—

OIML R 51-1 fra 2006 (E) Væsentlige krav i direktivet (bilag I og MI-006, fællesdelen, samt kapitel II) OIML R 51-1 fra 2006 (E) Bemærkninger Bilag I 1.1 T.4.3.1, T.4.3.7, 2.5, 2.6, 4.1.1 Dækket 1.2 4.1.3, 4.1.6, 4.2.2 Dækket 1.3 5.2.1 Dækket 1.3.1 2.9.1.1, 2.9.1.2 Dækket, med undtagelse af kondenserende eller ikke-kondenserende og åben eller lukket, som ikke er dækket 1.3.2 Ikke relevant 1.3.3 a) E1 a) E2 A.6.3.1, A.6.3.2, A.6.3.4, A.6.3.5.1, A.6.3.5.2, A.6.3.3 Dækket a) E3 A.6.3.1, A.6.3.2, A.6.3.4, A.6.3.5.1, A.6.3.5.2, A.6.3.3, A.6.3.6 Dækket, såfremt prøvepuls 5, prøveniveau IV i henhold til ISO 7637-2:2004(E) anvendes b) A.6.3.1, A.6.3.2, A.6.3.4, A.6.3.5.1, A.6.3.5.2, A.6.3.3 Dækket, såfremt sikkerhedsniveauerne i OIML D11 (2004) anvendes i nogle tilfælde 1.3.4 2.9.2, A.6.2.4, A.6.2.5, A.6.2.6, A.6.2.7, 4.2.3, 6.4.3, A.5.2, 2.9.3, A.6.2.8, 2.9.1.3, A.6.2.2, 6.1.4 & A.5.8, 2.8.1, 6.4.4 & A.5.7 Dækket, undtagen for netfrekvens og netgenererede magnetiske felter 1.4 1.4.1 A.6.1.1, Bilag A Dækket 1.4.2 A.6.2.3, 4.1.2 Dækket, med undtagelse af testen med kondenserende fugtig varme 2 A.7, 6.5.3, 2.10 Dækket 3 T.3.6 Dækket 4 T.3.5, 3.3.1, 2.5.1, 5.2.3 Dækket 5 4.1.4, A.7, 2.10, 6.5.3, T.3.7 Dækket 6 3.2.2, 4.1.3, 4.2.2 Dækket 7 7.1 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 Dækket 7.2 3.1 Dækket 7.3 Ikke relevant 7.4 Ikke relevant 7.5 3.1 Dækket 7.6 3.4.5. 2.11, 6.1.5 Dækket, med undtagelse af prøvemetoden, der skal være beskrevet i brugervejledningen 8 8.1 4.2.4 Dækket 8.2 3.2.6 Dækket 8.3 3.4.5, 3.2.3 Dækket 8.4 3.2.6, 3.2.3, 3.4.4 Dækket 8.5 Ikke relevant 9 9.1 3.11.1, 3.11.2 Dækket, med undtagelse af angivelsen af, at der findes supplerende måleudstyr 9.2 Ikke relevant 9.3 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 Dækket, med undtagelse af oplysninger om (drift, montering, vedligeholdelse, reparationer, tilladte justeringer, korrekt betjening) kondensering, åben eller lukket placering 9.4 Ikke relevant 9.5 3.3.2 Dækket 9.6 Ikke relevant 9.7 2.7 Dækket 9.8 3.11.4, 3.12 Dækket 10 10.1 3.3, 3.4, Dækket 10.2 3.3.1, 2.4, 3.4.2, 3.3.2 Dækket 10.3 3.4.3, 3.4.4 Dækket 10.4 3.4.3 Ikke direkte dækket, selv om nogle krav er relevante 10.5 Ikke relevant 11 11.1 3.4.4, 3.4.3 Dækket, når måleinstrumentet er udstyret med en anordning til datalagring eller en printer 11.2 3.4.4, 3.4.3 Dækket, når måleinstrumentet er udstyret med en anordning til datalagring eller en printer 12 2.11, 6.1.5, 6.1.8 Dækket Bilag MI-006 KAPITEL I — Krav, som er fælles for alle typer automatiske vægte 1 5.2.1 Dækket 1.1 T.3.1.1, T.3.1.2, T.3.1.3, 2.2.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.3 Dækket 1.2 2.9.2 Dækket 1.3 2.9.1.1, 2.9.1.2, 2.9.3, 3.2.5 Dækket 1.4 6.1.4, 2.9.3, 3.2.3 Dækket 3 3.1 2.9.3, 3.2.3, 3.2.5 Dækket 3.2 3.2.7 Dækket 3.3 3.3.1, (3.3, 3.2.4, 3.6.4, 3.6.5, 3.7.3, 3.9.4) Dækket 3.4 4.2.1 Dækket 3.5 3.5, 3.6 Dækket 3.6 3.3.3, 3.10.3 Dækket KAPITEL II — Automatiske opsamlingsvægte 1 1.1 2.1 Dækket 1.2 2.1.1, 2.1.2 Dækket, med undtagelse af at IV anvendes i direktiv 2004/22/EF i stedet for IIII 2 2.1 2.1 Dækket 2.2 2.1.1 Dækket 3 2.1, 2.1.2 Dækket 4 4.1 2.5.1.1, 2.5.1.2 A.3.9.2.2 a) Dækket 4.2 2.5.1.1 Tabel 4 Dækket 4.3 2.2.1 Tabel 1 Dækket 4.4 2.2.1, 2.3 Dækket, undtagen når nøjagtighedsklassen er XIII eller Y(a) med 0,1 g ≤ e ≤ 2 g 5 2.2.2 Dækket 6 6.1 3.2.3 Dækket 6.2 3.2.3 Dækket 7.1 7.1.1 2.6.1 Dækket 7.1.2 2.6.2 Dækket 7.2 T.4.3.9, 4.1.3 Dækket 7.3 2.9.1.2 Dækket Noter: Kolonnen »Bemærkninger« vedrører overensstemmelsen mellem OIML R 51-1 og direktiv 2004/22/EF med hensyn til de relevante krav. Angivelsen »dækket« tilkendegiver, at: — kravene i OIML R 51-1 er identiske med kravet i direktiv 2004/22/EF, eller at — kravene i OIML R 51-1 er strengere end kravet i direktiv 2004/22/EF, eller at — alle krav i OIML R 51-1 opfylder kravene i direktiv 2004/22/EF (også når direktiv 2004/22/EF tillader andre alternativer). — Hvis kravene ikke er fuldt dækket, forklares det kort, hvilke krav der er dækket. Angivelsen »ikke dækket« tilkendegiver, at kravet i direktiv 2004/22/EF enten ikke er foreneligt med det relevante krav i OIML R 51-1 eller ikke indgår i OIML R 51-1. Angivelsen »ikke relevant« betyder, at kravet i bilag I til direktiv 2004/22/EF ikke er relevant for »Automatiske opsamlingsvægte«.