1971L0316 — DA — 01.05.2004 — 009.001 — 1
Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor
►B RÅDETS DIREKTIV
af 26. juli 1971
om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til fælles bestemmelser om målein-
strumenter samt om måletekniske kontrolmetoder
(71/316/EØF)
(EFT L 202 af 6.9.1971, s. 1)
Ændret ved:
Tidende
nr. side dato
►M1 Rådets direktiv 72/427/EØF af 19. december 1972 L 291 156 28.12.1972
►M2 Rådets direktiv 83/575/EØF af 26. oktober 1983 L 332 43 28.11.1983
►M3 Rådets direktiv 87/354/EØF af 25. juni 1987 L 192 43 11.7.1987
►M4 Rådets direktiv 87/355/EØF af 25. juni 1987 L 192 46 11.7.1987
►M5 Rådets direktiv af 21. december 1988 L 382 42 31.12.1988
►M6 Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003 L 122 36 16.5.2003
Ændret ved:
►A1 Tiltrædelsesakt for Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige Storbri-
tannien og NordirlandL 73 14 27.3.1972
(tilpasset ved Rådets beslutning af 1. januar 1973) L 2 1 1.1.1973
►A2 Tiltrædelsesakt for Grækenland L 291 17 19.11.1979
►A3 Tiltrædelsesakt for Spanien og Portugal L 302 23 15.11.1985
►A4 Tiltrædelsesakt for Østrig, Finland og Sverige C 241 21 29.8.1994
(tilpasset ved Rådets beslutning 95/1/EF, Euratom, EKSF) L 1 1 1.1.1995
►A5 Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken
Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken
Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken
Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelseog tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæ-iske UnionL 236 33 23.9.2003
▼B
RÅDETS DIREKTIV
af 26. juli 1971
om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til
fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske
kontrolmetoder
(71/316/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økono-
miske Fællesskab, særlig artikel 100,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det europæiske Parlament (1),
under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale
Udvalg (2), og
ud fra følgende betragtninger:
I den enkelte medlemsstat fastlægges de tekniske specifikationer for
måleinstrumenter samt de måletekniske kontrolmetoder ved præceptivebestemmelser; disse bestemmelser er forskellige fra medlemsstat tilmedlemsstat. Forskellene hindrer vareomsætningen og kan skabe ulige
konkurrencebetingelser inden for Fællesskabet;
ved de kontrolordninger, der består i de enkelte medlemsstater, skal det
bl.a. sikres, at den mængde, der leveres en køber, svarer til den af hambetalte pris; det er derfor ikke formålet med dette direktiv at afskaffe
disse prøveordninger, men at fjerne forskellene i lovgivningen i den
udstrækning, de udgør en hindring for vareomsætningen;
disse hindringer for oprettelsen af det fælles marked og dets funktion
kan formindskes og fjernes, når der i medlemsstaterne gælder desamme bestemmelser, der på det første stade anvendes som et tillæg
til og senere, når de nødvendige forudsætninger foreligger, i stedet for
de hidtil bestående bestemmelser i den enkelte stat;
fællesskabsforskrifterne giver også i den tid, hvori de finder anvendelse
sideløbende med de enkelte staters bestemmelser, virksomhederne
mulighed for at tilrettelægge deres produktion med henblik på ensar-
tede tekniske specifikationer, således at produkterne kan sælges oganvendes inden for Det europæiske økonomiske Fællesskab, efter atde har været underkastet EØF-afprøvningerne;
fællesskabsforskrifterne om teknisk udførelse og funktion skal sikre, at
måleinstrumenterne også ved stadig anvendelse giver måleresultater,
der er tilstrækkeligt nøjagtige til det formål, til hvilket de er bestemt;
kontrol med opfyldelsen af disse tekniske forskrifter gennemføres tradi-
tionelt af medlemsstaterne før instrumenterne sælges eller anvendes
første gang, og eventuelt også medens de er ianvendelse nærmere
bestemt ved fremgangsmåden ved typegodkendelser og justering. Medhenblik på virkeliggørelsen af den frie vareomsætning for sådanneinstrumenters vedkommende inden for Fællesskabet er det endviderenødvendigt i overensstemmelse med dette direktiv og specialdirekti-verne at fastægge gensidig anerkendelse af medlemsstaternes
kontrolforordninger og med henblik herpå at indføre passende frem-
gangsmåder iforbi ndelse med EØF-typegodkendelse, EØF-førstegangsjustering og måletekniske EØF-kontrol;
tilstedeværelsen af mærker eller stempler på et instrument eller et
produkt, der har været underkastet den foreskrevne afprøvning, afgiver
en formodning for, at instrumentet eller produktet er i overensstem-melse med de tekniske fællesskabsforskrifter, således at en gentagelse1971L0316 — DA — 01.05.2004 — 009.001 — 2
(1) EFT nr. C 45 af 10.5.1971, s. 26.
(2) EFT nr. C 36 af 19.4.1971, s. 8.
▼B
af den allerede gennemførte afprøvning ved indførsel og ved anven-
delse gøres overflødig;
de enkelte staters måletekniske forskrifter omfatter talrige kategorier af
måleinstrumenter eller produkter. Det vil derfor være rigtigt i dettedirektiv at fastsætte de almindelige bestemmelser, der især vedrørerfremgangsmåderne ved EØF-typegodkendelse, EØF-førstegangsjuste-
ring og måleteknisk EØF-kontrol. I specialdirektiver vil der for de
forskellige kategorier af instrumenter og produkter blive fastsatforskrifter for teknisk udførelse, funktion, nøjagtighed, afprøvningsme-toder samt eventuelt de betingelser, hvorunder de hidtidige nationaleforskrifter erstattes med fællesskabsforskrifter,
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
KAPITEL I
Grundprincipper
Artikel 1
1. a) Dette direktiv omhandler under betegnelsen »instrumenter«
måleinstrumenter, dele af sådanne måleinstrumenter, supplerende
anordninger samt måleanlæg.
b) Det omhandler ligeledes måleenheder, harmonisering af måleme-
toder og metoder for måleteknisk kontrol samt eventuelt de tilanvendelsen heraf nødvendige midler.
c) Det omhandler ligeledes for så vidt angår varemængden i færdig-
pakninger: fastsættelsen og fremgangsmåden ved målingen deraf
samt den måletekniske kontrol dermed og mærkningen.
2. Medlemsstateren kan ikke under påberåbelse af dette direktiv
eller af specialdirektiverne modsætte sig, forbyde eller begrænse
markedsføring og anvendelse af de i stk. 1 omhandlede instrumenter
eller varer, som er forsynet med EØF-stempler og/eller EØF-mærker ioverensstemmelse med forskrifterne i dette direktiv og i de relevantespecialdirektiver.
3. Medlemsstaterne skal tillægge EØF-typegodkendelse og EØF-
førstegangsverifikation samme gyldighed som de tilsvarende nationaleforanstaltninger.
4. I de specialdirektiver, der vedrører de i stk. 1 omhandlede emner,
angives:
— navnling for så vidt angår de i stk. 1, litra a), omhandlede forhold:
fremgangsmåder samt måletekniske karakteristika og tekniskeforskrifter for anvendelse og funktion,
— forskrifter vedrørende stk. 1, litra b) og c).
I disse direktiver kan fastsættes den dato, hvor fællesskabsbestemmel-
serne erstatter de gældende nationale bestemmelser.
KAPITEL II
EØF-typegodkendelse
Artikel 2
1. EØF-typegodkendelse af instrumenter er en godkendelse af disse
til EØF-førstegangsverifikation og, såfremt der ikke kræves første-gangsverifikation, en tilladelse til markedsføring og/eller anvendelseheraf. Fritages en kategori af instrumenter for EØF-typegodkendelseved specialdirektiv(er), der vedrører den pågældende kategori, er disse
instrumenter direkte godkendt til EØF-førstegangsverifikation.
2. Såfremt medlemsstaterne råder over det nødvendige kontroludstyr
hertil, meddeler de EØF-typegodkendelse til ethvert instrument, som1971L0316 — DA — 01.05.2004 — 009.001 — 3
▼M2
▼B
▼M2
▼M2
opfylder forskrifterne i dette direktiv og i de specialdirektiver, som
vedrører det pågældende instrument.
3. Kun fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsen-
tant kan ansøge om EØF-typegodkendelse. Ansøgningen vedrørende enog samme instrumenttype kan kun foretages i en enkelt medlemsstat.
4. Den medlemsstat, der har meddelt en EØF-typegodkendelse,
træffer de nødvendige forholdsregler med henblik på af blive holdtunderrettet om alle ændringer ved eller tilføjelser til den godkendteinstrumenttype. Den underretter de øvrige medlemsstater om disseændringer.
Ændringer ved eller tilføjelser til en godkendt instrumenttype kræver,
når de har eller kan have indflydelse på de med instrumentet opnåedemåleresultater eller på dets normale anvendelsesbetingelser, en supple-
rende EØF-typegodkendelse fra den medlemsstat, der har udstedt EØF-
typegodkendelsen.
I stedet for tillæg til den oprindelige EØF-typegodkendelsesattest gives
der imidlertid ny EØF-typegodkendelse for den ændrede type, såfremt
denne er ændret efter at dette direktiv eller det pågældende specialdi-
rektiv er blevet ændret eller tilpasset på en sådan måde, at denændrede type ellers kun kunne godkendes ihenhold ti l de nye bestem-melser.
5. Medlemsstaterne foretager EØF-typegodkendelse ihenhold ti l
dette direktiv og specialdirektiverne.
Artikel 3
Udstedes en EØF-typegodkendelse for supplerende anordninger, fast-
sættes itypegodkendelsen følgende:
— de instrumentkonstruktioner, disse supplerende anordninger må
tilsluttes, eller som de må indbygges i;
— de almindelige betingelser for den samlede funktion af de instru-
menter, for hvilke de er godkendt.
Artikel 4
Giver den afprøvning i forbindelse med EØF-typegodkendelse, som er
fastsat i dette direktiv og i de pågældende specialdirektiver, et tilfreds-stillende resultat for et instrument, udsteder den medlemsstat, der hargennemført afprøvningen, en attest om EØF-typegodkendelse, som
tilsendes ansøgeren. Denne har i de i artikel 11 eller i et specialdirektiv
omtalte tilfælde pligt til og i øvrige tilfælde ret til på alle instrumenter,der er ioverensstemmelse med den godkendte type, at anbri nge ellerlade anbringe det i attesten omhandlede EØF-godkendelsesmærke.
Artikel 5
1. EØF-typegodkendelsen gælder itiår. Dens gyldi ghed kan
forlænges for tiår ad gangen. Antallet af i nstrumenter, der kan frem-stilles i overensstemmelse med den godkendte type, er ikke begrænset.
EØF-typegodkendelser, som er udstedt på grundlag af forskrifter i dette
direktiv og i et specialdirektiv, kan ikke forlænges efter den dato, hvoren ændring eller tilpasning af disse fællesskabsforskrifter er trådt ikraft, såfremt disse EØF-typegodkendelser ikke ville kunne udstedes
på grundlag af disse nye forskrifter.
Forlænges gyldigheden af en EØF-typegodkendelse ikke, gæler denne
godkendelse dog fortsat for de EØF-instrumenter, der allerede
anvendes.
2. Når der anvendes en ny teknik, som ikke er omhandlet i et
specialdirektiv, kan der gives EØF-typegodkendelse med begrænsetvirkning efter forudgående høring af de øvrige medlemsstater.1971L0316 — DA — 01.05.2004 — 009.001 — 4
▼B
▼M2
▼M2
Godkendelsen kan begrænses således:
— den meddeles kun et begrænset antal instrumenter,
— pligt til at meddele de kompetente myndigheder hvor instrumen-
terne er installeret,
— begrænsning af anvendelsesmulighederne,
— der knyttes begrænsede særbestemmelser til den anvendte teknik.
Den kan imidlertid kun gives:
— såfremt specialdirektivet for den pågældende kategori af instru-
menter er trådt ikraft,
— såfremt der ikke gøres undtagelse fra de maksimale fejltolerancer,
der er fastsat i specialdirektiverne.
Gyldigheden af en sådan godkendelse er begrænset til højst to år. Den
kan forlænges med indtil tre år.
3. Er en medlemsstat, der har meddelt en begrænset EØF-typegod-
kendelse i henhold til stk. 2, af den opfattelse, at den nye teknik harvist sig tilfredsstillende, fremsætter den begæring om tilpasning til den
tekniske udvikling af specialdirektiverne og eventuelt af bilagene i
dette direktiv i overensstemmelse med fremgangsmåden i artikel 18.
Artikel 6
Kræves der ikke EØF-typegodkendelse for en instrumenttype, der
opfylder forskrifterne i et specialdirektiv, kan sådanne instrumenter frafabrikantens side og på hans ansvar forsynes med det særlige mærke ihenhold til bilag I, nr. 3.3.
Artikel 7
1. En medlemsstat, der har meddelt en EØF-typegodkendelse, kan
tilbagekalde denne i følgende tilfælde:
a) når instrumenter, som en sådan godkendelse vedrører, ikke er i
overensstemmelse med den godkendte konstruktion eller det pågæl-dende specialdirektiv;
b) når de igodkendelsesattesten eller i ►
M2artikel 5, stk. 2 ◄
nævnte måletekniske krav ikke overholdes;
c) når den konstaterer, at godkendelsen er blevet meddelt ubehørigt.
2. En medlemsstat, der har meddelt en EØF-typegodkendelse, skal
tilbagekalde denne, hvis det viser sig, at instrumenter af den godkendtekonstruktion ved anvendelsen udviser en fejl af generel karakter, der
gør dem uegnede til deres formål.
3. Underrettes den nævnte medlemsstat af en anden medlemsstat
om, at der foreligger et af de i stk. 1 eller 2 nævnte forhold, iværk-sætter den efter høring af denne stat ligeledes de i disse stykkeromhandlede foranstaltninger.
4. Den medlemsstat, der har konstateret det istk. 2 nænvte forhold,
kan indtil videre forbyde salg og anvendelse af instrumenterne. Den
underretter omgående de andre medlemsstater og Kommissionen med
angivelse af grundene til afgørelsen. Det samme gælder i de i stk. 1omhandlede tilfælde for instrumenter, for hvilke der ikke kræves nogenEØF-førstegangsjustering, når fabrikanten, efter at henvisning harfundet sted, ikke har tilvejebragt overensstemmelse med den godkendtekonstruktion, henholdsvis med kravene i det pågældende specialdi-
rektiv.
5. Bestrider den medlemsstat, der har meddelt godkendelsen, at et
forhold, som nævnt istk. 2, og som er blevet anmeldt ti l den, fore-ligger, eller at nogle foranstaltninger, der er iværksat i henhold til stk.4, er berettigede, søger de pågældende medlemsstater at bilæggestriden.1971L0316 — DA — 01.05.2004 — 009.001 — 5
▼B
▼M2
▼B
▼B
Kommissionen holdes løbende underrettet om sådanne bestræbelser.
Om nødvendigt foranstalter den passende konsultationer med henblikpå at tilvejebringe en løsning.
KAPITEL III
EØF-førstegangsjustering
Artikel 8
1. a) EØF-førstegangsverifikation består i afprøvning og bekræftelse af
et nyt eller renoveret instruments overensstemmelse med dengodkendte type og/eller med forskrifterne i dette direktiv og depågældende specialdirektiver; denne verifikation markeres med
mærket for EØF-førstegangsverifikation.
b) Denne EØF-førstegangsverifikation af instrumenter kan i de
tilfælde, som er nævnt i specialdirektiverne, og på de deriomhandlede betingelser, foretages på anden vis end ved enheds-
verifikation.
2. Medlemsstaterne foretager, såfremt de råder over det nødvendige
tekniske udstyr, EØF-førstegangsjustering på de instrumenter, der efterfabrikantens angivelse besidder de måletekniske egenskaber og
opfylder de tekniske forskrifter om udførelse og funktion, der er fast-
lagt i det specialdirektiv, der gælder for den pågældendeinstrumenttype.
3. For instrumenter, der er forsynet med stemplet for EØF-første-
gangsjustering, gælder medlemsstaternes forpligtelse i henhold til►
M2artikel 1, stk. 2 ◄til udgangen af året efter det år, hvor
stemplet for EØF- førstegangsjusteringen er blevet anbragt, med
mindre der er fastlagt et længere tidsrum i specialdirektiverne.
Artikel 9
1. Indleveres et instrument til EØF-førstegangsverifikation, under-
søger den medlemsstat, der foretager afprøvningen, om:
a) instrumentet tilhører en kategori, for hvilken der ikke kræves EØF-
typegodkendelse, og, såfremt dette er tilfældet, om det opfylder dekrav til teknisk udførelse og funktion, der er fastsat i specialdirekti-
verne vedrørende det pågældende instrument;
b) instrumentet har fået tildelt EØF-typegodkendelse og, såfremt dette
er tilfældet, om det er i overensstemmelse med den godkendte typeog med de pågældende specialdirektiver, som gælder på det tids-
punkt, hvor denne EØF-typegodkendelse er udstedt.
2. Den afprøvning, der gennemføres ved EØF-førstegangsverifika-
tion, omfatter i overensstemmelse med specialdirektiverne bl. a.
— de måletekniske egenskaber,
— de maksimale fejltolerancer,— konstruktionen, i det omfang det gennem denne sikres, at de
måletekniske egenskaber ved normal brug af instrumentet ikkepåvirkes nævneværdigt,
— tilstedeværelsen af de påbudte påskrifter og stempelskilte eller en
placering, der gør det muligt at anbringe EØF-verifikationsmær-
kerne.
Artikel 10
Er resultatet af afprøvningen ved EØF-førstegangsverifikation af et
instrument tilfredsstillende i overensstemmelse med forskrifterne i dette
direktiv og specialdirektiverne, anbringes de mærker for den delviseeller endelige EØF-verifikation, der er beskrevet i bilag II, på instru-mentet under medlemsstaternes ansvar efter bestemmelserne idettebilag.1971L0316 — DA — 01.05.2004 — 009.001 — 6
▼M2
▼B
▼M2
▼B
Artikel 11
Er der for en instrumenttype, der er i overensstemmelse med et special-
direktiv, ikke foreskrevet nogen EØF-førstegangsjustering, forsynessådanne instrumenter fra fabrikantens side og på dennes ansvar meddet EØF-typegodkendelses-mærke, der er beskrevet ibi lag I, nr. 3.4.
KAPITEL IV
Fælles forskrifter for EØF-typegodkendelse og EØF-førstegangsju-
stering
Artikel 12
Medlemsstaterne iværksætter alle egnede foranstaltninger for at
forhindre, at der i forbindelse med instrumenter anvendes stempler eller
påskrifter, der kan medføre forveksling med EØF-mærker eller EØF-stempler.
Artikel 13
Hver enkelt medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og
Kommissionen om, hvilke tjenestegrene, organer og institutter, der er
behørigt bemyndigede til at gennemføre de i dette direktiv og i special-direktiverne omhandlede afprøvninger, til at udstede EØF-typegodkendelsesattester samt til at anbringe EØF-førstegangsverifika-tionsmærker.
Artikel 14
Medlemsstaterne kan kræve, at de foreskrevne påskrifter affattes på
deres officielle sprog.
KAPITEL V
Afprøvning af instrumenter, der er i brug
Artikel 15
I specialdirektiverne fastsættes kravene til afprøvninger af de instru-
menter, der er ibrug, og som er forsynet med EØF-stempler og EØF-mærker, og især de maksimale fejltolerancer under brugen. Dersom deri de nationale bestemmelser for instrumenter, der ikke er forsynet medEØF-stempler og EØF-mærker, fastsættes mindre krav, kan disse
anvendes om kriterier ved afprøvningerne.
KAPITEL VI
Tilpasning af direktiverne til den tekniske udvikling
Artikel 16
Ændringer, der er nødvendige med henblik på tilpasning til den
tekniske udvikling af bilagene til dette direktiv og bilagene til de iartikel 1 omhandlede specialdirektiver vedtages efter fremgangsmådeni artikel 18. Denne fremgangsmåde anvendes dog ikke for kapitlet
vedrørende måleenhederne i det imperiale system i bilaget til direktivet
vedrørende måleenheder samt bilagene vedrørende værdiskalaerne forfærdigpakkede varer til direktiverne vedrørende færdigpakkede varer.
Artikel 17
1. Der nedsættes et udvalg for tilpasning til den tekniske udvikling
af de i artikel 16 omhandlede direktiver, i det følgende benævnt»udvalget«, bestående af repræsentanter for medlemsstaterne og meden repræsentant for Kommissionen som formand.1971L0316 — DA — 01.05.2004 — 009.001 — 7
▼M2
▼B
▼M2
▼M6
Artikel 18
1. Kommissionen bistås af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske
Udvikling af de i artikel 16 nævnte direktiver.
2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgø-
relse 1999/468/EF (1).
Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre
måneder.
3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.
KAPITEL VII
Afslutningsbestemmelser
Artikel►M219◄
Enhver afgørelse, der træffes til gennemførelsen af dette direktiv og de
pågældende specialdirektiver, og ved hvilken en EØF-typegodkendelse
afslås, ikke forlænges eller tilbagekaldes, eller ved hvilken EØF-første-
gangsjustering afslås ►M2eller markedsføring eller ibrugtagning af et
instrument forbydes ◄, skal nøje begrundes. Den skal meddeles den
pågældende med angivelse af de retsmidler, der gælder i henhold tilmedlemsstaternes lovgivning, og af fristerne for anvendelse af disse.
Artikel►
M220◄
1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige administrativt eller ved lov
fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden 18måneder efter dets meddelelse og underretter omgående Kommissionen
herom.
2. Medlemsstaterne drager omsorg for til Kommissionen at frem-
sende ordlyden af de vigtigste nationale retsforskrifter, som deudsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel►
M221◄
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.1971L0316 — DA — 01.05.2004 — 009.001 — 8
(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.▼M2
▼B
▼B
BILAGI
EØF-TYPEGODKENDELSE
1.Ansøgning om EØF-godkendelse
1.1. Ansøgning og korrespondance skal være affattet på det officielle sprog i
den stat, i hvilken ansøgningen indgives. Denne medlemsstat kan kræve,
at vedlagte dokumenter ligeledes er affattet på dette officielle sprog.
Ansøgeren skal samtidig tilsende hver medlemsstat et eksemplar af sin
ansøgning.
1.2. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:
— fabrikantens eller firmaets, den befuldmægtigedes eller ansøgerens
navn og adresse,
— måleinstrumentets kategori,— påtænkt anvendelse,— måletekniske data,— eventuel handelsbetegnelse eller typebetegnelse.
1.3. Sammen med ansøgningen skal i to eksemplarer vedlægges de doku-
menter, der er nødvendige for dens behandling, særlig:
1.3.1. en beskrivelse af:
— instrumentets udførelse og funktion,
— anordninger, der garanterer en sikker funktion,— regulerings- og justeringsindretninger,— stederne for anbringelse af:
— justerings-stemplet,
— (eventuel) plombering.
1.3.2. samlingstegning for instrumentet samt eventuelt detailtegninger af
vigtige konstruktionsdele.
1.3.3. principdiagram samt eventuelt en fotografisk gengivelse.
1.4. Er der allerede meddelt nationale godkendelser, skal sådanne vedlægges
ansøgningen.
2.EØF-godkendelsesprøve
2.1. EØF-godkendelsesprøven består af:
2.1.1. en gennemgang af konstruktionsdokumenterne og en afprøvning
af de måletekniske data, foretaget på den måletekniske tjenestes
laboratorier, på godkendte prøvelaboratorier eller på produktions-
, leverings- eller installationsstedet,
2.1.2. en gennemgang alene af de indleverede dokumenter, når de
måletekniske data kendes i enkeltheder.
2.2. Afprøvningen omfatter hele instrumentets funktion under normale
anvendelsesbetingelser. Under disse betingelser skal instrumentet bevare
de krævede måletekniske egenskaber.
2.3. Art og omfang af afprøvningen i henhold til stk. 2.1. kan fastsættes i
specialdirektiverne.
2.4. Den måletekniske tjeneste kan kræve, at ansøgeren stiller de normalin-
strumenter samt det kvalificerede personale, som måtte være nødvendigt
ved prøvens gennemførelse, til dens rådighed.
3.EØF-godkendelsesattest og godkendelsesmærke
3.1. EØF-godkendelsesatttesten angiver resultaterne af konstruktionsafprøv-
ningen og fastsætter de øvrige krav, der skal overholdes. Der skal
vedlægges beskrivelser, tegninger og diagrammer, der er nødvendige til
identifikation af konstruktionen og til forklaring af funktionen. Godken-
delsesmærket i henhold til direktivets artikel 4, har form af et stiliseret
E. Dette mærke indeholder:
— iden øverste del, det med stort bogstav betegnede kendi ngsmærke
for den stat, der har givet godkendelsen ►
A3(B for Belgien, D
for Tyskland, DK for Danmark, E for Spanien, F for Frankrig,
►M3EL for Grækenland ◄, I for Italien, IRL for Irland, L for1971L0316 — DA — 01.05.2004 — 009.001 — 9
▼A1
▼A1
Luxembourg, N L for Nederlandene, P for Portugal, UK for Det
forenede Kongerige ►A4,A for Østrig, S for Sverige, FI for
Finland◄►A5, CZ for Den Tjekkiske Republik, EST for
Estland, CY for Cypern, LV for Letland, LT for Litauen, H for
Ungarn, MT for Malta, PL for Polen, SI for Slovenien og SK for
Slovakiet ◄)◄samt årstallet for godkendelsen;
— iden nederste del en betegnelse, der fastsættes af den kompetente
måletekniske tjeneste (kendingsnummer). Et eksempel på dette
godkendelsesmærke findes under nr. 6.1.
3.2. Ved en begrænset EØF-godkendelse suppleres dette mærke ved, at der
foran det stiliserede E anbringes et P af samme størrelse. Et eksempel
på dette godkendelsesmærke findes under 6.2.
3.3. Det mærke, der er omhandlet i artikel 6 i dette direktiv, svarer til et
EØF-godkendelsesmærke, hvori det stiliserede er erstattet med sit spejl-
billede symmetrisk om en lodret akse, og har ingen anden angivelse,
medmindre andet bestemmes i særdirektiverne.
Et eksempel på dette mærke findes under punkt 6.3.
3.4. Mærket i henhold til artikel 11 i nærværende direktiv svarer til et EØF-
godkendelsesmærke omskrevet med en sekskant. Et eksempel på dette
mærke findes under nr. 6.4.
3.5. De iforanstående stykker nævnte mærker, der er anbragt af fabri kanten i
henhold til bestemmelserne i dette direktiv, skal på ethvert måleinstru-
ment og enhver supplerende anordning, der indleveres til justering,
være anbragt på et synligt sted, være let læselige, og må ikke kunne
slettes. Er der tekniske vanskeligheder forbundet med anbringelsen, kan
der gives mulighed for undtagelser i specialdirektiverne, eller sådanne
undtagelser kan indrømmes efter aftale med EØF-medlemsstaternes
måletekniske tjenester.
4.Deponering af instrumentmodel
I de i specialdirektiverne nævnte tilfælde kan den godkendende myndighed,
når den anser dette for påkrævet, forlange, at der deponeres en model af den
godkendte måleinstrumentkonstruktion. I stedet for denne instrumentmodel
kan den måletekniske tjeneste også godkende, at der deponeres dele af
måleinstrumentet, prototyper eller tegninger, hvilket i så fald angives på
EØF-godkendelsesattesten.
5.Godkendelsens bekendtgørelse
5.2. På tidspunktet for meddelelsen til den interesserede tilsendes der
Kommissionen og de andre medlemsstater genparter af godkendelsesat-
testerne; efter ønske kan disse også få genparter af prøverapporterne.
5.3. Tilbagekaldelse af en EØF-typegodkendelse samt andre meddelelser om
EØF-typegodkendelsens omfang og gyldighed sker ligeledes i overens-
stemmelse med fremgangsmåden for bekendtgørelse ihenhold ti l
nr.►M5 ◄5.2.
5.4. En medlemsstat, der afviser en EØF-typegodkendelse, underretter de
øvrige medlemsstater og Kommissionen herom.
6.Mærker med relation til EØF-typegodkendelser
6.1.MærkeforEØF-typegodkendelse
Eksempel: EØF-typegodkendelse, udstedt af Physikalisch-tech-
nische Bundesanstalt (PTB) i Forbundsrepublikken
Tyskland i1971 (jævnfør nr. 3.1., første led)
EØF-typegodkendelsens kendingsnummer (jævnfør
nr. 3.1., andet led).1971L0316 — DA — 01.05.2004 — 009.001 — 10
▼B
▼M2
▼B
▼M5
▼B
▼B
6.2.Mærke for EØF-typegodkendelse med begrænset virkning (jævnfør
nr. 3.2.)
Eksempel: EØF-typegodkendelse med begrænset virkning,
udstedt af Physikalisch-technische Bundesanstalt i
Forbundsrepublikken Tyskland i 1971.
Kendingsnummeret for EØF-typegodkendelsen med
begrænset virkning.
6.3.Mærkeforfritagelse forEØF-typegodkendelse (se punkt 3.3.)
Eksempel:
6.4.Mærke for typegodkendelse i tilfælde af, at instrumentet er fritaget for
førstegangsjustering (jævnfør nr. 3.4.)
Eksempel: EØF-typegodkendelse, udstedt af Physikalisch-tech-
nische Bundesanstalt i Forbundsrepublikken Tysk-
land i1971.
EØF-typegodkendelsens kendingsnummer.1971L0316 — DA — 01.05.2004 — 009.001 — 11
▼M2
▼B
▼B
BILAGII
EØF-FØRSTEGANGSJUSTERING
1.Almindeligt
1.1. EØF-førstegangsjustering kan gennemføres i et eller flere afsnit (i
almindelighed to afsnit).
1.2. Under forbehold af de i specialdirektiver fastsatte bestemmelser
1.2.1. gennemføres EØF-førstegangsjustering i ét afsnit ved instru-
menter, der, når de forlader fabrikken, udgør en enhed, d.v.s.som principielt kan overføres til anvendelsesstedet uden forinden
at skilles ad;
1.2.2. gennemføres EØF-førstegangsjustering i to eller flere afsnit ved
instrumenter, hvis korrekte funktion afhænger af installations-
eller anvendelsesbetingelserne;
1.2.3. skal det første afsnit af justeringen navnlig tjene til at sikre instru-
mentets overensstemmelse med den godkendte konstruktion eller
— for instrumenter, der ikke kræver typegodkendelse — med de
pågældende forskrifter.
2.Stedet for EØF-førstegangsjustering
2.1. Er justerings-stedet ikke fastlagt i specialdirektiverne, udføres juste-
ringen for sådanne instrumenter, som afprøves i ét afsnit på det afden kompetente måletekniske tjeneste hertil bestemte sted.
2.2.2. For de øvrige justeringsafsnit gælder forskrifterne i nr. 2.1.
2.2. For de instrumenters vedkommende, der afprøves i ét eller flere
afsnit, finder justeringen sted ved den i det enkelte tilfælde
kompetente lokale måletekniske tjeneste.
2.2.1. Det sidste justeringsafsnit finder sted på installationsstedet.
2.3. Specielt i sådanne tilfælde, hvor justeringen foretages på andet sted
end ved den kompetente tjeneste, kan den pågældende måletekniske
tjeneste kræve, at ansøgeren
— stiller de normalinstrumenter samt det prøveudstyr og det kvalifi-
cerede personale, der kræves til justeringen, til dens rådighed,
— forelægger et eksemplar af EØF-godkendelsesattesten.
3.Justeringsstemplet for EØF-førstegangsjustering
3.1.Beskrivelse afstempletforEØF-førstegangsjustering
3.1.1. Under forbehold af bestemmelserne i specialdirektiverne benyttes
til EØF-førstegangsjustering følgende stempler i henhold til
nr. 3.3.:
3.1.1.1. Det endelige EØF-justeringsstempel, der består af to
mærker:
a) det første mærke, udført iform af et li lle »e«, der
— iden øverste halvdel, det med stort bogstav beteg-
nede kendingsmærke for den stat, hvor den
oprindelige undersøgelse finder sted ►
A3(B for
Belgien, D for Tyskland, DK for Danmark, E for
Spanien, F for Frankrig, ►M3EL for
Grækenland ◄, I for Italien, IRL for Irland, L
for Luxembourg, N L for Nederlandene, P for
Portugal, UK for Det forenede Kongerige ►A4,
A for Østrig, S for Sverige, FI for Finland ◄
►A5, CZ for Den Tjekkiske Republik, EST for
Estland, CY for Cypern, LV for Letland, LT for
Litauen, H for Ungarn, MT for Malta, PL for
Polen, SI for Slovenien og SK for
Slovakiet ◄)◄ifornødent omfang ledsaget af
et eller to tal til angivelse af en områdeunderopde-
ling;1971L0316 — DA — 01.05.2004 — 009.001 — 12
▼A1
▼B
— iden nederste halvdel bærer kendi ngsnummeret
for den person eller det tjenestested, der har fore-
taget justeringen;
b) det andet mærke, der består af de to sidste cifre i
justeringsåret i en sekskantet ramme.
3.1.1.2. Stemplet for den delvis gennemførte EØF-førstegangsju-
stering, der kun består af det første mærke. Det tjener
også som plomberingsmærke.
3.2.Stemplernesformogdimensioner
3.2.1. Form, dimensioner og konturer af bogstaver og tal til stemplerne
for EØF-førstegangsjustering i henhold til nr. 3.1. er bestemt i de
bilagte tegninger; de to første tegninger specificerer stemplets
enkeltdele, medens den tredje viser et eksempel på stemplets
hele udførelse. De på tegningerne angivne dimensioner er norma-
liseret i relation til diameteren i den cirkel, der omskriver det lille
bogstav »e« og det sekskantede felt. De faktiske diametre i den
omskrevne cirkel i stemplerne er 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm og
12,5 mm.
3.2.2. Medlemsstaternes måletekniske tjenester udveksler gensidigt
originaltegninger til deres stempler for EØF-førstegangsjustering
udført efter de vedlagte modeltegninger.
3.3.Stemplernesanbringelse
3.3.1. Det endelige EØF-justeringsstempel anbringes på det hertil
bestemte sted på instrumentet, når det er fuldstændigt afprøvet
og godkendt som værende ioverensstemmelse med EØF-forskri f-
terne.
3.2.2. EØF-stemplet for del-justeringen anbringes:
3.3.2.1. ved justering i flere afsnit på det instrument eller den
instrumentdel, der opfylder betingelserne for de afsnit,
der ikke er foreskrevet gennemført på anvendelsesstedet,
nærmere bestemt hvor stempelskiltets skruer fastgøres
eller på et vilkårligt andet sted, der er foreskrevet i
specialdirektiverne.
3.3.2.2. som plomberingsmærke i alle tilfælde, nærmere bestemt
på de i specialdirektiverne fastsatte steder.1971L0316 — DA — 01.05.2004 — 009.001 — 13
▼M1
►(1) (2)M4
►(3)A4
►(4)A51971L0316 — DA — 01.05.2004 — 009.001 — 14