás casospodrá, estampar el signo de aprobación indicado en dicho certificadoen cada instrumento y en cada dispositivo complementario que se
ajuste al modelo aprobado.
2. Las disposiciones relativas al certificado, al signo de aprobación,
al depósito eventual de un modelo de muestra y a la publicidad de laaprobación CEE se especifican en los puntos 3, 4, 5 y 6 del Anexo I.
Artículo 5
1. El período de validez de la aprobación CEE de modelo será de
diez años. Podrá prorrogarse por períodos sucesivos de diez años; elnúmero de los instrumentos que podrán fabricarse de conformidad conel modelo aprobado será ilimitado.
Cuando no se prorrogue la aprobación CEE de modelo, los instru-
mentos en servicio, de conformidad con las prescripciones de lapresente Directiva, se considerarán aprobados.
2. Cuando, para determinados instrumentos, no se pueda conceder la
aprobación o la prórroga normal, cabrá conceder una aprobación o unaprórroga de efecto limitado, después de informar y, en su caso,consultar previamente a los demás Estados miembros. En el casoprevisto en el tercer guión será obligatoria la consulta previa si el lugarde instalación se halla en un Estado distinto del que extiende el certifi-1971L0316 — ES — 01.01.1973 — 001.001 — 4
▼B
cado de aprobación CEE de modelo. La aprobación CEE de modelo
podrá incluir las restricciones siguientes:
— limitación del período de validez a menos de diez años,
— limitación del número de instrumentos que se beneficien de la apro-
bación,
— obligación de notificar los lugares de instalación a las autoridades
competentes,
— limitación de uso.
3. Cuando se empleen técnicas nuevas no previstas en una directiva
específica, se podrá conceder igualmente, previa consulta con losdemás Estados miembros, una aprobación CEE de modelo de efectolimitado. Esta podrá incluir las restricciones mencionadas en el apar-
tado 2 así como las condiciones específicas que correspondan a la
técnica empleada.
No obstante, dicha aprobación sólo se podrá conceder:
— si ha entrado en vigor la directiva específica para esa categoría de
instrumentos,
— si se respetan los errores máximos tolerados que se establezcan en
las directivas específicas.
El período de validez de tal aprobación estará limitado a dos años
como máximo, pudiéndose prorrogar por tres años más.
4. El Estado miembro que haya concedido la aprobación CEE de
modelo de efecto limitado mencionado en el apartado 3 presentará,tan pronto como considere que esas nuevas técnicas han dado muestra
de su eficacia, una solicitud tendente a que se adapte la directiva
específica al progreso técnico de acuerdo con las disposiciones de losartículos 18 y 19.
Artículo 6
Cuando, para un tipo de instrumentos que cumpla las prescripciones de
una directiva específica, no se requira la aprobación CEE de modelo,
los instrumentos de tal categoría podrán llevar, puesto por el fabricantey bajo su responsabilidad, el signo especial descrito en el punto 3.3 delAnexo I.
Artículo 7
1. El Estado miembro que haya concedido una aprobación CEE de
modelo podrá revocarla:
a) si los instrumentos cuyo modelo haya sido aprobado no se ajustan al
modelo aprobado o a las disposiciones de la directiva específica quea ellos se refiera;
b) si no se respetan las exigencias metrológicas especificadas en el
certificado de aprobación o las disposiciones de los apartados 2 y 3del artículo 5.
2. El Estado miembro que haya concedido una aprobación CEE de
modelo deberá revocarla si los instrumentos cuyo modelo haya sidoaprobado presentan al utilizarlos un defecto de carácter general quelos hace inadecuados para lo que estaban previstos.
3. Si dicho Estado miembro es informado por otro Estado miembro
de la existencia de uno de los casos a los que se hace referencia en losapartados 1 y 2, aplicará igualmente, previa consulta con ese Estado,las prescripciones establecidas en dichos apartados.
4. El Estado miembro que haya advertido la existencia del caso
previsto en el apartado 2, podrá suspender la comercialización y la
entrada en servicio de los instrumentos; e inmediatamente informaráde ello a los demás Estados miembros y a la Comisión precisando losmotivos de su decisión. Del mismo modo se procederá en los casosprevistos en el apartado 1 para los instrumentos que estén extentos dela primera comprobación CEE, si el fabricante, previo aviso, no los1971L0316 — ES — 01.01.1973 — 001.001 — 5
▼B
adapta al modelo aprobado o a las exigencias de la directiva específica
que a ellos se refiera.
5. Si el Estado miembro que haya concedido la aprobación impugna
la existencia del caso mencionado en el apartado 2 del que ha sidoinformado o bien la fundamentación de las medidas tomadas en virtudde las prescripciones del apartado 4, los Estados miembros interesadostratarán de solventar la discrepancia.
Se tendrá informada a la Comisión, que procederá, siempre que sea
necesario, a las consultas apropiadas con el fin de llegar a una solu-ción.
CAPÍTULO III
Primera comprobaciónCEE
Artículo 8
1. La primera comprobación CEE es el control y la confirmación de
la conformidad de un instrumento nuevo o renovado con el modeloaprobado y/o con las exigencias de la directiva específica que a él serefiera; quedará materializada mediante la marca de primera comproba-ción CEE.
2. Los Estados miembros, si los equipos de control de que disponen
lo permiten, procederán a la primera comprobación CEE de los instru-mentos presentados con alegación de que poseen las cualidadesmetrológicas y cumplen las prescripciones técnicas de realización y defuncionamiento establecidas por la directiva específica relativa a ese
tipo de instrumentos.
3. Para los instrumentos provistos de la marca de primera comproba-
ción CEE, la obligación de los Estados miembros prevista en elapartado 1 del artículo primero se extenderá hasta el final del año
siguiente a aquel en el que haya sido estampada la marca de primera
comprobación CEE, a menos que las directivas específicas preveanuna duración mayor.
Artículo 9
Cuando un instrumento sea presentado a la primera comprobación
CEE, el Estado miembro que proceda a dicha comprobación controlará:
a) si el instrumento pertenece a una categoría eximida de la aprobación
CEE de modelo y, en caso afirmativo, si cumple las prescripcionesde realización técnica y de funcionamiento establecidas por la direc-
tiva específica relativa a ese tipo de instrumentos;
b) si el instrumento ha sido objeto de una aprobación CEE de modelo
y, en caso afirmativo, si se ajusta al modelo aprobado.
Los controles que se efectúen con ocasión de la primera comprobación
CEE se referirán, en particular, de acuerdo con la directiva específica,a:
— las cualidades metrológicas,
— los errores máximos tolerados,— la construcción, en la medida en que a través de ésta se garantiza
que por el uso normal del instrumento las propiedades metrológicas
no corran el riesgo de verse considerablemente alteradas,
— la existencia de las indicaciones descriptivas reglamentarias así
como la estampación correcta de las placas de contraste.
Artículo 10
1. Cuando un instrumento haya superado los controles de la primera
comprobación CEE, de conformidad con las disposiciones del artículo9 y con los puntos 1 y 2 del Anexo II, los Estados miembros estam-parán sobre dicho instrumento las marcas de comprobación parcial ofinal CEE según las modalidades previstas en el punto 3 de ese mismoAnexo.1971L0316 — ES — 01.01.1973 — 001.001 — 6
▼B
2. Las disposiciones relativas a los modelos y a las características de
las marcas de verificación CEE figuran en el punto 3 del Anexo II.
Artículo 11
Cuando, para una categoría de instrumentos que cumpla las prescrip-
ciones de una directiva específica, no se requiera la primeracomprobación CEE, los instrumentos de esa categoría llevarán, puesto
por el fabricante y bajo su responsabilidad, el signo especial descrito en
el punto 3.4 del Anexo I.
CAPÍTULO IV
Disposiciones comunes a la aprobación CEE de modelo y a la
primera comprobaciónCEE
Artículo 12
Los Estados miembros adoptarán cuantas disposiciones sean pertinentes
para impedir que se utilicen marcas o inscripciones en los instru-mentos, que puedan inducir a una confusión con los signos o marcasCEE.
Artículo 13
Cada Estado miembro notificará a los demás Estados miembros y a la
Comisión los servicios, organismos e institutos debidamente habilitados
para la estampación de las marcas mencionadas en el artículo 10.
Artículo 14
Los Estados miembros podrán exigir que las inscripciones reglamenta-
rias sean redactadas en su(s) lengua(s) oficial(es).
CAPÍTULO V
Controlesdeinstrumentosenservicio
Artículo 15
1. Cuando los Estados miembros efectúen controles de instrumentos
en servicio que lleven marcas o signos CEE y las directivas específicas
no determinen los controles que deban realizarse ni los erroresmáximos tolerados en servicio, las exigencias en cuanto a los controles,y, en particular, los errores máximos tolerados en servicio, y los de loscontroles aplicados antes de la entrada en servicio, deberán corres-ponder, de modo idéntico, a las del control que se aplique a los
instrumentos que cumplan las prescripciones técnicas nacionales no
armonizadas en el ámbito comunitario.
2. No obstante las disposiciones del primer párrafo del artículo 1,
podrá ser puesto fuera de servicio en las mismas condiciones que un
instrumento que lleve marcas nacionales el instrumento en servicio
que lleve marcas o signos CEE, pero que no cumplan los requisitosde la directiva específica correspondiente, particularmente en lo quese refiere a los errores máximos tolerados.
CAPÍTULO VI
Métodosdecontrolmetrológico CEE
Artículo 16
1. Podrá regularse por directivas específicas la armonización de
métodos de medida y de control metrológico y, eventualmente, losmedios necesarios para su aplicación.
2. También por directivas específicas podrá regularse la armoniza-
ción de las condiciones de comercialización de determinadosproductos, especialmente en lo que se refiere a la fijación, la medicióny el marcado de las cantidades contenidas en envases.1971L0316 — ES — 01.01.1973 — 001.001 — 7
▼B
CAPÍTULO VII
Adaptacióndedirectivasalprogresotécnico
Artículo 17
Se adoptarán, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 19
las modificaciones que sean necesarias para adaptar al progeso técnico:
— los Anexos I y II de la presente Directiva,
— los Anexos técnicos de las directivas específicas relativas a los dife-
rentes tipos de instrumentos, a las unidades de medida legales y a
los métodos de control metrologico CEE.
Artículo 18
1. Se crea un comité para la adaptación al progreso técnico de las
directivas tendentes a la eliminación de los obstáculos técnicos a losintercambios comerciales en el sector de los instrumentos de medida,en adelante denominado «Comité», que estará compuesto por represen-tantes de los Estados miembros y presidido por un representante de la
Comisión.
2. El Comité establecerá su reglamento interno.
Artículo 19
1. En el caso de que se acuda al procedimiento establecido en el
presente artículo, el Comité será convocado por su presidente, bien a
iniciativa de éste, o bien a petición del representante de un Estadomiembro.
2. El representante de la Comisión someterá al Comité un proyecto
de las medidas que hayan de adoptarse. El Comité emitirá su dictamensobre dicho proyecto en un plazo que podrá fijar el presidente, enfunción de la urgencia del asunto de que se trate y decidirá por mayoría
de►
A1quarante et un ◄votos, siendo ponderados los votos de los
Estados miembros según lo previsto en el apartado 2 del artículo 148del tratado. El presidente no participará en la votación.
3. a) La Comisión adoptará las medidas examinadas cuando sean
conformes al dictamen del Comité.
b) Cuando las medidas examinadas no sean conformes al dictamen
del Comité o a falta de dictamen, la Comisión someterá sindemora al Consejo una propuesta relativa a las medidas quehayan de adoptarse. El Consejo decidirá por mayoría cualificada.
c) Si, en el plazo de tres meses contados desde la formulación de la
propuesta al Consejo éste no hubiera decidido, las medidaspropuestas serán adoptadas por la Comisión.
CAPÍTULO VIII
Disposicionesfinales
Artículo 20
Se justificará de forma precisa cualquier decisión que suponga denega-
ción de aprobación CEE de modelo, denegación de prórroga orevocación de aprobación CEE de modelo, denegación a efectuar laprimera comprobación CEE o prohibición de venta o de uso, tomada
conforme a las normas adoptadas en aplicación de esta Directiva y de
las directivas específicas relativas a los instrumentos en cuestión. Dichadecisión se notificará al interesado, indicándole los recursos proce-dentes según las legislaciones vigentes en los Estados miembros y losplazos para interponerlos.
Artículo 21
1. Los Estados miembros adoptarán en un plazo de dieciocho meses
a partir del día de su notificación, las disposiciones legales, reglamen-1971L0316 — ES — 01.01.1973 — 001.001 — 8
▼B
tarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva e
informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las
disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito
regulado por la presente Directiva.
Artículo 22
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.1971L0316 — ES — 01.01.1973 — 001.001 — 9
▼B
ANEXO I
APROBACIÓNCEEDEMODELO
1.SolicituddeaprobaciónCEE
1.1. La solicitud y la documentación que a ella se refiera se redactarán en
una lengua oficial de conformidad con la legislación del Estado en que
se presente la solicitud. Este Estado miembro tendrá derecho a exigir
que los documentos anejos sean igualmente redactados en esa misma
lengua oficial.
El solicitante dirigirá simultáneamente a todos los Estados miembro un
ejemplar de su solicitud.
1.2. La solicitud constará de las indicaciones siguientes:
— el nombre y domicilio del fabricante o de la firma, de su represen-
tante o del solicitante,
— la categoría del instrumento,
— la utilización prevista,
— las características metrológicas,— la designación comercial, si existe, o el modelo.
1.3. La solicitud irá acompañada de dos ejemplares de los documentos nece-
sarios para su examen y, en particular, de los siguientes:
1.3.1. Una nota descriptiva que se refiera especialmente a:
— la construcción y el funcionamiento del instrumento,
— los dispositivos de seguridad que garanticen el buen funciona-
miento,
— los dispositivos de reglaje y de ajuste,
— los lugares previstos para:
— las marcas de comprobación,
— los precintos (si fueran necesarios).
1.3.2. Los planos del montaje del conjunto y, en su caso y en detalle,
los planos más importantes de construcción.
1.3.3. Un esquema básico y, en su caso, una fotografía.
1.4. La solicitud se acompañará, si fuera necesario, de los documentos rela-
tivos a las aprobaciones nacionales ya obtenidas.
2.ExamenparalaaprobaciónCEE
2.1. El examen consistirá:
2.1.1. En el estudio de los documentos y en un examen de las carac-
terísticas metrológicas del modelo en los laboratorios del
servicio de metrología o en otros laboratorios autorizados, o en
el lugar de fabricación, de entrega o de instalación.
2.1.2. Solamente en el estudio de los documentos presentados si se
conocieran en detalle las características metrológicas del modelo.
2.2. El examen se efectuará también sobre el funcionamiento de conjunto del
instrumento en condiciones normales de utilización. En tales condi-
ciones este instrumento deberá conservar las cualidades metrológicas
exigidas.
2.3. La naturaleza y el alcance el examen señalado en el punto 2.1. se
podrán determinar por medio de directivas específicas.
2.4. El servicio de metrología podrá exigir del solicitante que ponga a su
disposición los patrones de medida y los medios adecuados, tanto en
material como en personal auxiliar, necesarios para la práctica de las
pruebas de aprobación.
3.CertificadoysignodeaprobaciónCEE
3.1. El certificado reproducirá las conclusiones del examen de modelo y
determinará los demás requisitos que hayan de observarse. Irá acompa-
ñado de las descripciones, planos y esquemas necesarios para identificar
el modelo y explicar su funcionamiento. El signo de aprobación previsto1971L0316 — ES — 01.01.1973 — 001.001 — 10
▼B
en el artículo 4 de la directiva estará formado por una letra estilizada ε
que contenga:
— dans la partie supérieure, la lettre majuscule distinctive de l'État
ayant accordé l'approbation (B pour la Belgique, DK pour le Dane-
mark, D pour la république fédérale d'Allemagne, F pour la France,
IR pour l'Irlande, I pour l'Italie, L pour le
Luxembourg, N L pour les Pays-Bas et UK pour
le Royaume-Uni) et le millésime de l'année d'approbation,
— en la parte inferior, una designación que se determinará por el
servicio de metrología que haya concedido la aprobación (número
característico).
En el punto 6.1 figura un modelo del signo de aprobación.
3.2. Cuando se trate de una aprobación CEE de efecto limitado, el signo se
completará con la letra P que tendrá las mismas dimensiones que la letra
estilizada εe irá colocada delante de ella.
En el punto 6.2 figura un modelo del signo de aprobación de efecto
limitado.
3.3. El signo referido en el artículo 6 de la Directiva será análogo al signo de
aprobación CEE en el que se sustituirá la letra estilizada εpor su
imagen simétrica respecto a la vertical.
En el punto 6.3 figura un modelo de ese signo.
3.4. El signo referido en el artículo 11 de la directiva será análogo al signo
de aprobación CEE pero inscrito en un hexágono.
En el punto 6.4 figura un modelo de este signo.
3.5. Los signos referidos en los puntos precedentes y estampados por el
fabricante, de conformidad con las disposiciones de la Directiva,
deberán ser visibles, legibles e indelebles sobre cada instrumento y
cada dispositivo complementario presentados para comprobación. Si la
estampación presenta dificultades de orden técnico, se podrán prever
excepciones en las directivas específicas o bien los servicios de metro-
logía de los Estados miembros podrán admitirlas previo acuerdo entre
ellos.
4.Depósitodemodelo
En los casos previstos por las directivas específicas, el servicio que haya
concedido la aprobación podrá exigir, si lo considera necesario, el depósito
de un modelo del instrumento que haya sido aprobado. En lugar de ese
modelo de muestra el servicio podrá autorizar el depósito de maquetas,
dibujos o partes del instrumento, mencionándolo en el certificado de aproba-
ción CEE.
5.Publicidaddelaaprobación
5.1. Las aprobaciones CEE de modelo y las aprobaciones CEE de modelo de
efecto limitado se publicarán en un anexo especial del Diario Oficial de
las Comunidades Europeas . Del mismo modo se procederá para las
aprobaciones complementarias CEE de modelo.
5.2. En el momento en que se notifique al interesado, se enviarán copias del
certificado de aprobación CEE a la Comisión y a los demás Estados
miembros, quienes, si lo desean, podrán también recibir copias de las
actas de los examenes metrológicos.
5.3. La retirada de una aprobación CEE de modelo y demás actos que
afecten al alcance y validez de la aprobación CEE de modelo, se ajus-tarán igualmente al procedimiento de publicidad previsto en los puntos
5.1 y 5.2.
5.4. El Estado miembro que rechace una aprobación CEE de modelo
informará de ello a los demás Estados miembros y a la Comisión.1971L0316 — ES — 01.01.1973 — 001.001 — 11
▼A1
▼B
▼B
6.SignosrelativosalaaprobaciónCEEdemodelo
6.1.Signo de la aprobación CEE de modelo
Ejemplo:
 Aprobación CEE de modelo expedida por
el Servicio de metrología de la República
Federal de Alemania en 1971 (véase
primer apartado del punto 3.1)
Nocaracterístico de la aprobación CEE
de modelo (véase el guión segundo del
punto 3.1)
6.2.Signo de aprobación CEE de modelo de efecto limitado
(véase punto 3.2)
Ejemplo:
 Aprobación CEE de modelo de efecto
limitado expedida por el servicio de
metrología de la República Federal de
Alemania en 1971.
Nocaracterístico de la aprobación CEE
de modelo de efecto limitado.
6.3.Signo de la exención de aprobación CEE de modelo
(véase punto 3.3)
Ejemplo:
 Instrumento fabricado en Alemania en
1971 y no sometido a la aprobación
CEE de modelo.
Node referencia de la categoría no some-
tida a la aprobación CEE de modelo, si
así se prevé en la directiva específica.
6.4.Signo de aprobación CEE de modelo en caso de exención de primera
comprobación
(véase punto 3.4)
Ejemplo:
 Aprobación CEE de modelo expedida por
el servicio de metrología de la República
Federal de Alemania en 1971
Nocaracterístico de la aprobación CEE
de modelo.1971L0316 — ES — 01.01.1973 — 001.001 — 12
▼B
ANEXO II
PRIMERACOMPROBACIÓNCEE
1.Condicionesgenerales
1.1. La primera comprobación CEE se podrá efectuar en una o varias fases
(generalmente dos).
1.2. Salvo lo dispuesto en las directivas específicas:
1.2.1. La primera comprobación CEE se efectuará en una sola fase en
los instrumentos que constituyan un todo al salir de fábrica, es
decir, los que puedan en principio ser trasladados a su lugar de
instalación sin necesidad de ser previamente desmontados.
1.2.2. La primera comprobación CEE se efectuará en dos o varias fases
para los instrumentos cuyo funcionamiento correcto dependa de
las condiciones de instalación o de utilización.
1.2.3. La primera fase de comprobación deberá permitir cerciorarse, en
particular, de la conformidad del instrumento con el modelo apro-
bado o, para aquellos instrumentos que estén exentos de la
aprobación de modelo, de la conformidad con las prescripciones
que se les apliquen.
2.Lugardelaprimera comprobaciónCEE
2.1. Si las directivas específicas no establecen el lugar de comprobación, los
instrumentos que deban ser comprobados en una sola fase lo serán en el
lugar elegido por el servicio de metrología correspondiente.
2.2. Los instrumentos que deban ser comprobados en dos o varias fases lo
serán por el servicio de metrología territorialmente competente.
2.2.1. la última fase de la comprobación se efectuará obligatoriamente
en el lugar de instalación.
2.2.2. Las restantes fases de la comprobación se efectuarán tal como se
prevé en el punto 2.1.
2.3. Especialmente cuando la comprobación se efectúe fuera de la oficina de
comprobación, el servicio de metrología que la lleve a cabo podrá exigir
del solicitante:
— que ponga a su disposición los patrones de medida y los medios
adecuados, tanto en material como en personal auxiliar, necesarios
para la comprobación,
— que presente una copia del certificado de aprobación CEE.
3.Marcas deprimeracomprobaciónCEE
3.1.Definición de las marcas de primera comprobación CEE.
3.1.1. Salvo lo dispuesto en las directivas específicas, las marcas de
primera comprobación CEE que se estampen de conformidad
con el punto 3.3 serán las siguientes:
3.1.1.1. La marca de comprobación final CEE constará de dos
improntas:
a) la primera estará formada por la letra minúscula «e»
que contendrá:
— dans la moitié supérieure, la lettre majuscule
distinctive de l'État où a lieu la vérification primi-
tive (B pour la Belgique, DK pour le Danemark,
D pour la république fédérale d'Allemagne, F
pour la France, IR pour l'Irlande, I pour l'Italie, L
pour le Luxembourg, N L pour
les Pays-Bas et UK pour le Royaume-Uni) accom-
pagnée, en tant que de besoin, d'un ou de deux
chiffres précisant une subdivision territoriale ou
fonctionnelle;
— en la mitad inferior, el número distintivo del
agente o de la oficina que haya efectuado la
comprobación;1971L0316 — ES — 01.01.1973 — 001.001 — 13
▼A1
▼B
▼B
b) la segunda impronta estará compuesta por las dos
últimas cifras del año de comprobación situadas en
el interior de un contorno hexagonal.
3.1.1.2. La marca de comprobación parcial CEE estará
compuesta únicamente de la primera impresión. Dicha
marca cumplirá también la función de precinto.
3.2.Forma y dimensiones de las marcas
3.2.1. La forma, las dimensiones y los contornos de las letras y de las
cifras previstas para las marcas de la primera comprobación CEE
en el punto 3.1 se determinan en los dibujos adjuntos, de los que
los dos primeros representan los elementos constitutivos del
contraste y el tercero un ejemplar del mismo. Las dimensiones
relativas de los dibujos se expresarán en función de la unidad
que represente el diámetro del círculo circunscrito a la letra «e»
minúscula y al campo hexagonal.
Los diámetros reales de los círculos circunscritos a las marcas
serán de 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm, 12,5 mm.
3.2.2. Los servicios metrológicos de los Estados miembros procederán
al intercambio recíproco de los dibujos originales de las marcas
de primera comprobación CEE realizados según los modelos de
los dibujos adjuntos.
3.3.Estampación de las marcas
3.3.1. La marca de comprobación final CEE se estampará en el lugar
previsto al efecto en el instrumento, cuando éste se haya compro-
bado totalmente y se haya reconocido que es conforme con las
prescripciones CEE.
3.3.2. La marca de comprobación parcial CEE se estampará:
3.3.2.1. En el lugar de los tornillos de fijación de la placa de
contraste o en cualquier otro lugar previsto en las direc-
tivas específicas, en el supuesto de comprobación en
varias fases en el instrumento o una parte del instru-
mento que cumpla las condiciones previstas para las
operaciones que no se efectúen en el lugar de instalación.
3.3.2.2. En calidad de marca de precinto, en todos los casos y en
los lugares previstos en las directivas específicas.1971L0316 — ES — 01.01.1973 — 001.001 — 14
▼B
►(1)M11971L0316 — ES — 01.01.1973 — 001.001 — 15
▼B
1971L0316 — ES — 01.01.1973 — 001.001 — 16
▼B
1971L0316 — ES — 01.01.1973 — 001.001 — 17