++++

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22 . september 1981

om fastslaaelse af , at indfoersel af apparatet " ETEC-Autoscan Scanning Electron Microscope " ikke kan ske med fritagelse for told efter den faelles toldtarif

( 81/800/EOEF )

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 1798/75 af 10 . juli 1975 om fritagelse for told efter den faelles toldtarif ved indfoersel af uddannelsesmaessigt , videnskabeligt eller kulturelt materiale ( 1 ) , aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1027/79 ( 2 ) ,

under henvisning til Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 2784/79 af 12 . december 1979 om fastsaettelse af gennemfoerelsesbestemmelserne til forordning ( EOEF ) nr . 1798/75 ( 3 ) , saerlig artikel 7 , og

ud fra foelgende betragtninger :

Italien har i skrivelse af 21 . marts 1981 anmodet Kommissionen om at indlede den i artikel 7 i forordning ( EOEF ) nr . 2784/79 fastsatte procedure for at afgoere om apparatet " ETEC-Autoscan Scanning Electron Microscope " , bestemt til brug ved submikroskopisk undersoegelse af overfladen paa animalske og vegetabilske vaevsproever af mikroorganismer , mineraler og forarbejdede metaller , skal anses som et vindenskabeligt apparat , samt i bekraeftende fald , om der for tiden i Faellesskabet fremstilles apparater af tilsvarende videnskabelig vaerdi ;

i overensstemmelse med artikel 7 , stk . 5 , i forordning ( EOEF ) nr . 2784/79 er en ekspertgruppe , sammensat af repraesentanter fra alle medlemsstaterne , traadt sammen i Toldfritagelsesudvalget den 23 . juni 1981 for at undersoege sagen ;

det fremgaar af denne undersoegelse , at det drejer sig om et elektronmikroskop ;

paa grund af dets objektive tekniske kendetegn , saasom dets meget hoeje oploesningsevne , samt det formaal , hvortil det skal anvendes , er dette apparat saerligt egnet til videnskabelig forskning ; apparater af denne art anvendes i oevrigt isaer til videnskabelige formaal ; det boer derfor anses for at vaere et videnskabeligt apparat ;

ifoelge oplysninger fra medlemsstaterne fremstilles der dog for tiden i Faellesskabet apparater af tilsvarende videnskabelig vaerdi og med samme anvendelsesformaal som naevnte apparat ; det gaelder for apparaterne " PSEM 500 " og " SEM 501 " fremstillet af Philips Nederland B.V . , Boschdijk 525 , Eindhoven/Nederland , " Camebax " fremstillet af firmaet Cameca , 103 , Boulevard St . Denis , 92400 Courbevoie/France , " AMR 1000 " fremstillet af Ernst Leitz Wetzlar GmbH , 6330 Wetzlar/Deutschland samt " Stereoscan 150 Mark 2 " og " Stereoscan 180 " fremstillet af Cambridge Scientific Instruments Ltd . , Rustat Road , Cambridge CB13 QH/United Kingdom -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Indfoersel af apparatet " ETEC-Autoscan Scanning Electron Microscope " , der er omhandlet i Italiens anmodning af 21 . marts 1981 kan ikke ske med fritagelse for told efter den faelles toldtarif .

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 22 . september 1981 .

Paa Kommissionens vegne

Karl-Heinz NARJES

Medlem af Kommissionen

( 1 ) EFT nr . L 184 af 15 . 7 . 1975 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 134 af 31 . 5 . 1979 , s . 1 .

( 3 ) EFT nr . L 318 af 13 . 12 . 1979 , s . 32 .