1973L0362 — DA — 04.02.1985 — 002.001 — 1
Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor
►B RÅDETS DIREKTIV
af 19. november 1973
om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende de materialiserede længdemål
(73/362/EØF)
(EFT L 335 af 5.12.1973, s. 56)
Ændretved:
Tidende
nr. side dato
►M1 Rådetsdirektiv78/629/EØFaf19.juni197 8 L206829.7.1978 
►M2 Kommissionens direktiv 85/146/EØF af 31. januar 1985 L 54 29 23.2.1985
▼B
RÅDETS DIREKTIV
af 19. november 1973
om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende de
materialiserede længdemål
(73/362/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske
økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,
under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg, og
ud fra følgende betragtninger:I medlemsstaterne er fremstillingen af og de nærmere regler for kontrol
med de materialiserede længdemål genstand for præceptive bestem-
melser, der er forskellige fra den ene medlemsstat til den anden, og somderfor hæmmer samhandelen med disse instrumenter; som følge herafmå der foranstaltes en indbyrdes tilnærmelse af disse bestemmelser;
Rådets direktiv af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivninger med hensyn til fælles bestemmelser om måleinstrumenter
samt om måletekniske kontrolmetoder (
1) fastlægger fremgangsmåderne
for EØF-typegodkendelse og for EØF-førstegangsjustering af målein-strumenter; i overensstemmelse med det nævnte direktiv bør de tekniskeforskrifter fastsættes, som længdemålene skal opfylde for at kunne
importeres, afsættes og frit benyttes efter at være underkastet kontrol og
forsynetmed de foreskrevne st empler og mærker —
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
Artikel 1
Dette direktiv finder anvendelse på de i bilaget definerede materialise-
rede længdemål.
Artikel 2
De længdemål, der kan få EØF-stempler og -mærker, beskrives i bilaget.
De gøres til genstand for en EØF-typegodkendelse og er underkastet
EØF-førstegangsjustering.
Artikel 3
Medlemsstaterne må ikke modsætte sig, forbyde eller begrænse
markedsføring eller anvendelse af længdemål, der er forsynetmedmærke for EØF-typegodkendelse og stempel for EØF-førstegangs-
justering.
Artikel 4
1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige administrativt eller ved lov
fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden
atten måneder fra dets meddelse, og underretter straks Kommissionen
herom.
2. Medlemsstaterne drager omsorg for at Kommissionen bliver
underrettet om ordlyden af de vigtigste nationale retsforskrifter, somde udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.1973L0362 — DA — 04.02.1985 — 002.001 — 2
(1) EFT nr. L 202 af 6. 9. 1971, s. 1.
▼B
Artikel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.1973L0362 — DA — 04.02.1985 — 002.001 — 3
▼B
BILAG
1.Definitioner
1.1. De mat erialiserede længdemål, i detfølgende benævntlængdemål, er
instrumenter forsynet med mærker, hvis indbyrdes afstande angives i
lovbestemte længdeenheder.
1.2. Et længdemåls nominelle længde er den længde, ved hvilken dette mål
angives.
1.3. De vigtigste mærker er de to mærker, hvis indbyrdes afstand
repræsenterer længdemålets »nominelle længde«.
1.4. Længdemålets skala består af de vigtigste mærker og de øvrige
delemærker.
1.5. Etlængdemål siges atvære:
1.5.1. — Endemål, når de vigtigste mærker består af to flader;
1.5.2. — stregemål, når de vigtigste mærker består af to streger, huller
eller mærker;
1.5.3. — streg-endemål, når et af de vigtigste mærker er en overflade og
detandeter en st reg, ethul eller etmærke.
2.Materialer
Længdemålene og de supplerende anordninger hertil skal fremstilles af
materialer, der er tilstrækkelig holdbare, stabile og modstandsdygtige over
for indflydelse udefra under de sædvanlige anvendelsesforhold.
Kvaliteten af de anvendte materialer skal være sådan, at:
2.1. Længdevariationerne ved en normal anvendelse ved temperaturer, der
afviger fra referencetemperaturen med ± 8 ºC ikke overstiger de
tolererede maksimale fejl;
2.2. når detdrejer sig om længdemål, som skal anvendes ved en nærmere
angiven trækkraft, må en ændring på 10 % opad eller nedad af denne
kraft ikke fremkalde en længdevariation, der overstiger den tolererede
maksimale fejl.
3.Fremstilling
3.1. Længdemålene og de supplerende anordninger hertil skal fremstilles
godtog solidtog være omhyggeligtfærdigbearbejdet .
3.2. Længdemålenes tværsnit skal have sådanne dimensioner og en sådan
form, atde under de sædvanlige anvendelsesforhold muliggør målingen
med den præcision, der er fastsat for den præcisionsklasse, hvortil de
pågældende mål henhører.
3.3. Endefladerne på længdemålene med endestykker skal være plane. Disse
endeflader og stregerne skal være vinkelrette på længdemålets
længdeakse.
3.4. Endefladerne på endemål eller på streg-endemål af træ eller af et andet
materiale med samme eller ringere slidstyrke end træets, skal bestå af en
bøjle eller en dupsko, der er slidstærk, stødsikker og på passende måde
fastgjort til længdemålet.
3.5. Supplerende anordninger, såsom faste eller løse kroge, ringe, håndtag,
lameller, spidser, noter, sammenrulningsanordninger, nonier, som letter
brugen af længdemålet og udvider dets anvendelsesmuligheder, tolereres
på den betingelse, at de ikke skaber uklarhed. De må konstrueres og
fastgøres på målet på en sådan måde, at de under sædvanlige
anvendelsesforhold praktisk talt ikke kan forøge målingsusikkerheden.
3.6. Målebånd skal udformes således, atnår båndeter udst raktpå en plan
flade, skal dets kanter så godt som være retlinede og parallelle.
7.7. Målebåndenes sammenrulningsanordninger skal udformes således, atde
ikke fremkalder nogen permanent deformation af båndet.1973L0362 — DA — 04.02.1985 — 002.001 — 4
▼M2
▼B
▼M1
▼B
▼B
4.Inddeling og becifring
4.1. Længdemålenes nominelle længde skal være inddeltog becifretpå en
klar, regelmæssig og uforgængelig måde og udformetsåledes, atden
muliggør en sikker, let og utvetydig aflæsning. Dog kan nogle
ubecifrede delinger tillades ud over det mærke, der afslutter længdemå-
lets nominelle længde, når antallet ikke overskrider antallet af delinger
mellem to på hinanden følgende becifrede delinger.
4.2. Værdien af afstanden mellem delemærkerne skal være af formen 1 × 10n,
2×1 0neller 5 × 10nmeter, idet eksponenten er et positivt eller negativt
heltt al eller nul.
Den skal højstvære lig med:
— 1 cm på mål, hvis nominelle længde er lig med eller under 2 m,
— 10 cm, hvis den nominelle længde er større end 2 m og mindre end
10 m,
— 20 cm, hvis den nominelle længde er 10 m eller derover og mindre
end 50 m,
— 50 cm, hvis den nominelle længde er 50 m eller derover.
Disse værdier kan dog overskrides ved særlige anvendelser på betingelse
af, at der fremlægges dokumentation herfor ved ansøgningen om
typegodkendelse, og at der på målet angives den særlige anvendelse,
hvortil det er forbeholdt.
4.3. Når mærkerne består af streger, skal disse være rette linjer, vinkelrette
på længdemålets akse og alle være af samme tykkelse, der skal være ens
i hele deres længde. Længden af stregerne afpasses efter den tilsvarende
måleenhed. Stregerne skal være udformet således, at de danner en
tydelig og klar skala, og at deres tykkelse ikke fremkalder nogen
målingsusikkerhed.
4.4. Visse sektioner af skalaen, særlig hen mod enderne, kan være
underinddelti decimaldele af den afst and mellem delemærkerne, der
er valgt for hele længdemålet. I dette tilfælde kan tykkelsen af stregerne
være ringere i områderne med reduceretafst and mellem delemærkerne
end i resten af målet.
4.5. Mærkerne kan også bestå af huller, hvis værdien af afstanden mellem
disse er 1 cm eller derover, eller af andre tegn, hvis værdien af afstanden
mellem disse er 1 decimeter eller derover, på den betingelse at disse
tegn sikrer en tilstrækkelig nøjagtig aflæsning under hensyntagen til den
præcisionsklasse, hvortil længdemålet hører.
4.6. Becifringen kan være fortsat eller gentagende. I det under punkt 4.4
nævnte tilfælde kan becifringen i områderne med reduceret afstand
mellem delemærkerne være forskellig fra becifringen i resten af
længdemålet. Tallenes plads, størrelse, form, farve og kontrast tilpasses
efter den skala og de mærker, hvortil de refererer.
Uanset den under punkt 4.2 fastsatte værdi af afstanden mellem
delemærkerne, skal becifringen af delemærkerne være udtrykt med tal i
meter, i decimeter eller i millimeter uden angivelse af det tilsvarende
symbol.
Antallet af becifrede delemærker skal være så begrænset, at aflæsningen
ikke bliver tvetydig.
Når becifringsenheden er en anden end meteren, kan metermærkerne
dog være becifret i meter. Metertallene efterfølges i så tilfælde af
symboletm.
Desuden kan det foregående metertal nævnes på samme måde foran de
øvrige becifrede delemærker.
Når trinværdien på en stregskala er af formen 2 × 10nog ikke under 2
centimeter, skal samtlige mærker være udtrykt i tal.
4.7. Når etlængdemål er forsynetmed mere end én skala, kan afst anden
mellem delemærkerne være forskellige og becifringerne kan forløbe i
samme eller i modsatret ning.1973L0362 — DA — 04.02.1985 — 002.001 — 5
▼M1
▼B
▼B
5.Nominel længde
5.1. Målenes nominelle længde skal have en af følgende værdier: 0,5 - 1 -
1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 meter eller et helt multiplum af 5 meter.
5.2. Andre værdier kan dog tillades ved særlige anvendelser på betingelse af,
at der ved ansøgningen om typegodkendelse fremlægges dokumentation
for det nødvendige i at benytte et mål af en sådan nominel længde, samt
på betingelse af, at der på målet angives den særlige anvendelse, hvortil
deter forbeholdt .
5.3. Visse af de under punkt5.1 opregnede nominelle længder er ikke t illadt
til de under punkt 9.4.2 anførte længdemål.
6.Påskrifter
6.1. De påskrifter, der skal anføres på længdemålene, er følgende:
6.1.1.Påskrifter, der er obligatoriske i alle tilfælde:
6.1.1.1. Den nominelle længde;
6.1.1.2. fabrikantens identifikationsmærke eller hans firmanavn;
6.1.1.3. Præcisionsklassetallet: I, II eller III;6.1.1.4. Mærke for EØF-typegodkendelse.
6.1.2.Påskrifter, der er obligatoriske i visse tilfælde:
6.1.2.1. referencetemperaturen, hvis den er forskellig fra 20 ºC;
6.1.2.2. trækkraften;6.1.2.3. den særlige anvendelse, hvortil længdemålet er forbe-
holdt i de under punkterne 4.2 og 5.2 nævnte tilfælde.
6.2. Den nominelle længde, trækkraften og temperaturen udtrykkes i
måleenheder, der er godkendt ved Rådets direktiv af 18. oktober 1971
om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om enhederne for mål
og vægt(
1), eller i decimalmangefold eller dicimaldele heraf, efterfulgt
af det tilsvarende lovbestemte symbol.
6.3. Alle disse påskrifter anbringes på synlig og læselig måde fra
begyndelsen af længdemålet.
Efter godkendelse fra det nationale ansvarlige organ kan visse af disse
påskrifter imidlertid anbringes på en nagelfast del af dette instrument; i
så tilfælde skal EØF-typegodkendelsesattester angive disse påskrifters
placeringer.
Når længdemålets bredde ikke gør det muligt at anbringe EØF-
typegodkendelsesmærket på en læselig måde, kan dette mærkes
bestanddele uanset bestemmelserne i punkt 3.1. i bilag 1 til Rådets
direktiv af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivninger med hensyn til fælles bestemmelser om måleinstrumenter
samt om måletekniske kontrolmetoder og i overensstemmelse med dette
bilags punkt3.5., anbringes i nedennævnt e rækkefølge:
— det stiliserede bogstav ε
— kendingsbogstavet eller kendingsbogstaverne for den medlemsstat,
der har udstedt EØF-typegodkendelsen
— de to sidste tal i årstallet for EØF-typegodkendelsen— EØF-typegodkendelsens kendingsnummer
(f.eks. εF 75 5345).
6.4. Eventuelt kan der på fabrikantens eneansvar ske angivelse af den liniære
varmeudvidelseskoefficientfor detmat eriale, af hvilketlængdemålet
består, og det i form af α=…
6.5. Desuden kan der på længdemålene anføres andre angivelser af ikke-
måleteknisk art, som er foreskrevet af andre administrativt fastsatte
bestemmelser eller godkendt af den kompetente nationale myndighed.
6.6. Hvis påskrifterne ikke er i kode, skal de udtrykkes på bestemmelses-
medlemsstaternes officielle sprog.1973L0362 — DA — 04.02.1985 — 002.001 — 6
(1) EFT nr. L 243 af 29. 10. 1971, s. 29.▼M1
▼B
▼M1
▼B
▼B
6.7. Reklamepåskrifter kan anbringes på et længdemål på den betingelse, at
deres placering opfylder bestemmelserne i punkt 6.8.
6.8. Påskrifterne, herunder reklamepåskrifter, skal anbringes således, at de
på ingen måde er til gene for benyttelsen af instrumentet som mål. De
obligatoriske påskrifter, med undtagelse af mærket for EØF-typegod-
kendelse samtplaceringen af reklamepåskrift erne, skal figurere på den
model, der gøres til genstand for EØF-typegodkendelse.
7.Tolerancer
De i dette direktiv fastlagte længdemål inddeles efter deres præcisionsgrad i
tre klasser, der betegnes med tallene I, II og III.
7.1. Den positive eller negative tolerance udtrykkes
a) for den nominelle længde og
b) for de afstande, der ligger mellem to vilkårlige på hinanden ikke
følgende mærker,
i millimeter og som en funktion af længden udtrykt ved hjælp af formlen
a + bL, i hvilken:
— L er værdien af omhandlede længde, afrundet til det nærmeste højere
hele antal meter;
—aogberkoefficienter,dererfastsatforhverpræcisionsklassei
følgende tabel:
Præcisionsklasseab
I0,10,1
II0,30,2
III0,60,4
7.2.
7.2.1. De positive eller negative tolerancer for delinger »i«, der er
mindre end eller lig med 1 cm, fastsættes for hver præcisions-klasse i nedenstående tabel:
Længde »i« af den pågæl-
dende delingTolerancer i millimeter for præci-
sionsklasse
I II III
i≤1 mm 0,1 0,2 0,3
1m m< i ≤1 cm 0,2 0,4 0,6
For længden af delinger, der er større end 1 cm, udtrykkes
tolerancen som funktion af længden af delingen ved formlen
(a + bL) mm, hvor værdierne af koefficienterne a og b er som
angiveti 7.1, og hvor L er værdien af længden afrundett il det
nærmeste højere hele antal meter.
7.2.2. Den maksimale tolererede forskel af længderne »i« af to på
hinanden følgende delinger, der er mindre end eller lig med 1 cm,fastsættes for hver præcisionsklasse i nedenstående tabel:
Længde »i« af delingenMaksimal tolereret forskel i mm for
præcisionsklasse
I II III
i≤1 mm 0,1 0,2 0,3
1m m< i ≤1 cm 0,2 0,4 0,6
For længden af delinger, der er større end 1 cm, fastsættes den
maksimale tolererede forskel mellem længderne »i« af de to på
hinanden følgende delinger som funktion af længderne »i« af de1973L0362 — DA — 04.02.1985 — 002.001 — 7
▼M2
▼M1
▼M1
to på hinanden følgende delinger som funktion af længden af
delingerne ved formlen (a + bL) mm, der er definereti punkt
7.2.1.
7.3. Dog forhøjes på etendemål eller på etst reg-endemål desuden den
positive og negative tolerance af længden af første eller sidste deling,
når denne afgrænses af en endeflade:
— med 0,1 mm for mål i klasse I,
— med 0,2 mm for mål i klasse II,— med 0,3 mm for mål i klasse III.
Desuden anvendes de i punkt7.1 og 7.2.2 angivne forskrift er ikke,
— når det ene af de to ikke på hinanden følgende mærker af typen
angiveti punkt7.1.b) udgør en endeflade,
— når den ene af de to på hinanden følgende delinger af typen angivet i
punkt7.2.2 afgrænses af en endeflade.
7.4. Den maksimale tolererede fejl i brug er den dobbelte af den maksimale
tolererede fejl ved EØF-førstegangsjusteringen.
7.5. De maksimale tolererede fejl gælder under følgende referencebetin-
gelser:
7.5.1. Referencetemperaturen er normalt 20 ºC. Dog kan der for visse
under punkt 9 anførte mål undtagelsesvis godkendes en anden
referencetemperatur.
7.5.2. De længdemål, for hvilke der er angiveten t rækkraftunder punkt
9, underkastes forsøg, understøttet på hele den kontrollerendelængde på et horisontalt plan, praktisk talt uden friktion, og
strækkes med den på målet anførte trækkraft.
8.Stempler for EØF-førstegangsjustering
8.1. Ved den forreste del af længdemålet selv eller på et nagelfast
supplerendetilbehørskalderafsættesetstedtilpåsætningafstempler
for EØF-førstegangsjustering.
8.2. Disse stempler skal påsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i
punkt3.1ibilagIItilRådetsdirektiv71/316/EØFaf26.juli1971,
senest ændret ved Rådets direktiv 83/575/EØF af 25. oktober 1983.
8.3.Uansetpunkt3.1kanstempletforEØF-førstegangsjusteringimidlertid
beståafetlille»e«iensekskantetramme.Isåfaldbærerdetlille»e«i
denøverstehalvdelkendingsbogstavetfordenmedlemsstat,hvorEØF-
førstegangsjusteringen har fundet sted, og i den nederste halvdel bærer
detosidstecifreijusteringsåret.Eteksempelpådettestempeleranført
under punkt12.
8.4.Hvilkenformforstempel,derskalvælgesafgøresafdeninstitution,der
er ansvarlig for EØF-førstegangsjusteringen.
9.Forskellige slags længdemål omhandlet i direktivet
9.1.Glasfiberarmeretkunststofsomendemål,stregmålellerstreg-endemål
Nominel længde mellem 0,5 og 100 meter.
Trækkraften af en størrelsesorden på 20 N skal angives på målet.
Defrieenderpåendemålellerstreg-endemålskalforsynesmeden
slidstærk bøjle eller dupsko.
Disse mål tilhører præcisionsklasserne I, II eller III.
9.2.Måliétstykke,stiveellerhalvstiveafmetalellerafetandetmateriale
Nominel længde mellem 0,5 og 5 meter.Referencetemperaturen kan i visse tilfælde være forskellig fra 20 ºC.
Disse mål omfatter ligeledes de pejlestokke, der anvendes til at pejle
væskestand.
Enden af stive mål skal være forsynet med en stødsikker og slidstærk
dupsko. Den må ikke kunne frembringe gnister ved stød.1973L0362 — DA — 04.02.1985 — 002.001 — 8
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M1
▼M1
Disse mål tilhører præcisionsklasserne I eller II.
9.3. Sammenfoldelige mål af metal eller af et andet materiale.
Nominel længde mellem 0,5 og 5 meter.
Delene skal have indbyrdes lige store længder mellem akserne.
Deres ledsammenføjning og deres form af en retlinje i udfoldetst illing
skal sikres ved en effektiv anordning, der er konstrueret således, at den
ikke på sammenføjningsstedet forårsager en yderligere fejl på over
0,3 mm for målene i præcisionsklasserne I og II og på over 0,5 mm for
målene i præcisionsklasse III.
Disse mål tilhører præcisionsklasserne I, II eller III.
9.4.Målebåndafstål
9.4.1. Endemål, stregmål eller streg-endemål på spole.
Nominel længde mellem 0,5 og 10 meter. Målebånd mellem 5 og
10 meter skal have hvælvet tværsnit.
Disse mål kan være anbragt i et hylster, således at en af hylsterets
dimensioner indgår i det målte stykke, særlig til måling af indre
dimensioner.
Den frie ende af disse mål forsynes med en hage eller en fasteller
glidende tunge.
Disse mål tilhører præcisionsklasserne I eller II.
9.4.2. Endemål eller stregmål til måling af længder, der er større end
deres nominelle længde.Nominel længde: 5, 10, 20, 50, 100 eller 200 meter.Trækkraften af en størrelsesorden på 50 N skal angives på målet.
Disse mål er ved de to ender forsynet med greb eller ringe. Hvis
grebene indgår i den nominelle længde, skal de være udformet
således, atderes ledsammenføjning ikke medfører nogen ekst ra
målefejl.
Disse mål tilhører præcisionsklasserne I eller II.
9.4.3. Stregmål eller streg-endemål på spole, ikke bestemt for
fortløbende måling.Nominel længde mellem 5 og 200 meter.
Referencetemperaturen kan i visse tilfælde være forskellig fra
20 ºC.
Trækkraften, af en størrelsesorden på 50 N, skal angives på
målet.
Den frie ende skal forsynes med etgreb, en ring eller en hage, der
ikke indgår i den nominelle længde.
Disse mål tilhører præcisionsklasserne I eller II.
9.5.Streg-endemålafmetalforsynetmedlodbrugtsompejlebåndtilpejling
afvæskeniveau
Nominel længde mellem 5 og 50 meter.
Referencetemperaturen kan i visse tilfælde være forskellig fra 20 ºC.
Trækkraften, der skal til for at kunne spænde korrekt ud, skal angives på
længdemålet.
Målet udsættes for denne trækkraft ved hjælp af et lod, hvorpå massen er
angivet.
Skalaens begyndelsesmærke udgøres af undersiden af etlod af passende
form og et fremstillet af et materiale, som ikke kan frembringe gnister
ved stød.
Loddet fastgøres til båndet enten permanent eller aftageligt, således at
denne fastgørelse eller ledsammenføjning ikke må medføre nogen ekstra
målefejl.
Inddelingen i streger skal være millimetrisk over hele målebåndets
længde og fortsætte på loddets plane sideflade.1973L0362 — DA — 04.02.1985 — 002.001 — 9
▼B
▼M1
▼M1
Den anden ende af måletkan forsynes med en sammenrulningsanord-
ning.
Disse mål tilhører præcisionsklasserne I eller II.Tolerancen på hele instrumentet i arbejdsstilling med påhængt lod er
dog aldrig under 0,6 mm.
10.EØF-typegodkendelse og EØF-førstegangsjustering
EØF-typegodkendelse og EØF-førstegangsjustering af materialiserede læng-
demål sker i henhold til direktiv 71/316/EØF.
10.1.Gennemgang med henblik på EØF-typegodkendelse
Ud over gennemgangen af skriftligt materiale omfatter gennemgangen
en kontrol af typens overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 2,
3, 4, 5, 6 (med undtagelse af punkt 6.4), 7, 8 og 9.
10.2.Kontrol i forbindelse med EØF-førstegangsjustering
10.2.1. Kontrollen ved EØF-førstegangsjustering foretages enten på
alle forelagte længdemål eller af partier af længdemål i
overensstemmelse med punkt 11.
10.2.2. Kontrollen ved EØF-førstegangsjustering består i, at man
visueltundersøger, om længdemåleter i overensst emmelse
med den godkendte type. Der lægges især vægt på bestem-
melserne i punkt3.6, 4.1 og 4.3.
10.2.3. Derudover skal detkont rolleres, atlængdemåletoverholder
tolerancerne for den nominelle længde, idet der i givet fald
tages hensyn til punkt 9.5.
10.2.4. Derudover skal følgende undersøges på fem tilfældigt valgte
punkter på længdemålet:
— afstanden mellem to ikke på hinanden følgende afmærk-
ninger,
— delingens længde,— afvigelsen mellem længden af to på hinanden følgende
delinger,
med henblik på kontrollere overensstemmelsen med bestem-
melserne i punkt 7.1 b), 7.2.1 og 7.2.2, idet der eventuelt tageshensyn til punkt 7.3 og 9.3.
Hvis resultaterne af undersøgelsen begrunder det, kan den
ansvarlige institution formindske eller øge kontrollens omfang.
10.2.5. De ovenstående kontrolforanstaltninger gennemføres under
referencevilkårene nævnti punkt7.5.
11.Statistisk kontrol ved EØF-førstegangsjustering
Når længdemålene seriefremstilles, og den ansvarlige for deres forelæggelse
til EØF-førstegangsjustering erklærer, at de er blevet omhyggeligt kontrol-
leret, foretages der på hans anmodning en statistisk egenskabskontrol efter
følgende regler.
11.1.Generelle bestemmelser
11.1.1. Parti
Partier udgøres af længdemål, som:
— er af samme model,
— tilhører samme præcisionsklasse,
— er fremstillet ved samme metode.
Partiets størrelse er antallet af længdemål i partiet. Størrelsen
af et parti, som forelægges til EØF-førstegangsjustering, kan
højstvære 10 000 mål.
11.1.2. Stikprøve
En stikprøve udgøres af længdemål tilfældigt udtaget af et
parti. Antallet af længdemål i stikprøven kaldes stikprøvens
størrelse.1973L0362 — DA — 04.02.1985 — 002.001 — 10
▼M2
▼M2
11.1.3 Statistisk egenskabs kontrol
Statistisk egenskabskontrol er en kontrol, hvorved stikprøvens
længdemål klassificeres som enten fejlbehæftede eller ikke-
fejlbehæftede i henhold til dette direktivs bestemmelser.
11.1.4. Grænsekvalitetsniveau (LQ5)
Grænsekvalitetsniveauet er det niveau for det forelagte partis
kvalitet, som i en stikprøveplan svarer til en acceptsandsyn-
lighed på 5 %.
11.1.5. Standardkvalitetsniveau (SQL)
Standardkvalitetsniveauet er det niveau for det forelagte partis
kvalitet, som i stikprøveplanen svarer til en acceptsandsyn-
lighed på 95 %.
11.1.6. Accepttal
I en statistisk egenskabskontrol er accepttallet det højeste antal
fejlbehæftede mål, man finder i en kontrolleret stikprøve, og
som medfører accept af partiet.
11.1.7. Forklastelsestal
I en statistisk egenskabskontrol er forkastelsestallet det mindste
antal fejlbehæftede mål, man finder i en kontrolleret stikprøve,
og som medfører forkastelse af partiet.
11.1.8. Enkeltst ikprøveplan
Antallet af kontrollerede emner skal være lig med den
stikprøvestørrelse, som opgives af planen. Hvis antallet af
fejlbehæftede mål i stikprøven er mindre end eller lig med
accepttallet, skal partiet godkendes. Hvis antallet af fejl-
behæftede mål er større end eller lig med forkastelsestallet skal
partiet kasseres.
11.1.9. D obbeltst ikprøveplan
Det antal emner, som kontrolleres, skal være lig med størrelsen
af første stikprøve i planen. Hvis antallet af fejlbehæftede mål i
første stikprøve er mindre end eller lig med det første accepttal,
skal partiet godkendes. Hvis antallet af fejlbehæftede mål i
første stikprøve er lig med eller større end det første
forkastelsestal skal partiet kasseres. Hvis antallet af fejl-
behæftede mål i første stikprøve ligger mellem det første
accepttal og det første forkastelsestal, skal endnu en stikprøve,
hvis størrelse er opgivet i planen, kontrolleres.
Antallet af fejlbehæftede mål i første og anden stikprøve
lægges sammen. Hvis det samlede antal fejlbehæftede mål er
mindre end eller lig med det andet accepttal, skal partiet
godkendes. Hvis det samlede antal fejlbehæftede mål er større
end eller lig med det andet forkastelsestal skal partiet kasseres.
11.2.Fremgangsmåde
Den ansvarlige institution kan kun vælge mellem de to kontrolmetoder,
som er beskreveti detfølgende.
Ved den første metode, som herefter kaldes »A«, anvendes enkelte
forelæggelser, medens der ved den anden, som herefter kaldes »B«,
anvendes gentagne forelæggelser.
Kontrollen foretages ved tælling af de fejlbehæftede mål, stikprøven
indeholder.
11.2.1. Når den ansvarlige institution har valgt metode »A« til at
afgøre, om et forelagt parti skal godkendes eller forkastes,
anvender institutionen en stikprøveplan, som karakteriseres af:
— en værdi for standardkvalitetsniveauet (SQL) mellem
0,40 % og 0,90 %,
— en værdi for grænsekvalitetsniveauet (LQ5) mellem 4 % og
6,5 %.
Følgende stikprøveplaner er vist som eksempler.1973L0362 — DA — 04.02.1985 — 002.001 — 11
▼M2
Enkelt stikprøveplan
Stikprøvestør-
relseAccepttal Forkastelsestal LQ5 SQL
a 80 1 2 5,80 0,44
b 125 2 3 5,04 0,65
Dobbelt stikprøveplan
Stikprøve Tal for
LQ5 SQL
størrelsesammen-
lagtst ør-
relseacceptforka-
stelse
a1. stikprøve 50 50 0 2
5,8 0,442. stikprøve 50 100 1 2
b1. stikprøve 80 80 0 3
5,0 0,652. stikprøve 80 160 3 4
Når et parti forkastes, kontrollerer den ansvarlige institution
hele partiet eller træffer de nødvendige foranstaltninger for at
forhindre, at det forkastede parti bringes i handelen, som det er.
11.2.2. Når den ansvarlige institution anvender metode B til at afgøre,
om et forelagt parti skal godkendes eller forkastes, benytterinstitutionen stikprøveplaner i overensstemmelse med følgende
tabel.
Stikprøveplan
Forelæggelses-
ordenStørrelse Accepttal Forkastelsestal
17 0 01
28 5 01
3 105 0 1
4 120 0 1
Når et parti er godkendt, skal det derefter forelagte parti
underkastes kontrol i henhold til forelæggelsesorden 1.
Når et parti er forkastet, træffer den ansvarlige institution de
nødvendige foranstaltninger til at forhindre, at det forkastede
parti bringes i handelen, som det er, og den, som er ansvarlig
for forelæggelsen af målene til EØF-førstegangsjustering, kan
da forelægge enten det samme parti igen eller et andet. Dette
parti underkastes på kontrol i henhold til den næste højere
forelæggelsesorden. Hvis partiet imidlertid ikke godkendes
efter kontrol i henhold til forelæggelsesorden 4, skal den
ansvarlige institution kontrollere hele partiet.
11.3.Konsekvenser af hyppig forkastelse af et parti
Når det konstateres, at partier hyppigt må forkastes, kan den ansvarlige
institution suspendere den statistiske kontrol. Hvis der, efter at
indehaveren af EØF-typegodkendelsen er blevet underrettet herom,
ikke finder nogen forbedring af kvalitetsniveauet sted, kan proceduren
om tilbagekaldelse af EØF-typegodkendelse iværksættes i henhold til
forskrifterne i artikel 7 i direktiv 71/316/EØF.1973L0362 — DA — 04.02.1985 — 002.001 — 12
▼M2
12. Eksempel på det stempel for EØF-førstegangsjustering, som er nævnt under
punkt8.3.
1973L0362 — DA — 04.02.1985 — 002.001 — 13