Nr. C 55/6 De Europæiske Fællesskabers Tidende 4. 3. 89 
II 
(Forberedende retsakter) 
KOMMISSIONEN 
Forslag til Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende ikke-
automatiske vægte 
KOM(88) 780 endelig udg. — SYN 174 
(Forelagt af Kommissionen den 3. januar 1989) 
(89/C 55/05) 
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR — 
under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det 
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100A, 
under henvisning til forslag fra Kommissionen, 
i samarbejde med Europa-Parlamentet, 
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og 
Sociale Udvalg, og 
ud fra følgende betragtninger: 
Det påhviler medlemsstaterne at beskytte offentligheden 
med ukorrekte resultater af vejeoperationer med ikke-
automatiske vægte, når disse bruges til bestemte anven-
delseskategorier; 
medlemsstaterne har ufravigelige bestemmelser vedrø­
rende navnlig de nødvendige præstationskrav til ikke-
automatiske vægte i form af specifikke metrologiske og 
tekniske krav, tillige med inspektionsprocedurer før og 
efter ibrugtagningen; sådanne bestemmelser medfører 
ikke nødvendigvis forskellige beskyttelsesniveauer i de 
forskellige medlemsstater, men de indbyrdes forskelle 
medfører hindringer for samhandelen i Fællesskabet; 
de nationale beskyttelsesbestemmelser bør harmoniseres 
for at sikre den fri bevægelighed for ikke-automatiske 
vægte, uden at medlemsstaternes nuværende, velbegrun­
dede beskyttelsesniveau forringes; bevægelighed, som skyldes forskelle mellem nationale 
forskrifter om markedsføring, ifølge gældende fælles­
skabsret, accepteres i det omfang de er nødvendige for at 
opfylde ufravigelige krav; harmoniseringen af lovgiv­
ningen bør derfor i det foreliggende tilfælde begrænses 
til de forskrifter, som er nødvendige for at sikre, at ikke-
automatiske vægte opfylder de væsentlige metrologiske 
og præstationsmæssige krav; da disse krav er væsentlige, 
bør de erstatte de nationale forskrifter på området; 
dette direktiv bør derfor kun indeholde de væsentlige og 
ufravigelige krav; for at lette beviset for overholdelsen af 
disse væsentlige krav er det nødvendigt at have harmoni­
serede standarder på europæisk plan, navnlig for så vidt 
angår metrologiske, udformnings- og konstruk­
tionsmæssige karakteristika, således at vægte, som 
opfylder disse harmoniserede standarder, må anses for at 
være i overensstemmelse med de væsentlige krav; 
sådanne harmoniserede europæiske standarder udar­
bejdes af private organer og bør bevare deres ikke-
bindende status; 
i dette øjemed anerkendes Den Europæiske Standardise­
ringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for 
Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) som 
organer med kompetence til at varetage harmoniserede 
standarder i overensstemmelse med de generelle 
retningslinjer for samarbejdet mellem Kommissionen og 
de to organer, som blev undertegnet den 13. november 
1984; i dette direktiv forstås ved en harmoniseret stan­
dard en teknisk specifikation (Europæisk Standard eller 
Harmoniseringsdokument), som er vedtaget af et af de 
to organer eller af dem begge efter henstilling fra 
Kommissionen i overensstemmelse med Rådets direktiv 
83/189/EØF af 28. marts 1983 om en informationspro­
cedure med hensyn til tekniske standarder og 
forskrifter (') og de allerede nævnte generelle retnings­
linjer; 
uanset den regel om fri bevægelighed for varer, der er en 
af Fællesskabets grundregler, må hindringer for den fri (') EFT nr. L 109 af 26. 4. 1983, s. 8. 
4. 3. 89 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 55/7 
det er nødvendigt at kontrollere overensstemmelsen med 
de relevante metrologiske og tekniske krav for at 
beskytte brugere og tredjemænd effektivt; de nuværende 
kontrolprocedurer er ikke de samme i de forskellige 
medlemsstater; for at undgå gentagen kontrol, der 
samtidig er til hinder for disse vægtes frie bevægelighed, 
bør medlemsstaterne anerkende hinandens kontrol; for 
at lette denne gensidige anerkendelse af kontrollen bør 
der bl.a. fastsættes harmoniserede fællesskabsprocedurer 
og foretages en harmonisering af de kriterier, som 
benyttes, når der skal udpeges organer, som er ansvarlige 
for udførelsen af de enkelte opgaver i forbindelse med 
disse kontrolprocedurer; 
CE-overensstemmelsesmærket på en ikke-automatisk 
vægt viser, at denne opfylder bestemmelserne i dette 
direktiv og derfor gør det unødvendigt at gentage alle­
rede udførte overensstemmelsesvurderinger; 
der bør træffes foranstaltninger, der skal bidrage til 
gradvis at gennemføre det indre marked i en periode, der 
udløber den 31. december 1992; det indre marked 
omfatter et område uden indre grænser, hvori den frie 
bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og 
kapital er sikret — 
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: 
KAPITEL I 
Anvendelsesområde, markedsføring, fri bevægelighed 
Artikel 1 
1. En vægt defineres som et selvstændigt instrument 
eller et system til bestemmelse af et legemes masse ved 
anvendelse af tyngdekraftens påvirkning af dette legeme. 
Masseværdien for legemet skal angives. 
Et system er et sæt indbyrdes forbundne anordninger til 
udførelse af en vejeopgave. Et selvstændigt instrument 
kan være en del af et større system. 
En ikke-automatisk vægt defineres som en vægt, der 
kræver en operatørs medvirken for at foretage en masse­
bestemmelse. En ikke-automatisk vægt kan desuden angive og/eller 
udskrive mængdeværdier direkte udledt af legemets 
masseværdi. 
Et ikke-automatisk måleinstrument til måling af massere-
laterede mængder eller masseudledte værdier er en ikke-
automatisk vægt som defineret ovenfor, * såfremt det 
anvender tyngdekraftens påvirkning, og såfremt og kun 
for så vidt det angiver masseværdier. 
Dette direktiv gælder alle ikke-automatiske vægte, i det 
følgende benævnt »vægte«. 
2. Der er i dette direktiv tale om følgende anvendel-
seskategorier: 
a) 1) Kommercielle transaktioner 
2) Bestemmelse af en afgift, told, skat, bonus, bøde, 
godtgørelse eller betaling af lignende art 
3) Anvendelse af en lovbestemmelse og afgivelse af 
en ekspertudtalelse 
4) Helbredsovervågning, diagnose og behandling af 
sygdomme og lidelser inden for medicinsk (læge-
og dyrlæge) praksis 
b) Alle andre anvendelser end de i litra a) anførte. 
Artikel 2 
Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger 
til at sikre, at vægte kun markedsføres og tages i anven­
delse, såfremt de — korrekt installeret og anvendt til de 
formål, de er bestemt til — opfylder de bestemmelser i 
dette direktiv, som finder anvendelse på dem. 
Artikel 3 
1. Vægte til brug ved en hvilken som helst af de i 
artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede anvendelser, skal 
opfylde de i bilag I anførte væsentlige krav. Indgår 
vægten i et system, er alle anordninger i systemet, som 
ikke er involveret i nogen af de i artikel 1, stk. 2, litra a), 
omhandlede anvendelser, fritaget fra dette krav. 
2. Vægte, som ikke bruges til nogen af de i artikel 1, 
stk. 2, litra a), omhandlede anvendelser, behøver ikke 
opfylde de i bilag I anførte væsentlige krav, men kan 
gøre det, såfremt fabrikanten ønsker det. 
Nr. C 55/8 De Europæiske Fællesskabers Tidende 4. 3. 89 
Opfylder de ikke de væsentlige krav, skal de fremstilles i 
overensstemmelse med god teknisk praksis i en af 
medlemsstaterne. Opfylder vægtene de i bilag I anførte 
væsentlige krav, kan de, såfremt fabrikanten ønsker det, 
underkastes den i artikel 8 anførte overensstemmelses­
vurdering. 
Artikel 4 
Medlemsstaterne må ikke hindre markedsføring og 
ibrugtagning af vægte, som opfylder bestemmelserne i 
dette direktiv. 
Artikel 5 
1. Vægte, som er i overensstemmelse med de relevante 
nationale standarder til gennemførelse af de harmonise­
rede standarder, som opfylder de i artikel 3 omhandlede 
væsentlige krav, anses af medlemsstaterne som værende i 
overensstemmelse med de i artikel 3 omhandlede væsent­
lige krav. 
2. Kommissionen offentliggør i De Europæiske Fælles­
skabers Tidende referencerne til de i stk. 1 omhandlede 
harmoniserede standarder. 
Medlemsstaterne offentliggør referencerne til de i stk. 1 
omhandlede nationale standarder. 
Artikel 6 
Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at de i 
artikel 5, stk. 1, omhandlede harmoniserede standarder 
ikke fuldt ud opfylder de i artikel 3 omhandlede væsent­
lige krav, indbringer Kommissionen eller den pågæl­
dende medlemsstat sagen for det stående udvalg, der er 
nedsat ved direktiv 83/189/EØF, i det følgende benævnt 
»udvalget«, og begrunder dette. Udvalget afgiver ufor­
tøvet en udtalelse. 
I lyset af udvalgets udtalelse underretter Kommissionen 
medlemsstaterne om, hvorvidt det er nødvendigt at tilba­
gekalde disse standarder fra de i artikel 5, stk. 2, 
omhandlede offentliggørelser. 
Artikel 7 
1. Finder en medlemsstat, at vægte forsynet med det i 
bilag II, afsnit 2 til 4 omhandlede CE-typegodkendelses-
mærke ikke opfylder kravene i dette direktiv, når de er 
rigtigt installeret og anvendes til de formål, de er bestemt 
til, træffer den de nødvendige foranstaltninger til at 
trække disse produkter tilbage fra markedet eller hindre 
eller begrænse deres markedsføring. 
Den pågældende medlemsstat underretter omgående 
Kommissionen om enhver foranstaltning af denne art og oplyser grundene til sin beslutning og navnlig, hvorvidt 
den manglende overensstemmelse skyldes 
a) at vægten, når den ikke opfylder kravene i de i artikel 
5, stk. 1, omhandlede standarder, heller ikke opfylder 
de i artikel 3 omhandlede væsentlige krav 
b) ukorrekt anvendelse af de i artikel 5, stk. 1, omhand­
lede standarder 
c) mangler ved de i artikel 5, stk. 1, omhandlede stan­
darder selv. 
2. Kommissionen indleder konsultationer med de 
berørte parter snarest muligt. 
Efter konsultationerne underretter Kommissionen omgå­
ende den medlemsstat, som iværksatte aktionen, om 
resultatet af konsultationerne. Finder Kommissionen, at 
foranstaltningen er begrundet, underretter den tillige 
omgående de øvrige medlemsstater. 
Såfremt foranstaltningen blev truffet af medlemsstaten på 
grund af formodede mangler ved standarderne, fore­
lægger Kommissionen efter at have rådført sig med de 
berørte parter sagen for udvalget inden to måneder — 
såfremt den medlemsstat, som har truffet foranstaltnin­
gerne, har til hensigt at fastholde dem — og indleder de 
i artikel 6 omhandlede procedurer. 
3. Hvor en vægt, som ikke opfylder bestemmelserne, 
er forsynet med CE-typegodkendelsesmærke, træffer den 
kompetente medlemsstat passende foranstaltninger mod 
den, der har anbragt mærket, og underretter Kommis­
sionen og de øvrige medlemsstater herom. 
4. Kommissionen sikrer, at medlemsstaterne holdes 
underrettet om udviklingen i og resultatet af denne 
procedure. 
KAPITEL II 
Overensstemmelsesvurdering 
Artikel 8 
1. I dette direktiv skelnes mellem fremstilling af stan­
dardvægte og fremstilling af ikke-standardvægte, idet der 
ved fremstilling af ikke-standardvægte forstås fremstilling 
af en enkelt vægt eller en begrænset serie vægte, og som 
typisk men ikke nødvendigvis indebærer kundespecifice­
rede vægte, vægte til specielle formål og lignende. 
Fremstilling af standardvægte 
2. Vægte til brug ved enhver af de i artikel 1, stk. 2, 
litra a), omhandlede anvendelser skal underkastes den i 
bilag II, afsnit 1, omhandlede EF-typeundersøgelse. 
4. 3. 89 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 55/9 
3. Vægte, som ikke bruges til noget af de i artikel 1, 
stk. 2, litra a), omhandlede anvendelsesformål, og som 
opfylder de i bilag I omhandlede væsentlige krav, kan 
efter fabrikantens valg underkastes den i bilag II, afsnit 
1, omhandlede EF-typeundersøgelse. 
4. I de i stk. 2 og 3 omhandlede tilfælde behøver 
vægte, som ikke anvender nogen elektronisk anordning, 
og i hvilke lastemålingsanordningen ikke anvender nogen 
fjeder til afbalancering af lasten, ikke at underkastes den 
nævnte EF-typeundersøgelse men kan efter fabrikantens 
valg underkastes en sådan undersøgelse. 
5. De i stk. 2 omhandlede vægte, herunder vægte 
fritaget fra EF-typeundersøgelsen af de i stk. 4 omhand­
lede grunde, skal inden ibrugtagningen efter fabrikantens 
valg underkastes 
— enten den i bilag II, afsnit 2, omhandlede EF-erklæ-
ring om produktionsoverensstemmelse (type 2) 
— eller den i bilag II, afsnit 3, omhandlede EF-verifika-
tion (type 1). 
6. De i stk. 3 omhandlede vægte, som er underkastet 
EF-typeundersøgelsen, eller som er fritaget fra denne af 
de i stk. 4 omhandlede grunde, kan efter fabrikantens 
valg inden ibrugtagningen underkastes en hvilken som 
helst af de i stk. 5 omhandlede procedurer. 
Fremstilling af ikke-standardvægte 
7. Vægte, som anvendes til et af de i artikel 1, stk. 2, 
litra a), omhandlede formål, skal hver især underkastes 
den i bilag II, afsnit 4, omhandlede EF-verifikation 
(type 2). 
8. Vægte, som ikke anvendes til de i artikel 1, stk. 2, 
litra a), omhandlede formål, og som opfylder de i bilag I 
fastsatte væsentlige krav, kan efter fabrikantens valg 
underkastes den i bilag II, afsnit 4, omhandlede 
EF-verifikation (type 2). 
Falles bestemmelser 
9. Dokumenter og korrespondance vedrørende de i 
stk. 2 til 8 omhandlede procedurer skal udfærdiges på et 
officielt sprog i den medlemsstat, hvor de nævnte proce­
durer vil blive gennemført, eller på et sprog, som accep­
teres af det ansvarlige inspektionsorgan. 
Artikel 9 
1. Enhver medlemsstat underretter de øvrige 
medlemsstater og Kommissionen om de inspektionsor-
ganer, den har udpeget til at udføre opgaver under de i 
artikel 8 omhandlede procedurer, de specifikke opgaver, hvert organ har fået tildelt, samt identifikationskoderne 
for de udpegede organer. 
Kommissionen offentliggør listen over de udpegede 
organer sammen med de opgaver, de har fået tildelt, i De 
Europæiske Fællesskabers Tidende og sikrer, at listen 
holdes ajour. 
2. Medlemsstaterne anvender de i bilag V anførte 
minimumskriterier for godkendelse af inspektionsor-
ganer. Organer, som opfylder kriterier, der er fastsat i 
relevante harmoniserede standarder, antages at opfylde 
de i bilag V omhandlede kriterier. 
3. En medlemsstat, som har udpeget et inspektions-
organ, tilbagekalder denne udpegelse, såfremt organet 
ikke længere opfylder de i stk. 2 omhandlede udpegelses-
kriterier. Den underretter omgående de øvrige medlems­
stater og Kommissionen herom. 
KAPITEL III 
CE-typegodkendelsesmærke og påskrifter 
Artikel 10 
1. CE-typegodkendelsesmærket og de krævede 
supplerende data som beskrevet i bilag IV skal anbringes 
på vægten i en klart synlig, let læselig og uudslettelig 
form. 
2. Anbringelse på vægtene af mærker, som vil kunne 
forveksles med CE-typegodkendelsesmærket, er forbudt. 
Artikel 11 
Konstateres det, at anbringelsen af CE-mærket på vægte 
er uberettiget, fordi 
— de ikke opfylder de i artikel 5, stk. 1, omhandlede 
relevante standarder 
— de ikke er i overensstemmelse med en godkendt type 
— de er i overensstemmelse med en godkendt type, som 
ikke opfylder de væsentlige krav, som gælder for 
denne, eller fordi 
— fabrikanten ikke har opfyldt sine forpligtelser i 
medfør af EF-overensstemmelseserklæringen (type 2). 
Skal inspektionsorganet tilbagekalde EF-typegodkendel-
sesattesten og/eller i givet fald godkendelsen af kvalitets­
styringssystemet. 
Nr. C 55/10 De Europæiske Fællesskabers Tidende 4. 3. 89 
Artikel 12 
Når en vægt, som skal anvendes til et af de i artikel 1, 
stk. 2, litra a), omhandlede formål, indgår i et system, og 
hvor dette system indeholder anordninger, som ikke har 
været underkastet en overensstemmelsesvurdering som 
omhandlet i artikel 8, skal hver af disse anordninger 
være forsynet med påskriften »ikke godkendt til handels-
formål« på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, 
hvor vægten er taget i brug. Denne påskrift skal være 
anbragt på anordningerne i en klart synlig, let læselig og 
uudslettelig form. 
KAPITEL IV 
Kontrol af ibrugværende vægte 
Artikel 13 
1. Vægte forsynet med CE-godkendelsesmærke, og 
som anvendes til et hvilket som helst af de i artikel 1, stk. 
2, litra a), omhandlede formål, skal, medens de er i brug, 
underkastes en inspektion af et udpeget inspektionsorgan 
for at sikre, at de stadig er i overensstemmelse med den i 
typegodkendelsesattesten beskrevne type (hvor dette 
finder anvendelse) og opfylder de krav i dette direktiv, 
som gælder for dem. 
2. De skal kontrolleres på ny 
a) efter reparation, ændring eller efter at have været skilt 
ad 
b) efter flytning i et geografisk område med en tyngde­
kraftværdi, som er tilstrækkelig forskellig til at 
begrunde en fornyet kontrol, navnlig af fejlvisningen. 
3. Under udførelsen af disse inspektioner skal det 
udpegede organ gennemføre passende afprøvninger, som 
fremgår af de i artikel 5 omhandlede relevante stan­
darder, eller tilsvarende afprøvninger. I de i stk. 2 
omhandlede tilfælde skal det anvende de maksimalt tilla­
delige fejlgrænser som specificeret i bilag I, afsnit 4.1; i 
alle andre tilfælde skal det anvende de maksimalt tillade­
lige fejlgrænser, som specificeret i bilag I, afsnit 4.2. KAPITEL V 
Overgangsperiode 
Artikel 14 
1. EF-typegodkendelser i medfør af Rådets direktiv 
73/360/EØF (') og nationale typegodkendelser, som er 
gyldige til 1. juli 1992, skal forblive gyldige indtil deres 
udløbsdato eller indtil 1. juli 2002, alt efter hvilken af 
disse datoer, der kommer først. Efter denne dato skal de 
dog fortsat forblive i kraft for de i stk. 2 omhandlede 
vægte. 
2. Efter 1. juli 1992 tillader medlemsstaterne fortsat 
anvendelser af vægte, som er lovligt i brug på denne 
dato, så længe de opfylder de krav, der finder anvendelse 
for dem på grundlag af deres typegodkendelse eller 
oprindelige verifikation. 
KAPITEL VI 
Afsluttende bestemmelser 
Artikel 15 
Enhver afgørelse truffet i medfør af dette direktiv, og 
som resulterer i begrænsninger af ibrugtagningen af en 
vægt, skal indeholde de nøjagtige begrundelser, den er 
baseret på. En sådan afgørelse skal straks meddeles den 
involverede part, som samtidig skal underrettes om de 
retsmidler, der står til hans rådighed i medfør af 
gældende lov i den pågældende medlemsstat, og om tids­
fristerne for anvendelsen af sådanne midler. 
Artikel 16 
1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden 
den 1. januar 1992 de love og administrative bestem­
melser, der er nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De underretter straks Kommissionen herom. 
Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 
1. juli 1992. 
2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten 
til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det 
område, der er omfattet af dette direktiv. 
3. Direktiv 73/360/EØF ophæves pr. 1. juli 1992. 
Artikel 17 
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. 
C) EFT nr. L 335 af 5. 12. 1973, s. 1. 
4. 3. 89 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 55/11 
BILAG I 
De væsentlige krav, som skal opfyldes af de i artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede vægte, fremgår af det 
følgende. Den anvendte terminologi er den, som anvendes af Den Internationale Organisation for Retslig 
Metrologi. 
METROLOGISKE KRAV 
Måleenheder for masse 
De anvendte måleenheder for masse skal være lovlige i medfør af direktiv 80/18l/EØF ('). 
Under denne betingelse er følgende måleenheder tilladt: 
— Si-enheder: kilogram, mikrogram, milligram, gram og ton 
— britiske enheder: pound, ounce (avoirdupois) og troy ounce 
— andre enheder: metrisk karat ved vejning af ædelstene. 
For vægte, som anvender de ovenfor omhandlede britiske måleenheder for masse, skal de i det 
følgende specificerede relevante væsentlige krav omregnes til nævnte britiske enheder ved anven­
delse af simpel interpolation. 
2. Nøjagtighedsklasser 
2.1. Der er defineret følgende nøjagtighedsklasser: 
I. Speciel 
II. Fin 
III. Middel 
IV. Grov. 
Specifikationerne for disse klasser er vist i tabel 1. 
TABEL 1 
Nøjagtighedsklasser 
Klasse 
I 
II 
III 
IV Verifikationsdelingsværdi 
(e) 
0,001 g < e 
0,001 g < e < 0,05 g 
0,1 g < e 
0,1 g<e«2g 
5 g< e 
5 g< e Minimumslast 
minimumsværdi 
100 e 
20 e 
50 e 
20 e 
20 e 
10 e Maksimumslast 
(maks) 
minimumsværdi 
50 000 e 
100 e 
5 000 e 
100 e 
500 e 
100 e maksimumsværdi 
— 
10.0 000 e 
100 000 e 
10 000 e 
10 000 e 
1 000 e 
2.2 Delingsvcerdier 
2.2.1. Den faktiske delingsværdi (d) og verifikationsdelingsværdien (e) skal være af formen 1 x 10k, 
2 X 10k eller 5 x 10k masseenheder, hvor k er et helt tal eller nul. 
2.2.2. For alle vægte bortset fra vægte med ekstra visningsindretninger er d lig med e. 
2.2.3. For vægte med ekstra visningsindretninger gælder følgende: 
e =1 x 10kg 
d < e < 10 d, 
bortset fra vægte af klasse I med d < 10~4 g, hvor 
e=10-3g. 
C) EFT nr. L 39 af 15. 2. 1980, s. 39. 
Nr. C 55/12 De Europæiske Fællesskabers Tidende 4. 3. 89 
3. Klassifikation 
3.1. Vægte med ét vejeområde 
3.1.1. Vægte uden en ekstra visningsindretning kan tilhøre en hvilken som helst af de fire definerede 
nøjagtighedsklasser. 
3.1.2. Vægte udstyret med en ekstra visningsindretning skal tilhøre klasse I eller II. For disse vægte fås 
minimumslastens nedre grænser fra tabel 1 ved i kolonne 3 at erstatte verifikationsdelingsværdien 
(e) med den faktiske delingsværdi (d). 
Hvis d < 10"4 g, kan maksimumslasten i klasse I være mindre end 50 000 e. 
3.1.3. Opfylder en vægt specifikationerne i mere end en nøjagtighedsklasse, overlades valget af klasse til 
fabrikanten. Vægten skal opfylde alle krav i dette direktiv for den valgte klasse. 
3.2. Vægte med flere vejeområder 
Flere vejeområder end tilladt, forudsat at de er klart angivet på vægten. Hvert enkelt vejeområde 
klassificeres i henhold til 3.1. Hvis vejeområderne falder inden for forskellige nøjagtighedsklasser, 
skal vægten opfylde de strengeste krav, som finder anvendelse for de nøjagtighedsklasser, hvori 
vejeområderne falder. 
3.3. Fler-intervalvægte 
3.3.1. Vægte med ét vejeområde kan have adskillige vejeintervaller (fler-intervalvægte). 
Fler-intervalvægte skal ikke være udstyret med en ekstra visningsindretning. 
3.3.2. Hvert af vejeintervallerne på fler-intervalvægte er defineret ved 
— dets verifikationsdelingsværdi ej med e; + { > ej 
— dets maksimumsnettolast maks; med maksr = maks 
— dets minimumsnettolast min; med minj = maks;^ og minj = min 
hvor: 
i = 1, 2, ... r 
i = vejeintervalnummeret 
r = det totale antal vejeintervaller. 
Ved alle belastninger regnes med nettolasten uanset værdien af en eventuelt anvendt tara. 
3.3.3. Vejeintervallerne klassificeres i henhold til tabel 2. Alle vejeintervaller skal falde inden for samme 
nøjagtighedsklasse, og denne klasse er vægtens nøjagtighedsklasse. 
TABEL 2 
Fler-intervalvægte 
i = 1, 2, ...r 
i — vejeintervalnummeret 
r = det totale antal vejeintervaller. 
Klasse 
I 
II 
III 
IV Verifikationsdelingsværdi 
(e) 
0,001 g < e; 
0,001 g < e; < 0,05 g 
0,1 g < e; 
0,1 g < ej 
5 g < ej Minimumslast 
minimumsværdi 
100 e! 
20 ei 
50 e. 
20 e, 
10 e, Maksimumslast 
(maks;) 
minimumsværdi (') 
50 000 e; + , 
5 000 e; + ! 
5 000 e; + , 
500 ei + 1 
50 e1+1 maksimumsværdi 
— 
100 000 e; 
100 000 e; 
10 000 e; 
1 000 e; 
(') For i = r gælder den tilsvarende kolonne i table 1, med e erstattet af er 
4. 3. 89 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 55/13 
4. Nøjagtighed 
4.1. Ved den første overensstemmelsesvurdering må visningsfejlen ikke overstige den maksimalt tillade­
lige visningsfejl som vist i tabel 3. I tilfælde af digital-visning skal visningsfejlen korrigeres for afrun-
dingsfejlen. 
De maksimalt tilladelige fejl gælder nettoværdi og taraværdi for alle mulige belastninger, bortset fra 
forhåndsindstillede taraværdier. 
TABEL 3 
Maksimalt tilladte fejl 
Belastning 
Klasse I 
0 < m < 50 000 e 
50 000 e < m < 200 000 e 
200 000 e < m Klasse II 
0 < m < 5 000 e 
5 000 e < m < 20 000 e 
20 000 e < m < 100 000 e Klasse III 
0 < m « 500 e 
500 e < m < 2 000 e 
2 000 e < m < 10 000 e Klasse IV 
0 < m < 50 e 
50 e < m < 200 e 
200 e < m « 1 000 e Maksimalt tilladte 
fejl ved første EF-over-
ensstemmelsesvurdering 
± 0,5 e 
± 1,0 e 
± 1,5 e 
4.2. De maksimalt tilladte fejl under brug er to gange de maksimalt tilladte fejl ved den første overens­
stemmelsesvurdering. 
5. En vægts vejeresultater skal være repeterbare og skal kunne reproduceres uanset arten af visnings-
indretning eller vejemetode. 
Vejeresultaterne skal være tilstrækkeligt ufølsomme for ændringer af lastens placering på vejeladet. 
6. Vægten skal være følsom over for meget små lastændringer. 
7. Influensparametre og tid 
7.1. Vægte af klasserne II, III og IV, som kan forventes anvendt i skrå stilling, skal være tilstrækkeligt 
ufølsomme for den grad af skråstilling, som kan forekomme under normal brug. 
7.2. Vægtene skal opfylde de metrologiske krav inden for det af fabrikanten specificerede temperatur­
område. Værdien af dette område skal mindst være: 
5 ° C for en vægt af klasse I 
15 ° C for en vægt af klasse II 
30 ° C for en vægt af klasse III eller IV. 
Er der ikke fra fabrikantens side angivet nogen specification, gælder temperaturområdet —10 °C til 
+ 40°C. 
7.3. Vægte tilsluttet el-nettet skal opfylde de metrologiske krav under forsyningsbetingelser, som ligger 
inden for grænserne af normale netspændingsvariationer. 
Batteridrevne vægte skal vise, når spændingen falder under den nødvendige minimumsværdi, og skal 
under disse omstændigheder enten fortsat fungere korrekt eller automatisk sættes ud af drift. 
7.4. Elektroniske vægte, bortset fra vægte af klasse I og klasse II, såfremt e er mindre end 1 g, skal 
opfylde de metrologiske krav under betingelser med høj relativ fugtighed ved den øverste grænse af 
deres temperaturområde. 
Nr. C 55/14 De Europæiske Fællesskabers Tidende 4. 3. 89 
7.5. En langvarig belastning af en vægt af klasse II, III eller IV skal have ubetydelig indflydelse på 
visningen i belastet tilstand eller på nulvisningen umiddelbart efter fjernelse af lasten. 
7.6. Under andre betingelser skal vægtene enten fortsat fungere korrekt eller automatisk sættes ud af 
drift. 
UDFORMNING OG KONSTRUKTION 
8. Generelle krav 
8.1. Vægtenes udformning og konstruktion skal være af en sådan art, at vægtene vil bevare deres metro­
logiske kvaliteter, når de anvendes og installeres korrekt, og når de anvendes i det miljø, de er 
bestemt for. 
8.2. Når elektroniske vægte udsættes for forstyrrelser, må de ikke vise betydende fejl, eller betydende 
fejl skal automatisk detekteres og korrigeres. 
Når elektroniske vægte automatisk detekterer en betydende fejl, skal en synlig eller hørbar alarm 
udløses og vedvare, indtil brugeren griber ind, eller fejlen forsvinder. 
8.3. Kravene under 8.1 og 8.2 skal til stadighed være opfyldt. Elektroniske vægte må derfor ikke udvise 
betydende pålidelighedsfejl inden for et tidsrum, som er normalt i betragtning af vægtenes tilsigtede 
anvendelse, eller skal automatisk detektere og reagere på betydende pålidelighedsfejl. 
Digitale elektroniske anordninger skal altid kontrollere måleprocessen, visningsanordningen samt 
enhver datalagring og -overførsel. 
Er en betydende pålidelighedsfejl konstateret automatisk, skal en synlig eller hørbar alarm udløses 
og vedvare, indtil brugeren griber ind, eller fejlen forsvinder. 
8.4. Er et ydre udstyr tilsluttet en elektronisk vægt via en passende grænseflade, må vægtens metrolo­
giske egenskaber ikke påvirkes heraf. 
8.5. Vægtene må ikke have egenskaber, som eventuelt vil kunne lette svigagtig anvendelse, og mulighe­
derne for utilsigtet misbrug skal være minimale. Bestanddele, som ikke må demonteres eller justeres 
af brugeren, skal sikres mod noget sådant. 
8.6. Vægte skal være udformet på en sådan måde, at den i dette direktiv fastsatte kontrol let lader sig 
udføre. 
9. Angivelse af vejeresultater og andre vægtværdier 
Angivelsen af vejeresultater og andre vægtværdier skal være nøjagtig, entydig og ikke-misvisende, 
og visningsindretningen skal gøre det let at aflæse visningen under normale anvendelsesbetingelser. 
Navne og symboler for de under punkt 1 i dette bilag omhandlede måleenheder skal være i overens­
stemmelse med bestemmelserne i direktiv 80/18l/EØF, tilføjet symbolet for metrisk karat, dvs. 
symbolet »et«. 
Visning skal være umulig over maksimumsbelastningen (maks), forøget med 9 e. 
En ekstra visningsindretning er kun tilladt efter decimalkommaet. En udvidet visningsindretning må 
kun anvendes midlertidigt, og udskrift skal ikke kunne finde sted under anvendelsen heraf. 
Sekundære visninger er tilladt, såfremt de identificeres på en sådan måde, at de ikke kan forveksles 
med primære visninger. 
4. 3. 89 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 55/15 
10. Udskrivning af vejeresultater og andre vægtværdier 
Trykte resultater skal være korrekte, passende identificeret og utvetydige. Skriften skal være klar, 
læselig, uudslettelig og varig. 
11. Retstillingsmekanisme 
Hvor det er hensigtsmæssigt, skal vægte være forsynet med en retstillingsmekanisme og en libelle, 
som er tilstrækkelig følsom til at muliggøre en korrekt installation. 
12. Nulstilling 
Vægte kan være udstyret med nulstillingsindretninger. Brugen af disse indretninger skal resultere i 
en nøjagtig nulstilling og må ikke give anledning til ukorrekte måleresultater. 
13. Tara-indretninger og forhåndsindstillede tara-indretninger 
Vægte kan have en eller flere tara-indretninger og en forhåndsindstillet tara-indretning. Betjeningen 
af tara-indretningerne skal resultere i en nøjagtig indstilling af viseren på nul og skal sikre korrekt 
nettovejning. Betjeningen af den forhåndsindstillede tara-indretning skal sikre korrekt bestemmelse 
af den beregnede nettoværdi. 
14. Vægte til salg direkte til publikum med en maksimumsbelastning på ikke over 100 kg: yderligere 
krav 
Vægte til salg direkte til publikum skal klart vise kunder alle væsentlige oplysninger om vejningen 
og i tilfælde af vægte med prisangivelse tillige om prisberegningen af det produkt, som købes. 
Hvis salgsprisen angives, skal den være nøjagtig. 
Vægte med prisudregning skal vise de væsentlige angivelser længe nok til at sætte kunden i stand til 
at læse dem ordentligt. 
Vægte med prisudregning må kun udføre andre funktioner end vejning og prisudregning af den 
enkelte artikel, såfremt alle visninger i forbindelse med alle transaktioner udskrives klart, utvetydigt 
og hensigtsmæssigt opstillet på en bon eller etiket til kunden. 
Vægtene må ikke have egenskaber, som direkte eller indirekte kan føre til visninger, hvis tolkning 
ikke er let eller ligetil. 
Vægtene skal sikre kunderne mod ukorrekte salgstransaktioner, som skyldes, at vægtene ikke 
fungerer korrekt. 
Ekstra visningsindretninger og udvidede visningsindretninger er ikke tilladt. 
Supplerende indretninger er kun tilladt, såfremt de ikke muliggør svigagtig anvendelse fra sælgerens 
side, uden at kunden kan opdage det. 
Vægte med samme karakteristika som for vægte anvendt til salg direkte til publikum, men som ikke 
opfylder de i dette kapitel beskrevne krav, skal på en uudslettelig måde være mærket »må ikke 
anvendes til salg direkte til publikum«. Denne mærkning skal være klart synlig på den side af 
vægten, som normalt ville vende mod kunden, såfremt den blev anvendt til salg direkte til publikum. 
15. Vægte med prisetiketter 
Vægte med prisetiketter skal opfylde kravene til prisvisende vægte til salg direkte til publikum i den 
udstrækning, disse krav finder anvendelse på den pågældende vægt. Udskrivning af en prisetiket 
skal være umulig ved en belastning, som ligger under minimumsbelastningen. 
Nr. C 55/16 De Europæiske Fællesskabers Tidende 4. 3. 89 
BILAG II 
1. EF-typeundersøgelse 
1.1. EF-typeundersøgelse er den procedure, hvorved et officielt inspektionsorgan sikrer og attesterer, at 
en vægt, som er repræsentativ for den planlagte produktion, opfylder de bestemmelser i dette 
direktiv, som vedrører den. 
1.2. Ansøgningen om typeundersøgelse skal indsendes af fabrikanten eller hans befuldmægtigede inden 
for Fællesskabet til et enkelt inspektionsprogram. 
Ansøgningen skal indeholde: 
— navn og adresse på ansøgeren, og såfremt ansøgningen indsendes af den befuldmægtigede, tillige 
dennes navn og adresse 
— en skriftlig erklæring om, at ansøgningen ikke er indsendt til noget andet inspektionsorgan 
— konstruktionsdokumentationen som beskrevet i bilag III. 
Ansøgeren skal stille en vægt, som er repræsentativ for den planlagte produktion og i det følgende 
benævnt »type«, til rådighed for inspektionsorganet. 
1.3. Det officielle organ skal: 
1.3.1. gennemgå konstruktionsdokumentationen, verificere, at typen er fremstillet i overensstemmelse med 
konstruktionsdokumentationen, og identificere de bestanddele, der er konstrueret i overensstem­
melse med de relevante bestemmelser i de i dette direktiv omhandlede standarder og væsentlige krav 
1.3.2. gennemføre eller have gennemført passende undersøgelser og/eller tests for at kontrollere, om de af 
fabrikanten anvendte løsninger opfylder de væsentlige krav, hvor de i artikel 5 omhandlede stan­
darder ikke er anvendt 
1.3.3. gennemføre eller have gennemført passende undersøgelser og/eller tests for — hvor fabrikanten har 
valgt at anvende de relevante standarder — at kontrollere, hvorvidt disse er anvendt effektivt, og 
derved sikre overensstemmelse med de væsentlige krav 
1.3.4. med ansøgeren aftale det sted, hvor undersøgelser og/eller tests skal finde sted. 
1.4. Hvor typen opfylder bestemmelserne i dette direktiv, udsteder inspektionsorganet en EF-typegod-
kendelsesattest. Attesten skal indeholde konklusionerne af undersøgelsen, eventuelle betingelser for 
attestens gyldighed samt de nødvendige data for identifikation af den godkendte vægt og i givet 
fald en beskrivelse af dennes funktion. Relevante tekniske tegninger og skemaer vedlægges attesten 
som bilag. 
Attesten skal have en gyldighedsperiode på ti år fra udstedelsesdatoen og kan fornyes for yderligere 
perioder på ti år ad gangen. 
1.5. De øvrige officielle organer skal straks underrettes om udstedelsen af EF-typegodkendelsesattesten 
for den pågældende type og de under punkt 1.7 omhandlede tillæg. De kan få udleveret en kopi af 
EF-typegodkendelsesattesten og efter en begrundet anmodning en kopi af samtlige bilag og 
rapporter om de gennemførte undersøgelser og tests. 
1.6. Et officielt organ, som afslår at udstede, eller som tilbagekalder en EF-typegodkendelsesattest eller 
et hvilket som helst af dens under punkt 1.7 omhandlede tillæg, skal underrette den medlemsstat, 
som udpegede det, samt de øvrige officielle organer med angivelse af grundene for afgørelsen. 
1.7. Ansøgeren skal holde det inspektionsorgan, som udstedte EF-typegodkendelsesattesten, underrettet 
om enhver ændring af den godkendte type. 
4. 3. 89 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 55/17 
Ændringer af den godkendte type skal godkendes af det inspektionsorgan, som har udstedt 
EF-typegodkendelsesattesten, når sådanne ændringer påvirker overensstemmelsen med de væsentlige 
krav i dette direktiv eller de foreskrevne anvendelsesbetingelser. Denne tillægsgodkendelse gives i 
form af en tilføjelse til den originale EF-typegodkendelsesattest. 
2. Erklæring om produktionsoverensstemmelse (type 2) 
2.1. EF-erklæringen om produktionsoverensstemmelse (type 2) er den procedure, hvorved en fabrikant, 
som opfylder forpligtelserne i medfør af afsnit 2.2, erklærer, at de pågældende vægte er i overens­
stemmelse med typen som beskrevet i EF-typegodkendelsesattesten og opfylder de krav i dette 
direktiv, som gælder for dem. 
Fabrikanten skal anbringe CE-mærket på hver enkelt vægt og skal udfærdige en skriftlig overens-
stemmelseserklæring for hver enkelt vægt. 
CE-mærket skal ledsages af identifikationssymbolet for det officielle organ, som er ansvarlig for den 
i afsnit 2.2 omhandlede EF-overvågning. Overensstemmelsesattesten skal ledsage den pågældende 
vægt. 
2.2. Fabrikanten skal have indført et tilfredsstillende kvalitetsstyringssystem som specificeret i afsnit 2.3 
og skal underkastes EF-overvågning som specificeret i afsnit 2.4. 
2.3. Kvalitetsstyringssystem 
2.3.1. Fabrikanten skal indsende en ansøgning om godkendelse af sit kvalitetsstyringssystem til et officielt 
organ. 
Ansøgningen skal indeholde: 
— alle relevante oplysninger, navnlig dokumentationen for kvalitetsstyringssystemet og for den 
godkendte types konstruktion 
— et løfte om at opfylde de forpligtelser, som opstår i forbindelse med det godkendte kvalitetssty­
ringssystem 
— et løfte om at vedligeholde det godkendte kvalitetsstyringssystem for at sikre dettes fortsatte 
egnethed og effektivitet. 
2.3.2. Kvalitetsstyringssystemet skal sikre vægtenes overensstemmelse med den type, der er beskrevet i 
EF-typegodkendelsesattesten, og med de krav i dette direktiv, som gælder for dem. 
Alle de af fabrikanten indførte elementer, krav og bestemmelser skal dokumenteres på en systema­
tisk og logisk opstillet måde i form af skriftlige retningslinjer, procedurer og instruktioner. Denne 
dokumentation for kvalitetsstyringssystemet skal sikre en almindelig forståelse af kvalitetsstyrings-
programmer, -planer, brugsanvisninger og rapporter. 
Den skal navnlig indeholde en dækkende beskrivelse af: 
— kvalitetsmålsætningerne og organisationsstrukturen samt ansvarsområder og bemyndigelser i 
forbindelse med produktkvalitet 
— fremstillingsprocessen og kvalitetskontrollen samt de kvalitetssikringsteknikker og systematiske 
indgreb, som vil blive anvendt 
— de undersøgelser og afprøvninger, der vil blive gennemført før, under og efter fremstillingen, 
samt den hyppighed, hvormed disse vil blive gennemført 
midlerne til at overvåge en effektiv anvendelse af kvalitetsstyringssystemet og opnåelsen af den 
ønskede produktkvalitet. 
2.3.3. Det officielle organ skal gennemgå og evaluere kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, hvorvidt det 
opfylder de i afsnit 2.3.2 omhandlede krav. Det skal gå ud fra, at disse krav overholdes af kvalitets­
styringssystemer, som anvender den tilsvarende harmoniserede standard. 
Nr. C 55/18 De Europæiske Fællesskabers Tidende 4. 3. 89 
Organet skal meddele fabrikanten sin afgørelse og underrette de øvrige officielle organer herom. 
Meddelelsen skal indeholde konklusionerne af undersøgelsen og en begrundelse for afgørelsen. 
2.3.4. Fabrikanten eller hans befuldmægtigede skal holde det inspektionsorgan, som har godkendt kvali­
tetsstyringssystemet, underrettet om alle ajourføringer af kvalitetsstyringssystemet i forbindelse med 
ændringer som følge af f.eks. nye teknologier og kvalitetsbegreber. 
2.3.5. Et inspektionsorgan, som tilbagekalder godkendelsen af et kvalitetsstyringssystem, skal underrette 
de øvrige organer herom med angivelse af begrundelsen for afgørelsen. 
2.4. EF-overvågning 
2.4.1. Formålet med EF-overvågning er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder de forpligtelser, som 
følger af det godkendte kvalitets-styringssystem. 
2.4.2. Fabrikanten giver inspektionsorganet adgang til at inspicere fabrikations, inspektions- og afprøv­
nings- samt oplagringsfaciliteter og skal stille al nødvendig information til rådighed, navnlig: 
— dokumentationen for kvalitetsstyringssystemet 
— konstruktionsdokumentationen 
— kvalitetsstyringsdokumenter, såsom inspektionsrapporter og afprøvningsdata, kalibreringsdata, 
kvalifikationsrapporter for det berørte personale osv. 
2.4.3. Det officielle organ skal sikre, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet, 
og fremsender en inspektionsrapport til fabrikanten. 
3. EF-verifikation (type 1) 
3.1. EF-verifikationen er den procedure, hvorved et officielt organ kontrollerer og attesterer, at vægte er 
i overensstemmelse med den type, der er beskrevet i EF-typegodkendelsesattesten, og opfylder de 
krav i dette direktiv, der gælder for dem. Det officielle organ anbringer CE-mærket på hver enkelt 
vægt og udarbejder en skriftlig overensstemmelsesattest for hver enkelt vægt. Overensstemmelsesat-
testen skal ledsage den pågældende vægt. 
3.2. Enhver vægt skal undersøges, og der foretages passende afprøvninger som beskrevet i de i artikel 5 
omhandlede relevante standarder, eller tilsvarende afprøvninger udføres for at sikre deres overens­
stemmelse med de relevante krav i dette direktiv. 
3.3. Det i afsnit 1 omhandlede CE-mærke skal ledsages af det officielle organs identifikationssymbol. 
4. EF-verifikation (type 2) 
4.1. EF-verifikationen (type 2) er den procedure, hvorved et officielt organ kontrollerer og attesterer, at 
de pågældende vægte opfylder de krav i dette direktiv, der gælder for dem. Det officielle organ 
anbringer CE-mærket på hver enkelt vægt og udarbejder en skriftlig overensstemmelsesattest for 
hver enkelt vægt. 
Attesten skal have en gyldighedsperiode på ti år fra udstedelsesdatoen og kan fornyes for yderligere 
perioder af ti års varighed. Den skal ledsage den pågældende vægt. 
4.2. Hver enkelt vægt skal undersøges, og der foretages passende afprøvninger som beskrevet i de i 
artikel 5 omhandlede relevante standarder eller tilsvarende afprøvninger til sikring af, at de er i 
overensstemmelse med de relevante krav i dette direktiv. 
4.3. Det i afsnit 1 ovenfor omhandlede CE-mærke skal ledsages af det officielle organs identifikations-
symbol. 
Konstruktionsdokumentationen for vægten som specificeret i bilag III skal stilles til rådighed for det 
officielle organ. 
4. 3. 89 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 55/19 
Fælles bestemmelser 
EF-erklæringen om produktionsoverensstemmelse (type 2), EF-verifikationen (type 1) og EF-verifi-
kationen (type 2) kan udføres på fabrikantens værksteder eller et hvilket som helst andet sted, 
såfremt transport til anvendelsesstedet ikke kræver, at vægten skilles ad, hvis ibrugtagningen på 
anvendelsesstedet ikke kræver samling af vægten eller andet teknisk installationsarbejde, som kan 
forventes at påvirke vægtens funktion, og såfremt vægtens funktion er ufølsom over for tyngde­
kraftvariationer. I alle andre tilfælde skal de udføres på anvendelsesstedet for vægten. 
Såfremt vægtens funktion er følsom for tyngdekraftvariationer, kan de i afsnit 5.1 omhandlede 
procedurer gennemføres i to stadier, hvor det andet stadium skal omfatte alle undersøgelser og 
afprøvninger, hvis resultat påvirkes af tyngdekraften, og det første stadium omfatte alle andre 
undersøgelser og afprøvninger. Det andet stadium skal udføres på vægtens anvendelsessted. I 
tilfælde af, at en medlemsstat har indført tyngdekraftzoner på sit område, kan udtrykket »på 
vægtens anvendelsessted« læses som »tyngdekraftzonen for vægtens anvendelse«. 
Hvor en fabrikant har valgt en gennemførelse i to stadier for en af de i afsnit 5.1 omhandlede 
procedurer, og hvor disse to stadier vil blive udført af forskellige parter, skal en vægt, som har 
gennemgået første stadium af den pågældende procedure, være forsynet med identifikationssym-
bolet for det officielle organ, som var involveret i dette stadium. 
Den part, som har udført første stadium af proceduren, skal for hver vægt udstede en attest inde­
holdende de nødvendige data til identifikation af vægten, og som specificerer de gennemførte 
undersøgelser og afprøvninger. 
Den part, som udfører andet stadium af proceduren, skal udføre de undersøgelser og afprøvninger, 
som endnu ikke er udført. 
En fabrikant, som i første stadium har valgt EF-erklæringen om produktionsoverensstemmelse 
(type 2), kan enten anvende samme procedure i andet stadium eller beslutte at fortsætte i andet 
stadium med EF-verifikation (type 1). 
CE-mærket skal anbringes på vægten efter afslutning af andet stadium sammen med identifikations-
symbolet for det officielle organ, som er involveret i andet stadium. 
BILAG III 
KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION 
Konstruktibnsdokumentation skal i den udstrækning, det er relevant for vurderingen, indeholde: 
— en generel beskrivelse af vægttypen 
— skitseprojekter og produktionstegninger og skemaer for komponenter, moduler, kredsløb, osv. 
— beskrivelser og forklaringer, som er nødvendige for at forstå det ovenfor nævnte, herunder betjening af 
vægten 
— en liste over de i artikel 5 omhandlede standarder, som helt eller delvis er anvendt, og beskrivelser af de 
løsninger, der er anvendt for at opfylde de væsentlige krav, hvor de i artikel 5 omhandlede standarder 
ikke er anvendt 
— resultater af konstruktionsberegninger og undersøgelser osv. 
— afprøvningsrapporter. 5. 
5.1. 
5.2. 
5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
Nr. C 55/20 De Europæiske Fællesskabers Tidende 4. 3. 89 
BILAG IV 
1. Vægte til de i artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede anvendelser og vægte til de i artikel 1, stk. 2, litra b), 
omhandlede anvendelser, som har været underkastet den relevante EF-procedure for overensstemmelses­
vurdering, skal være forsynet med 
a) — CE-godkendelsesmærket som beskrevet i afsnit 3 
— identifikationssymbolerne for det eller de officielle organer, som har foretaget EF-overvågningen 
eller EF-verifikationen 
Ovennævnte mærke og påskrifter skal være fastgjort på vægten, tydeligt anbragt i en samlet gruppe. 
b) følgende påskrifter 
— fabrikantens eller navn 
— nøjagtighedsklasse, anbragt i en oval eller mellem to vandrette linjer forbundet med to halvcirkler 
— maksimumslast i form af: maks . . . 
— minimumslast i form af: min . . . 
— verifikationsdelingsværdi i form af: e = ... 
plus, hvor dette finder anvendelse 
— serienummer 
— for vægte bestående af separate, men sammenhørende enheder: identifikationsmærke på hver 
enhed 
— delingsværdi i form af: d = ... 
— maksimal additiv tara i form af: T = + ... 
— maksimal subtraktiv tara i form af: T = — . . . 
— tara interval i form af: dT = . . . 
— overlastevne i form af: Lim . . . 
— de særlige temperaturgrænser i form af: ... ° C/. . . ° C 
2. Vægte til de i artikel 1, stk. 2, litra b), omhandlede anvendelser, som ikke har gennemgået den relevante 
EF-procedure for overensstemmelsesvurdering, skal være forsynet med: 
— fabrikantens mærke eller navn 
— maksimumslast i form af: maks ... 
3. CE-godkendelsesmærket skal bestå af symbolet CE som vist i bilag VI efterfulgt af de sidste to cifre for 
det år, hvor mærket blev anbragt. 
4. Vægtene skal være indrettet på passende måde med henblik på fastgørelse af CE-typegodkendelses-
mærke og/eller påskrifter. Disse skal være af en sådan art, at det er umuligt at fjerne mærket og påskrif­
terne uden at beskadige dem, og således at mærket og påskrifterne er synlige, når vægten er i brug. 
5. Hvor der anvendes et mærkeskilt, skal det være muligt at forsegle skiltet, medmindre det ikke kan 
fjernes uden at ødelægges. Hvis mærkeskiltet kan forsegles, skal det være muligt at anvende at kontrol­
mærke i forbindelse hermed. 
6. Påskrifterne maks, min, e, d skal også være vist nær det sted, hvor vejeresultatet vises, såfremt de ikke 
allerede er anbragt der. 
7. Hver visningsenhed, som er tilsluttet eller kan tilsluttes et eller flere vejelad, skal være forsynet med de 
relevante påskrifter i forbindelse med de pågældende vejelad. 
4. 3. 89 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 55/21 
BILAG V 
Følgende minimumskriterier skal anvendes af medlemsstaterne, når de udpeger organer til gennemførelse 
af opgaver i medfør af de i artikel 8 omhandlede procedurer. 
1. Organerne skal være i besiddelse af det nødvendige personale, de nødvendige midler og det nødvendige 
udstyr. 
2. Personalet skal være i besiddelse af teknisk kompetence og professionel integritet. 
3. Ledelse og personale skal være uafhængig af alle kredse, grupper eller personer, som har en direkte eller 
indirekte interesse i ikke-automatiske vægte i forbindelse med gennemførelsen af afprøvninger, udarbej­
delsen af rapporter, udstedelse af attester og overvågning som krævet i dette direktiv. 
4. Personalet skal have tavshedspligt. 
5. Organerne skal tegne en ansvarsforsikring, såfremt deres ansvar ikke dækkes af staten. 
Medlemsstaterne kontrollerer regelmæssigt, at betingelserne under 1 og 2 er opfyldt. 
BILAG VI