2. 4. 79 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 86/9 
Forslag til Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission 
fra plæneklippere 
(Forelagt Rådet af Kommissionen den 18. december 1978) 
RÅDET FOR DE EUROPÆSIKE 
FÆLLESSKABER HAR — 
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det 
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100, det må formodes, at plæneklippere er i overensstem­
melse med nærværende direktiv, når der forefindes en 
typeattest udstedt af den i Fællesskabet bosatte fabri­
kant eller importer; medlemsstaterne bør dog anse 
sådanne attester som gyldigt bevis og således sikre 
plæneklippere fri bevægelighed i hele Fællesskabet; 
under henvisning til forslag fra Kommissionen, 
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, 
under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og 
sociale Udvalg, og 
ud fra følgende betragtninger: 
De tekniske forskrifter, som i medfør af national lov­
givning skal overholdes for plæneklippere, vedrører 
blandt andet støjemission; forskrifterne er forskellige fra 
den ene medlemsstat til den anden; følgelig hindres 
samhandelen inden for De europæiske Fællesskaber; 
sådanne hindringer for oprettelsen og funktionen af det 
fælles marked kan reduceres og endog fjernes helt, hvis 
der i stedet for gældende lovgivning fastsættes ens for­
skrifter i alle medlemsstater; 
forskrifterne i nærværende direktiv har først og frem­
mest til formål at sikre menneskers beskyttelse mod 
støjgener ved at nedsætte gener forårsaget af støf fra 
plæneklippere; med forbehold af traktatens artikel 169 og 170 er det 
hensigtsmæssigt inden for rammerne af samarbejdet 
mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder at 
fastsætte bestemmelser, der kan lette løsningen af strids­
spørgsmål af teknisk art vedrørende produktionens 
overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv; 
det bør udtrykkeligt nævnes, at de berørte parter skal 
have adgang til egnede retsmidler til imødegåelse af 
afgørelser truffet af de kompetente nationale myndighe­
der vedrørende anvendelsen af dette direktiv; 
den tekniske udvikling kræver hurtig tilpasning af de 
tekniske forskrifter i nærværende direktiv; for at lette 
iværksættelsen af de dertil nødvendige foranstaltninger 
bør der fastsættes en procedure, hvorved der skabes et 
nært samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommis­
sionen i udvalget nedsat ifølge artikel 12 i Rådets direk­
tiv 74/150/EØF af 4. marts 1974 om tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af land­
brugs- og skovbrugshjultraktorer (*) — 
derfor er det nødvendigt på fællesskabsplan at fastsætte 
de højst tilladelige grænser for støjemission fra plæne­
klippere samt en fælles metode til måling af denne emis­
sion; 
det er nødvendigt at planlægge yderligere reduktion af 
de fastsatte grænser; og derfor må Rådet senest den 
31. december 1983 vedtage de støjgrænser, som skal 
gælde efter den 1. januar 1986; UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: 
Artikel 1 
1. Dette direktiv vedrører begrænsningen af støjemis­
sion fra plæneklippere gennem fastsættelse af grænse­
værdier samt en metode til måling af denne støjemis-
det er hensigtsmæssigt at oplyse forbrugerne om plæne­
klipperes akustiske egenskaber; forbrugerne kan infor­
meres effektivt ved at det kræves, at lydeffektniveauet 
angives på hver plæneklipper; det tjener dog intet for­
mål at kræve dette for plæneklippere, der på grund af 
deres konstruktion afgiver ringe støj, såsom elektriske 
plæneklippere med ringe skærebredde; 2. Ved plæneklippere forstås i dette direktiv enhver 
form for motordrevet materiel, som er beregnet til, 
(!) EFT nr. L 84 af 28. 3. 1974, s. 10. 
Nr. C 86/10 De Europæiske Fællesskabers Tidende 2. 4. 79 
uafhængigt af skæreteknikken, ved afskæring at vedli­
geholde græsdækkede overflader, som anvendes til re­
kreative, dekorative eller huslige formål. 
3. Dette direktiv gælder ikke for landbrugs- og skov­
brugsmateriel. 
Artikel 2 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger 
til, at de i artikel 1 nævnte plæneklippere kun kan 
markedsføres, dersom deres støjemissionsniveau målt 
under de i bilaget nævnte betingelser ikke overstiger det 
tilladelige støjniveau, som er angivet i nedenstående 
tabel efter plæneklipperens skærebredde: 
Plæneklipperens 
skærebredde 
L ^ 50 cm 
50 < L ^120 cm 
L > 120 cm Tilladeligt støjemissionsniveau 
idB 
(A-vægtet, reference 1 pW) 
103 
106 
111 
Artikel 3 
Senest den 31. december 1983 vedtager Rådet efter for­
slag fra Kommissionen at nedsætte de i artikel 2 nævnte 
tilladelige grænser for lydemissionsniveauet, hvorefter 
de nye grænser træder i kraft den 1. januar 1986. 
Artikel 4 
En plæneklippers overensstemmelse med bestemmel­
serne i dette direktiv attesteres af fabrikanten eller 
importøren, der har bopæl i Fællesskabet, og under den 
pågældendes ansvar i en typeattest, som skal følge med 
apparatet. Denne typeattest kan gengives på brugsan­
visningen eller i garantidokumentet. 
Artikel S 
1. På hver plæneklipper skal der være anbragt en på­
skrift, som ikke kan fjernes eller slettes, med angivelse 
af det akustiske effektniveau i dB (A) i forhold til IpW, 
som garanteres af producenten, og som bestemmes 
under de vilkår, der beskrives i bilaget til dette direktiv, 
samt et serienummer. 
2. En sådan påskrift kræves ikke for plæneklippere 
med elmotor, hvis skærebredde er på under 30 cm. Artikel 6 
Medlemsstaterne kan ikke med begrundelse i støj­
niveauet nægte, forbyde eller indskrænke markedsfø­
ringen af plæneklippere, som ledsages af den i artikel 4 
beskrevne typeattest, og som bærer den i artikel 5 
nævnte påskrift. 
Artikel 7 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger 
for at overvage plæneklipperes overensstemmelse med 
dette direktivs bestemmelser. En sådan kontrol ind­
skrænker sig til stikprøveundersøgelser, der udføres før 
markedsføring. 
Artikel 8 
Hvis en medlemsstat konstaterer, at flere plæneklippere 
af samme type ikke opfylder bestemmelserne i dette 
direktiv, træffer den de nødvendige foranstaltninger til, 
at fabrikationens overensstemmelse hermed sikres. Den 
underretter i løbet af en måned og med angivelse af 
grundene til disse foranstaltninger de andre medlemssta­
ter om de trufne foranstaltninger, som kan omfatte 
forbud mod markedsføring. I tilfælde af forbud mod 
markedsføring underrettes Kommissionen ligeledes 
herom. Medlemsstaterne træffer de samme foranstalt­
ninger, når de underrettes af en anden medlemsstat om 
en sådan uoverensstemmelse. 
Artikel 9 
Hvis en medlemsstat anfægter den uoverensstemmelse, 
som den er blevet underrettet om, forsøger de involve­
rede medlemsstater at bilægge tvisten. Kommissionen 
holdes løbende underrettet. Den foranstalter om fornø­
dent konsultationer, der er egnede til at nå frem til en 
løsning. 
Artikel 10 
Enhver beslutning om forbud mod markedsføring eller 
anvendelse, der træffes i henhold til gennemførelsesbe­
stemmelserne til dette direktiv, skal nøje begrundes. Den 
skal meddeles den pågældende med oplysning om de i 
medlemsstaterne gældende eller planlagte retsmidler og 
fristerne for disses anvendelse. 
Artikel 11 
De for tilpasning af bilaget til dette direktiv til den tek­
niske udvikling fornødne ændringer fastsættes i over-
2. 4. 79 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 86/11 
ensstemmelse med fremgangsmåden i artikel 13 i direk­
tiv 74/150/EØF. 
Artikel 12 
1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 
1. oktober 1980 de bestemmelser, der er nødvendige for 
at efterkomme dette direktiv, og underretter straks 
Kommissionen herom. De anvender disse bestemmelser 
fra den 1. oktober 1981. 2. Efter meddelelsen af dette direktiv drager medlems­
staterne yderligere omsorg for, at Kommissionen under­
rettes om ethvert forslag til administrativt eller ved lov 
fastsatte bestemmelser, som de påtænker at udstede på 
det af dette direktiv omfattede område, i så god tid, at 
Kommissionen kan fremsætte sine bemærkninger dertil. 
Artikel 13 
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. 
BILAG 
MÅLEMETODE TIL BESTEMMELSE AF STØJ FRA PLÆNEKLIPPERE 
1. EMNE 
Denne målemetode er beregnet til bestemmelse af pæneklipperes støjeffektniveau, udtrykt i A-vejede dB 
med henblik på at sikre deres overensstemmelse med forskrifterne (grænseværdi LWAL deklareret ni-
2. DEFINITION 
2.1. Lydtrykniveau LpA 
Lydtrykniveauet LpA fås ved at anvende vægtningen A på lydtrykniveauet Lp. 
En støjs lydtrykniveau Lp er defineret ved: 
P Lp = 20log10 ; 
Po 
hvor p er lydtrykkets effektive værdi, målt på et bestemt sted og udtrykt i pascal, og p0 er det effektive 
referencelydtryk svarende til 20 ju pascal. 
Værdien af det A-vejede lydtrykniveau LPA opnås ved at anvende vægtningen A i kæden af måleappara­
ter. 
2.2. Måleflade 
Målefladen for areal S er en tænkt flade, som omslutter støjkilden, og hvorpå målepunkterne er anbragt 
(se punkt 6.4.). 
2.3. Overfladelydtrykniveau LpAm 
Overfladelydtrykniveauet LpAm er det niveau, der er beregnet efter den i punkt 8.4. beskrevne metode, 
for den kvadratiske middelværdi for lydtrykkene målt på målefladen. 
2.4. Lydeffektniveau LWA 
Lydeffektniveauet LwA fås ved at anvende vægtningen A på lydeffektniveauet L w 
Nr. C 86/12 De Europæiske Fællesskabers Tidende 2. 4. 79 
En støjkildes lydeffektniveau Lw i decibel, er defineret ved: 
W 
Lw=10log10— ; 
hvor W er den af støjkilden udsendte samlede lydeffekt, udtrykt i Watt, og W er referencelydeffekten, 
svarende til 10~12W. 
Værdien LWAaf det A-vejede lydeffektniveau, udtrykt i decibel, fås ved at anvende vægtningen A i 
kæden af måleapparater. 
2.5. Grænseværdi for lydeffektniveauet L^AI 
Grænseværdien for lydeffektniveauet L^A udtrykt i A-vejede dB benævnes LWA1 
2.6. Baggrundsstøj 
Ved baggrundsstøj forstås al støj på målepunkterne, der ikke frembringes af støjkilden. 
3. MÅLEAPPARATUR 
3.1. Almindelige bemærkninger 
Måleapparaterne skal være indrettet til at måle middelkvadratværdien af det A-vejede lydtrykniveau. 
Middelkvadratniveauet over tid for et målepunkt opnås enten direkte ved aflæsning på apparatet eller 
ved hjælp af beregningen ifølge punkt 11. 
3.2. Måleinstrumenter 
For at opfylde ovennævnte betingelse kan anvendes: 
a) en støjmåler, som opfylder betingelserne i IEC publikation 179, 2. udg. 1973. Indstillingen »lang­
som« (»slow«) anvendes; 
b) en integrator, der foretager en analog eller digital integration af signalet, opløftet til anden potens, 
inden for et givet tidsinterval. 
Bemærkning: 
Hvis man til en måling anvender andre instrumenter end præcisionsstøjmåleren eller instrumentkombi­
nationer, såsom integratorer, skal alle specifikationerne opfylde de tilsvarende krav i IEC publikation 
179, 2. udg. 1973. 
3.3. Mikrofon og det hermed forbundne kabel 
Der benyttes en mikrofon med tilhørende kabel, som er i overensstemmelse med IEC publikation 179, 
2. udg. 1973, og som er justeret for målinger i det fri. 
3.4. Filternetværk 
Der anvendes et A-filternetværk, der er i overensstemmelse med specifikationerne i IEC publikation 
179, 2. udg. 1973. 
3.5. Kontrol af måleapparatur 
3.5.1. Inden afprøvningerne skal der med en standardstøjkilde, hvis præcision er mindst 0,5 dB (f.eks. 
en pistofon), foretages en kontrol af det samlede apparaturs lydkvalitet (måleinstrumenter, herunder 
mikrofon og kabel); apparatet skal kontrolleres igen umiddelbart efter hver serie målinger. 
3.5.2. Disse kontrolafprøvninger på stedet skal suppleres mindst en gang om året med mere omfattende 
justering i et specielt dertil udstyret laboratorium. 
2. 4. 79 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 86/13 
4. MÅLEBETINGELSER 
4.1. Generelt 
Den plæneklipper, som skal afprøves, skal forsynes med det tilbehør og de uskiftelige dele som giver det 
højeste støjniveau. Såfremt græsopsamlingsanordningen påmonteres plæneklipperen, skal denne anord­
ning være tom. 
Skæreanordningen indstilles i en højde af 0,06 m over jorden. Den kunstige plæne skal have en sådan 
højde, at den ikke klippes. 
Plæneklippere med roterende cylinder skal indstilles med den cylinger-/knivafstand, som er angivet af 
fabrikanten, og som gør det muligt at skære et papirark som vejer 80 g/m2 (KRAFT ISO/R66). 
Før og under målingen skal de roterende knive smøres. 
4.2. Plæneklipperens funktion 
Før der foretages akustiske målinger, skal plæneklipperen fungere i mindst to timer ved maksimal 
ydelse. Under akustiske målinger skal klipperen fungere ved stabil ydelse. 
De akustiske målinger foretages ved stilstand, når køremekanismerne kan frakobles, mens skæreanord­
ningen fungerer. Hvis dette ikke er muligt, foretages målingerne med plæneklipperen i bevægelse. 
Under de akustiske målinger skal motoren og skæreanordningen fungere ved højeste ydelse (betjenings-
organerne fuldt åbne). Bevægelseshastigheden skal være maksimalt 8 km/h med betjeningsorganerne 
således indstillet, at motoren giver fuld ydelse, og skæreanordningen modtager maksimal rotations- eller 
overføringshastighed. Operatøren følger udelukkende plæneklipperen under målinger i bevægelse. 
4.2.1. Plæneklipper med forbrændingsmotor 
Den motorolie, som skal anvendes ved brug af klipperen under målingerne, specificeres af fabrikanten. 
Brændstoftanken må højst være halv fuld. 
4.2.2. Plæneklipper med elmotor 
Motorens fødespænding skal stabiliseres til ± 2 %. 
Såfremt plæneklipperen kan bruges ved flere fødespændinger, afprøves den ved den netspænding, som 
ligger nærmest den højeste anvendelige spænding. 
5. MÅLESTED 
Plæneklipperen anbringes på et underlag, der er plant og fast og har følgende akustiske egenskaber: 
Absorptionskoefficient Centerfrekvens 
X < 0,06 125 
0,07 < X < 0,12 250 
0,15 < X < 0,27 500 
0,28 < X < 0,34 1 000 
0,38 < X < 0,47 2 000 
0,40 < X <, 0,62 4 000 
som bestemmes i overensstemmelse med ISO/R354 rekommandation. 
Målestedets omgivelser skal være fri for reflekterende genstande, der kan få indflydelse på måleresulta­
terne. 
6. MÅLEFLADE, PLACERING OG ANTAL MÅLEPUNKTER 
6.1. Måleflade 
Målefladen er en imaginær halvkugle, der omslutter plæneklipperen; den afgrænses af det underlag, 
hvorpå maskinen står. 
Nr, C 86/14 De Europæiske Fællesskabers Tidende 2. 4. 79 
Overstiger plæneklipperens maksimale dimension (længde, bredde og højde) ikke 1,5 m, skal halvkug­
len have en radius på 4 m. 
Ved plæneklippere med større dimension skal halvkuglen have en radius på 10 m. 
6.2. Målepunkternes placering og antal 
6.2.1. Måling af plæneklippere ved stilstand 
Begyndelsespunktet for målepunkternes koordinatsystem skal om muligt falde sammen med projektio­
nen af støjkildens geometriske centrum på afprøvningsarealet. 
Målepunkterne på halvkuglen er følgende: 
— på en halvkugle med radius 4 m er der 5 punkter: 1, 2, 3, 4 og 9, hvis koordinater er givet i tabel I; 
— på en halvkugle med radius 10 m er der 8 punkter: 1 — 8, hvis koordinater er givet i tabel I. 
TABEL I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 X/R 
0,7 
— 0,7 
— 0,7 
0,7 
0,65 
— 0,27 
— 0,65 
0,27 
0 Y/R 
0,7 
0,7 
— 0,7 
— 0,7 
0,27 
0,65 
— 0,27 
— 0,65 
0 2/R 
— 
0,71 
0,71 
0,71 
0,71 
1 z 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
— 
— 
— 
— 
— 
6.2.2. Måling af plæneklippere i bevægelse 
Plæneklipperen skal bevæges således som vist i figur I. 
Målepunkterne ligger på en halvkugle med radius 10 m. Koordinaterne for målepunkterne er givet i 
tabel I, idet punkt 9 undgår. 
7. UDFØRELSE AF MÅLINGERNE 
7.1. Måling af målestedets akustiske egenskaber 
Inden målingen udføres, bør afprøvningsstedets miljøforhold efterprøves. Følgende faktorer skal kon­
trolleres: 
a) baggrundsstøj; 
b) vindens indflydelse; 
c) driftsforhold: f.eks. vibrationer, temperatur, relativ luftfugtighed, barometertryk. 
7.1.1. Måling af baggrundsstøj 
Ved bestemmelse af plæneklipperes støjeffektniveau skal kun baggrundstøj tages i betragtning. 
Baggrundsstøj måles på et målepunkt, idet plæneklipperens motor er i stilstand (uden støjemission). 
7.1.2. Vindstyrke og-retning 
Vindstyrken og -retningen skal bestemmes i et punkt beliggende over afprøvningsarealet. Der skal tages 
hensyn til bestemmelserne i punkt 8.5.3. 
7.1.3. Måling af temperatur, relativ luftfugtighed, barometertryk og andre forstyrrende elementer 
Kun de forstyrrende elementer, der vil kunne have indflydelse på lydmålingerne, skal måles (se punkt 
8.5.2). 
7.2. Måling af lydtrykniveauet LpA 
Til måling af lydtrykniveauet LPA anvendes et instrument som beskrevet i punkt 3.2. 
2. 4. 79 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 86/15 
7.2.1. Måling ved stilstand 
Lydtrykniveauet LPA på et givet målepunkt svarer til lydtrykkenes kvadratiske middelværdi over tid. 
Hvis der anvendes en støjmåler, foretages der på dette punkt en række aflæsninger, hvis tidsmæssige 
gennemsnit udregnes ifølge angivelserne i punkt 11. 
Måletiden skal i princippet være mindst 15 sek. på hvert målepunkt. Hvis der anvendes en integrator-
støjmåler, skal integrationstiden være lig med måletiden. 
7.2.2. Måling med plæneklipperen i bevægelse 
Lydtrykniveauet LpA i et givet målepunkt svarer til det niveau, som aflæses, når plæneklipperen kører 
igennem halvkuglens center. 
8. UDNYTTELSE AF RESULTATERNE 
8.1. Det gennemsnitlige niveau på målefladen 
Ud fra LpA-værdierne beregnes det niveau, der svarer til det kvadratiske rumgennemsnit for lydtrykkene 
fra samtlige målepunkter. 
8.2. Det gennemsnitlige niveau for baggrundsstøj 
Det gennemsnitlige niveau for baggrundsstøj svarer til det niveau, som aflæses i et målepunkt. 
8.3. Beregning af overfladelydtrykniveauet LpAm 
Overfladelydtrykniveauet beregnes i overensstemmelse med punkt 8.1. og korrigeres som angivet i 
punkterne 8.5.1, 8.5.2 og 8.5.3. 
8.4. Beregning af lydeffektniveauet LWA 
Plæneklipperens lydeffektniveau L^Aberegnes ved hjælp af følgende formel: 
S 
LWA = LpAm + 10 loglO ~ ' 
Hvor LWA = plæneklipperens lydeffektniveau udtryk i dB 
LpAm = overfladelydtrykniveauet udtryk i dB 
S = overfladens areal i m2 
Sn = referenceareal 1 m2 
Bemærkning: 
Hvis r = 4 m fas 1« log10 — = 20 dB b0 
S 
hvis R = 10 m fås 1« log10 7— = 28 dB. 
b0 
8.5. Korrektioner, der skal foretages i målingerne 
8.5.1. Baggrundsstøj 
Det gennemsnitlige lydtrykniveau på målefladen, der beregnes ifølge den i punkt 8.1 beskrevne metode, 
skal eventuelt korrigeres for at tage hensyn til den baggrundsstøj, der er beregnet i overensstemmelse 
med den i punkt 8.2 beskrevne metode. 
Korrektionen K1? i dB, der skal fratrækkes det gennemsnitlige lydtrykniveau på målefladen, er anført i 
tabel II. 
Nr. C 86/16 De Europæiske Fællesskabers Tidende 2. 4. 79 
TABEL II 
Forskel (i dB) mellem lydtrykniveauet, beregnet med støj­
kilden i gang, og fremmedstøjens lydtrykniveau alene 
mindre end 6 
6 
7 
8 
9 
10 
over 10 Korrektion K, i dB 
ingen gyldig måling 
1,0 
1,0 
1,0 
0,5 
0,5 
ingen korrektion 
8.5.2. Forstyrrelser: temperatur, luftfugtighed, afprøvningsstedets beliggenhed (højde) og andre forstyr­
relser 
— Måleapparatur: 
Man må henholde sig til oplysningerne fra fabrikanten af målemateriellet for at tage hensyn til de 
mulige virkninger af alle de forstyrrelser, som denne gør opmærksom på, herunder især: temperatur, 
barometertryk, fugtighedsgrad. 
8.5.3. Vindens indflydelse 
Den største tilladte hastighed er på 8 m/s. 
Ved større hastighed end den af fabrikanten angivne skal mikrofonen beskyttes med en vindskærm. 
Eventuelle korrektioner af de i punkt 8.1. nævnte beregninger angives af vindskærmsfabrikanten. 
9. OPLYSNINGER, DER SKAL REGISTRERES 
Principielt indsamles og registreres følgende oplysninger i en rapport, for samtlige målinger, der foreta­
ges ifølge forskrifterne for denne afprøvningsmetode. 
9.1. Støjkilden under afprøvningen 
a) Beskrivelse af den afprøvede støjkilde (herunder dens dimensioner); 
b) vilkår for betjening af støjkilden under afprøvningen; 
c) monteringsforhold på afprøvningsarealet; 
d) støjkildens placering på afprøvningsstedet. 
9.2. Det akustiske miljø 
a) Beskrivelse af afprøvningsstedet og af afprøvningsarealets fysiske egenskaber; plan, der viser støjkil­
dens og de reflekterende genstandes beliggenhed på afprøvningsstedet; 
b) de meteorologiske forhold: vejr (solrigt, skyet, regnfuldt, tåget ...), luftens temperatur, barometer­
tryk, vindstyrke og -retning, fugtighedsgrad. 
9.3. Måleapparatur 
a) Det udstyr, der anvendes ved målingerne, herunder apparaternes betegnelse, type, serienummer og 
fabrikantens navn; v 
b) den metode, der anvendes til at justere måleapparaturet, som omtalt under punkt 3.5.1; 
c) navnet på det laboratorium, der har foretaget den i punkt 3.5.2 krævede justering; 
d) datoen for den seneste justering. 
9.4. Akustiske data 
a) Målefladens form og dimensioner, mikrofonernes placering. Målepunkternes numre og vindret­
ningen skal anføres på den i punkt 9.2 a) foreskrevne plan; 
S 
b) areal af målefladen S i m2 og værdi af 10 log10 '7— ; 
^0 
c) lydtrykniveauer målt på målepunkterne (se punkt 7.2.4); 
2.4. 79 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 86/17 
d) gennemsnitsværdien af lydtrykniveauet på målefladen (se punkt 8.1); 
e) eventuelle korrektioner i decibel (se punkt 8.5.1, 8.5.2 og 8.5.3); 
f) overfladelydtrykniveau LpAm (se punkt 8.3); 
g) lydeffektniveau (se punkt 8.4); 
h) dato og tidspunkt for målingerne. 
10. OPLYSNINGER, DER SKAL MEDDELES I DEN I PUNKT 9 OMHANDLEDE RAPPORT 
I rapporten præciseres, at lydeffektniveauerne er bestemt i fuldstændig overensstemmelse med denne 
afprøvningsmetode, og at disse lydeffektniveau er gives i A-vejede decibel, reference 1 pW. 
11. BEREGNINGSMETODE TIL FASTLÆGGELSE AF DET GENNEMSNITLIGE NIVEAU, DER 
SVARER TIL DET KVADRATISKE GENNEMSNIT AF FORSKELLIGE LYDTRYK 
For at bestemme det gennemsnitlige niveau, som svarer til det kvadratiske gennemsnit af de forskellige 
lydtryk, der følger enten af en serie målinger, som er foretaget på et enkelt punkt (tidsmæssigt gennem­
snit), eller af en serie målinger, som er foretaget på forskellige punkter på målefladen (rumligt gennem­
snit), kan følgende formel anvendes: 
JpAm LpA0 + 10l°gl0-^-^gi 
hvor LpAi 
L = lydtrykniveauet ved den i'ende måling 
= hjælpelydtrykniveauet til forenkling af beregningen; (f.eks. den mindste værdi af 
LpAi •) 
= er en hjælpestørrelse for den i'ende måling: 
gi=10°'1(LpAi-LpA0) 
= middelværdi for g; 
*!' 
i = 1 
Værdien A L er defineret ved: 
Tabel III angiver g's værdier for forskellige værdier af ^L. 
TABEL III 
iL 
— 10,0 
— 9,5 
— 9,0 
— 8,5 
— 8,0 
— 7,5 
— 7,0 
— 6,5 
— 6,0 
— 5,5 
— 5,0 
— 4,5 
— 4,0 
— 3,5 
— 3,0 
— 2,5 
— 2,0 
— 1,5 
— 1,0 
— 0,5 
— 0,0 g 
0,100 
0,112 
0,125 
0,140 
0,160 
0,180 
0,200 
0,224 
0,250 
0,280 
0,315 
0,355 
0,400 
0,450 
0,500 
0,560 
0,630 
0,710 
0,800 
0,900 
1,000 A^ dB 
0,0 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
5,5 
6,0 
6,5 
7,0 
7,5 
8,0 
8,5 
9,0 
9,5 
10,0 g 
1,00 
1,12 
1,25 
1,40 
1,60 
1,80 
2,00 
2,24 
2,50 
2,80 
3,15 
3,55 
4,00 
4,50 
5,00 
5,60 
6,30 
7,10 
8,00 
9,00 
10,00 AL 
dB 
10,0 
10,5 
11,0 
11,5 
12,0 
12,5 
13,0 
13,5 
14,0 
14,5 
15,0 
15,5 
16,0 
16,5 
17,0 
17,5 
18,0 
18,5 
19,0 
19,5 
20,0 g 
10,0 
11,2 
12,5 
14,0 
16,0 
18,0 
20,0 
22,4 
25,0 
28,0 
31,5 
35,5 
40,0 
45,0 
50,0 
56,0 
63,0 
71,0 
80,0 
90,0 
100,0 
Nr. C 86/18 De Europæiske Fællesskabers Tidende 2. 4. 79 
Figur I 
Målepunkternes placering og bevægelsesakse