1971L0318 — DA — 21.06.1974 — 001.001 — 1
Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor
►B RÅDETS DIREKTIV
af 26. juli 1971
om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om volumen-gasmålere
(71/318/EØF)
(EFT L 202 af 6.9.1971, s. 21)
Ændret ved:
Tidende
nr. side dato
►M1Kommissionens direktiv74/331/EØF af 12. juni 1974 L 189 9 12.7.1974
▼B
RÅDETS DIREKTIV
af 26. juli 1971
om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om volumen-
gasmålere
(71/318/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske
økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,under henvisning til udtalelse fra Det europæiske Parlament(
1),
under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg(2),
og
ud fra følgende betragtninger:
I medlemsstaterne er konstruktionen af og fremgangsmåderne ved
afprøvning af gasmålere fastlagt ved præceptive bestemmelser, der erforskellige fra medlemsstat til medlemsstat, og som derfor for sådanneinstrumenters vedkommende medfører hindringer for handelen: af dengrund må disse bestemmelser tilnærmes;
ved Rådets direktiv af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning med hensyn til fælles bestemmelser om måleinstrumenter
samt om måletekniske kontrolmetoder(
3) er fremgangsmåden med
hensyn til EØF-typegodkendelse og EØF-førstegangsjustering fastlagt.I henhold til dette direktivskal de tekniske forskrifter fastlægges for denudførelse og funktion, der skal gælde for volumen-gasmålere,
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
Artikel 1
Dette direktivv edrører følgende gasmålere:1. Gas-volumetre:
— Rælgmålere,
— Rotationsgasmålere.
2. Ikke-volumetriske gasmålere:
— Turbinehjulsgasmålere.
Artikel 2
De gasmålere, der kan opnå EØF-stempel og EØF-mærke, er beskrevet i
bilaget. De er underkastet EØF-typegodkendelse og EØF-førstegangs-justering.
Artikel 3
Medlemsstaterne må ikke modsætte sig, forbyde eller begrænse salg og
anvendelse af gasmålere, der er forsynet med mærke for EØF-
typegodkendelse og stempel for EØF-førstegangsjustering.
Artikel 4
1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige administrativt og ved lov
fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktivinden 18måneder efter dets meddelelse og underretter omgående Kommissionenherom.1971L0318 — DA — 21.06.1974 — 001.001 — 2
(1) EFT nr. C 65 af 5.6.1970, s. 30.
(2) EFT nr. C 131 af 29.10.1970, s. 7.
(3) Se s. 1 i dette nr. af EFT.
▼B
2. Medlemsstaterne drager omsorg for at Kommissionen får tilsendt
ordlyden af de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på detområde, der omfattes af dette direktiv.
Artikel 5
Dette direktiver rettet til medlemsstaterne.1971L0318 — DA — 21.06.1974 — 001.001 — 3
▼B
BILAG
KAPITEL I
A.DEFINITION AF VISSE BEGREBER, DER ANVENDES I BILAGET
1.Måleområde
En gasmålers måleområde begrænses af den maksimale gennemstrømning
Qmax, og den minimale gennemstrømning Qmin.
2.Et volumeters målerumfang
Som et volumeters målerumfang V anses det gasvolumen, der svarer til en
arbejdsgang i måleren; en arbejdsgang er det samlede bevægelsesforløb,
gennem hvilket samtlige bevægelige dele af måleren med undtagelse af
tælleværket og tælleværkdrevet første gang atter er i udgangsstillingen.
Det bestemmes ved multiplikation af det volumen, der svarer til en fuld
omdrejning af kontrolelementet, med omsætningsforholdet mellem måleværk
og tælleværk.
3.Driftstryk og korrektionstryk
3.1.Driftstryk
Som en gasmålers driftstryk anses forskellen mellem gastryk ved
målerindgangen og det atmosfæriske tryk.
3.2.Referencetryk
Som en gasmålers referencetryk pranses det tryk som det angivne
gasvolumen har relation til. Målestedet for referencetrykket er fastlagt i
kapitel III.
4.Tryktab
Som en gasmålers tryktab anses differencen mellem indgangstryk og
udgangstryk for den gennemstrømmende gas.
5.Udgangsdrevets omdrejningskonstant
Et udgangsdrevs omdrejningskonstant er værdien af det volumen, der svarer til
en fuld omdrejning af dette drevs aksel;
denne størrelse bestemmes ved multiplikation af værdien af det volumen, der
svarer til en fuld omdrejning af kontrolelementet, med omsætningsforholdetmellem måleværket og udgangsdrevets aksel.
B.ALMINDELIGE FORSKRIFTER FOR GASMÅLERE
1.Almindeligt
1.1. I kapitel I i dette bilag fastsættes de almindelige forskrifter, som alle i
artikel 1 i dette direktivnæv nte gasmålere skal opfylde.
1.2. I kapitel II og III i dette bilag fastsættes de specielle forskrifter for
sådanne målere.
2.Konstruktion
2.1.Materialer
Målerne skal fremstilles af holdbare materialer, som har mindst mulige
indre spændinger, og som kun i ringe grad forandrer sig ved ældning, og
som er modstandsdygtige ogtilstrækkeligt korrosionsbestandige over for
de forskellige gængse luftarter og deres kondensater.
2.2.Målernes tæthed
Målerne skal ved maksimalt driftstryk være tætte.
2.3.Beskyttelse mod ydre indgreb
Målerne skal være konstrueret således, at indgreb, der kan påvirke
målingens nøjagtighed, uden beskadigelse af justerings- eller plombe-
ringsstempler er umulige.
2.4.Gennemstrømningsretning
På målere, hvis tælleværk kun tæller positivt i én gennemstrømnings-
retning, skal denne gennemstrømningsretning være angivet med en pil.
Denne pil kræves ikke, når gennemstrømningsretningen er fastlagt
konstruktivt.1971L0318 — DA — 21.06.1974 — 001.001 — 4
▼B
2.5.Måletekniske egenskaber
Målere skal med en gennemstrømning lig med Qmax kunne arbejde i
kontinuerlig drift i en periode, som er fastsat i kapitel II eller III, uden at
ændringen i de måletekniske egenskaber overskrider de grænser, der er
fastsat i disse kapitler.
3.Supplerende anordninger
3.1. Supplerende anordninger (mængdeomregnere, skriveinstrumenter,
ekstra tælleinstrumenter o.s.v. kan godkendes; deres tilslutning kræver
EØF-typegodkendelse.
3.2. Målerne kan være udstyret med udgangsdrev, der tjener til drift af et
aftageligt tælleværk, et møntværk eller en anden supplerende anordning.
3.2.1. Ved ikke-benyttelse skal udgangsdrevenes frie tilslutningssteder
være beskyttet ved et dæksel, eller lignende, der kan forsegles.
3.2.2. Består et sådant tilslutningssted af en aksel, skal denne være
forsynet med en angivelse af dens omdrejningskonstant af
formen: »I tr /wedgeq…m3(eller dm3)«.
3.3. Målerne kan være udstyret med indbyggede impulsgivere. Indbyggede
impulsgiveres tilslutningssteder skal være forsynet med angivelse af
værdien svarende til en impuls af formen: »I imp /wedgeq…m3(eller dm3)«.
4.Påskrifter
4.1. Enhver måler skal enten på tælleværkets dækplade eller på et særligt
navneskilt være forsynet med følgende påskrifter:
a) kendingsnummeret på målerens typegodkendelse,
b) fabrikantens mærke eller firmabetegnelse,
c) målerens fabrikationsnummer og konstruktionsår,
d) en betegnelse af måleren ved et stort G med et efterfølgende, i
kapitel II og III fastsat tal,
e) den maksimale gennemstrømning af formen: Qmax … m3/h,
f) den minimale gennemstrømning af formen: Qmin … m3/h (eller dm3/
h),
g) det højeste driftstryk af formen: pmax … MN/m2(eller N/m2) eller
pmax … bar (eller mbar),
h) for volumetres vedkommende den nominelle værdi af målerumfanget
af formen: V … m3(eller dm3).
Disse påskrifter skal være anbragt således, at de er direkte synlige, let
læselige og holdbare under normale driftsbetingelser.
4.2. Den måletekniske tjeneste, der udsteder typegodkendelsen, kan fastsætte
de tilfælde, i hvilke gassens beskaffenhed ligeledes skal angives.
4.3. Måleren kan desuden være forsynet med handelsbetegnelsen, et specielt
løbenummer, gasværkets navn, et symbol, der angiver overensstem-
melse med en europæisk norm, og et skilt med angivelse af foretagne
reparationer. Andre angivelser eller påskrifter er ikke tilladt uden særlig
godkendelse.
5.Tælleværker og kontrolelement
5.1.Tælleværker
5.1.1. Tælleværkerne skal være sammensat af ruller med undtagelse af
det sidste led. Rullerne skal være forsynet med cifre for
kubikmeter eller decimalmangefold eller decimaldele af en
kubikmeter. På tælleværkets dækplade skal betegnelsen »m3«
være angivet.
5.1.1.1. Indeholder tælleværket talruller, der angiver decimaler af
en kubikmeter, skal de være adskilt fra de ruller, der er
becifret i kubikmeter, ved et let synligt komma og
desuden adskille sig klart fra dem.
5.1.1.2. Er den sidste rulle becifret for decimalmangefold af en
kubikmeter, skal der på tælleværkets dækplade findes:
a) enten et (eller to, tre o.s.v.) faststående nul(ler) bag
den sidste rulle,
b) eller angivelsen »× 10« (eller »× 100«, »× 1000«
o.s.v.) på en sådan måde, at aflæsningen altid viser
m3.1971L0318 — DA — 21.06.1974 — 001.001 — 5
▼B
5.1.2. Tælleværket skal have så mange talruller, at det volumen, der ved
maksimal gennemstrømning strømmer gennem måleren i løbet af
en driftstid af 1000 timer, angives ned til en enhed på den sidste
talrulle.
5.2.Kontrolelement
5.2.1. Målerne skal indrettes således, at afprøvning kan gennemføres
med tilstrækkelig nøjagtighed. I dette øjemed skal de konstruk-
tionsmæssigt enten selvv ære udstyret med et kontrolelement
eller være udstyret med anordninger, der muliggør tilslutning af
et aftageligt kontrolelement.
5.2.2. Målerens eget kontrolelement kan udgøres af tælleværkets sidste
tælleled, udført som:
a) en talrulle, som har becifret skala ogbevæger sig kontinuerligt
frem, eller
b) en viser, der drejer sig foran en fast skalaplade, eller som en
skalaskive, der drejer sig foran et fast referencemærke.
5.2.3. På den becifrede skala skal inddelingsenheden være angivet
tydeligt, og uden at det kan misforstås, i m3eller i decimaldele af
m3; skalaen skal begynde med nul.
5.2.3.1. Delstregsafstanden skal være konstant over hele skalaen
og må ikke være under 1 mm.
5.2.3.2. Skalaværdien skal svare til 1 × 10nm3,2×1 0nm3eller
5×1 0nm3, idet n er et positivt eller negativt helt tal eller
nul.
5.2.3.3. Delstregerne skal være tynde og af ens bredde.Ved en
skalaværdi af 1 × 10nm3eller 2 × 10nm3skal hver femte
delstreg, og ved en skalaværdi af 5 × 10nm3hver anden
delstreg, være fremhævet ved større længde.
5.2.4.►M1Viserspidsen eller det faste reference-mærke skal være så
fin(t), at en let og sikker aflæsning er mulig.
Kontrol-elementet skal være forsynet med et reference-mærke,
som adskiller sig tydeligt og er så stort, at det muliggør foto-
elektrisk afsøgning. Reference-punktet må ikke dække indde-
lingen; det kan i givet fald erstatte tallet O. Dette reference-
mærke må ikke vanskeliggøre aflæsningens nøjagtighed. ◄
5.3.Rulle- ogskaladiameter
Rulle-diameteren skal være mindst 16 mm.
Diameteren af de under punkt I B 5.2.2. b) nævnte tælleled skal være
mindst 32 mm.
5.4.Aflæsningaf tælleværket
Tælleværket skal være således indrettet, at det kan aflæses ved simpel
sammenstilling af tallene.
5.5.Cifrenes fremrykning
Ethvert ciffer på en talrulle skal rykke en hel enhed frem samtidig med,
at talrullen med den nærmeste lavere værdi bevæger sig den sidste
tiendedel af sin omdrejning.
5.6.Aftageligt tælleværk
Målerne skal være således konstrueret, at tælleværket er let at aftage for
justering.
6.Maksimale tolerancer
6.1. Målefejlene udtrykkes relativt, i procent, ved differencen mellem det
volumen, som tælleværket viser, og det faktiske, gennem måleren
strømmede volumen i forhold til dette sidste volumen.
6.2. Fejlene konstateres ved målinger med luft med en referencevægtfylde på
1,2 kg/m3. Under normale atmosfæriske betingelser kan det antages, at
den omgivende luft på kontrolstedet opfylder denne forudsætning.
6.3. De maksimale tolerancer er fastlagt i kapitel II og III. De gælder for de
godkendte gennemstrømningsretninger.1971L0318 — DA — 21.06.1974 — 001.001 — 6
▼B
7.Tryktab
7.1.Grænseværdier
Grænseværdierne for tryktabet er fastsat i kapitel II og III.
8.Placering af justerings- og plomberingsstempler
8.1.Betydning
Tilstedeværelsen af EØF-justerings- og EØF-plomberingsstempler på en
gasmåler betyder udelukkende, at den pågældende måler opfylder
forskrifterne i dette direktiv.
8.2.Stempelsteder
8.2.1. Stempelstederne skal være valgt således, at stemplet ødelægges
ved eventuel demontering af den plomberede del.
8.2.2. Placeres de under punkt I B 4.1. nævnte påskrifter på et særligt
navneskilt, skal et af stemplerne anbringes således, at det
ødelægges, hvis navneskiltet tages af; derved skal det forhindres,
at det tages af.
8.2.3. Der skal fastsættes stempelsteder til justerings- og plomberings-
stempler:
a) på alle skilte med en angivelse, der er foreskrevet i det
foreliggende bilag.
b) på alle dele af målerhuset, der ikke på anden måde er sikret
mod indgreb, hvorved målingens nøjagtighed kan påvirkes.
9.EØF-typegodkendelse og EØF-førstegangsjustering
9.1.EØF-typegodkendelse
9.1.1. En ansøgning om typegodkendelse af en måler skal foruden
godkendelsesmodellen vedlægges følgende dokumenter:
— en beskrivelse af måleren, der forestilles til godkendelse,
— en perspektivtegning eller et fotografi af måleren,
— en samlingstegning af hele måleren, om nødvendigt suppleret
med detaljetegninger af konstruktionen,
— en fortegnelse over bestanddelene samt andre oplysninger,
som den kompetente måletekniske tjeneste måtte anse for
nødvendige,
— en tegning med angivelse af de steder, hvor justeringsstemplet
og plomberingsstemplerne anbringes,
— en erklæring om, at de i overensstemmelse med konstruk-
tionsmodellen fremstillede målere opfylder sikkerheds-
forskrifterne, særlig med hensyn til det maksimale driftstryk,
der er angivet på navneskiltet.
9.2.EØF-førstegangsjustering
9.2.1. Målere, der anmeldes til EØF-førstegangsjustering skal være i
brugsklar stand. Skal målerne anvendes med supplerende
anordninger, der drives af udgangsaksler, skal sådanne anord-
ninger være tilsluttet måleren allerede ved justeringen, såfremt
tilslutning efter justeringen ikke udtrykkeligt er erklæret for
godkendt.
10.Justerings- og plomberingsstempler
Målere, der har opfyldt justeringskravene, forsynes med
— justeringsstempel,
— plomberingsstempler på steder, hvor bestemte målerdele skal sikres mod
ydre indgreb, ved hvilke måleregenskaberne kan ændres.
KAPITEL II
FORSKRIFTER FOR BÆLGMÅLERE
1.Andendelsesområde
Det følgende kapitel gælder sammen med kapitel I for gasmålere, i hvilken
målingen af den gennemstrømmende gas sker ved hjælp af målekamre med
deformerbare bælge.
2.Måleområde og størrelsesbetegnelse
2.1. De tilladte værdier for den maksimale gennemstrømning og de øvre
grænser for den tilsvarende minimale gennemstrømning samt mindste-1971L0318 — DA — 21.06.1974 — 001.001 — 7
▼B
værdierne for målerumfanget er angivet i følgende tabel i relation til
størrelsesbetegnelsen G for målerne:
G Qmax
m3/hQmin
m3/h
Qmaks værdierV
dm3
Qmin værdier
1,6 2,5 0,016 0,7
2,5 4 0,025 1,2
4 6 0,040 2,0
6 10 0,060 3,5
10 16 0,100 6,0
16 25 0,160 10
25 40 0,250 18
40 65 0,400 30
65 100 0,650 55
100 160 1,000 100160 250 1,600 200
250 400 2,500 400
400 650 4,000 900
650 1000 6,500 2000
2.2. Er værdien Qmin for en gasmålerkonstruktion mindre end det i tabellen
punkt II 2.1. angivne tal, skal talværdien for den Qmin svare til et af de i
spalte 3 i tabellen angivne tal eller en decimaldel af et af disse tal.
2.3. Målere med et målerumfang, der ligger under den i tabellen punkt II 2.1.
angivne værdi, kan godkendes under den forudsætning, at sådanne
måleres konstruktion opfylder kravene i for bindelse med den i punkt II
7.2.5. angivne holdbarhedsprøve.
3.Konstruktionsdetaljer
3.1. For den enkelte måler må afvigelse mellem den beregnede værdi for
målerumfanget V og den på måleren angivne værdi ikke være større end
5% af denne værdi.
3.2. Målerne G 1,6 til og med G 6 kan være udstyret med en anordning, der
forhindrer måleværkets bevægelse, når gassen strømmer i ikke-godkendt
retning.
4.Kontrolelement
4.1. For målerne G 16 til og med G 6 skal kontrolelementet være udført i
henhold til punkt I B 5.2.2. For målerne G 10 til og med G 650 skal
kontrolelementet være udført
— enten i henhold til punkt I B 5.2.2. eller
— aftageligt.
4.2. Er kontrolelementet udført i henhold til punkt I B 5.2.2., skal dets
skalaværdi og becifring opfylde følgende forskrifter:
Målerens størrelsesbetegnelseHøjeste
skalaværdiBecifring pr
G 1,6 til G 6. inkl. 0,2 dm31d m3
G 10 til G 65. inkl. 2 dm310 dm3
G 100 til G 650. inkl. 20 dm3100 dm3
4.3. For målerne, hvis kontrolelement er udført i henhold til punkt I B 5.2.2.,
må standardafvigelsen ved en serie på mindst 30 efter hinanden følgende
målinger, der foretages under samme betingelser med det nedenstående
nævnte luftvolumen ved en gennemstrømning af cirka O.1 Qmax, ikke
overskride de i nedenstående tabel angivne værdier:1971L0318 — DA — 21.06.1974 — 001.001 — 8
▼B
Målerens størrelsesbetegnelsePrøvevo-
lumenMaksimalt
tilladelig
standardfør-
gelse
G 1,6 til G 4. inkl. 20 V 0,2 dm3
G 6 10 V 0,2 dm3
G 10 til G 65. inkl. 10 V 2 dm3
G 100 til G 650. inkl. 5 V 20 dm3
Det luftvolumen, som skal måles, kan erstattes af det nærmeste volumen,
som svarer til et helt antal omdrejninger af kontrolelementet.
5.Maksimale tolerancer
5.1.Almindelige bestemmelser
5.1.1. Maksimale tolerancer er angivet som plus- og minusværdier i
nedenstående tabel:
Gennemstrømning QMaksimaltolerance
ved EØF-første-
gangsjustering
Qmin≤Q < 2 Qmin 3 %
2 Qmin ≤Q≤ Qmax 2 %
5.1.2. Ved EØF-førstegangsjustering må en målers fejl i forbindelse med
gennemstrømninger Q mellem 2 Qmin og Qmax i alt ikke overstige
1%, når de alle har samme fortegn.
6.Tryktab
6.1.Totaltryktab
Det totale tryktab må ved gennemstrømning af luft med massefylden
1,2 kg/m3og ved en gennemstrømning lig med Qmax ikke overskride
følgende middelværdier:
Målerens størrelsesbetegnelseMaksimalt tilladelige tryktab-
middelværdier ved EØF-
førstegangsjustering
N/m2mbar
G 1,6 til G 10. inkl. 200 2
G 16 til G 40. inkl. 300 3
G 65 til G 650. inkl. 400 4
6.2.Mekanisk tryktab
Det mekaniske tryktab, d.v.s. tryktabet ved gennemstrømning af luft med
massefylden 1,2 kg/m3ved en gennemstrømning mellem Qmin og
2 Qmin, må ikke overskride følgende værdier:
Målerens størrelsesbetegnelseMaksimalt tilladelige værdier
før det mekaniske tryktab i
forbindelse med EØF-første-
gangsjustering
N/m2mbar
G 1,6 til G 40. inkl. 60 0,6
G 65 til G 650. inkl. 100 1,01971L0318 — DA — 21.06.1974 — 001.001 — 9
▼M1
▼B
▼B
Foranstående værdier af de maksimale værdier for det mekaniske tryktab.
6.3.Særligbestemmelse
For målere, hvis driftstryk er højere end 0,1 MN/m2(1 bar), gælder
forskrifterne under punkt II 6.2. om det mekaniske tryktab på samme
måde; disse måleres totaltryktab i henhold til punkt II 6.1. tages ikke i
betragtning.
7.EØF-typegodkendelse
7.1. Foruden godkendelsesmodellen skal ansøgeren samtidig stille to til seks
afprøvningseksemplarer, der er fremstillet i overensstemmelse med
godkendelsesmodellen, til rådighed for den kompetente tjeneste.
Dette antal eksemplarer skal efter kravfra den kompetente tjeneste
fordeles på flere G-størrelser, såfremt der er ansøgt om godkendelse af
målere af forskellig størrelse.
Alt efter forløbet af godkendelsesafprøvningen kan der kræves yderligere
prøveeksemplarer.
7.1.1. En afvigelse fra denne bestemmelse kan indrømmes, således at
prøveeksemplarerne kan stilles til rådighed på et senere tidspunkt.
Afgørelsen med hensyn til typegodkendelsen træffes i øvrigt ikke,
før disse prøveeksemplarer er fuldstændig afprøvet.
7.1.2. Prøveeksemplarerne forbliver ansøgerens ejendom og leveres
tilbage, efter at typegodkendelsen er blevet tildelt.
7.2.Afprøvningen
7.2.1. Godkendelsesmodellen og prøveeksemplarerne skal opfylde
bestemmelserne i kapitel I og punkterne II 2, 3, 4, 5 og 6.
7.2.2. Derudover må forskellen mellem det højeste og det laveste punkt
på fejlkurven, som funktion af gennemstrømningen Q, inden for
hele måleområdet ikke overstige 3% for den enkelte måler.
7.2.3. Godkendelsesmodellen og prøveeksemplarerne underkastes
derefter en holdbarhedsprøve. Denne prøve foretages:
7.2.3.1. for målere af størrelse G 1,6 til og med G 10: ved
maksimal gennemstrømning og med luft; den bor dog for
målere, på hvis navneskilt arten af den gas, der skal
måles, er angivet, helt eller delvis foretages med den
angivne gas.
7.2.3.2. for målere af størrelse G 16 til og med G 650: så vidt
muligt ved maksimal gennemstrømning og med luft eller
gas.
7.2.4. Varigheden af holdbarhedsprøven udgør for målere med et
målerumfang, der er lig med eller større end den i tabellen under
punkt II 2.1. angivne værdi:
7.2.4.1. for målere af størrelse G 1,6 til og med G 10: 1000 timer;
prøven kan afbrydes, men skal gennemføres inden for 60
dage.
7.2.4.2. for målere af størrelse G 16 til og med G 650 skal
forsøgsvarigheden vælges således, at måleren måler et
luft- eller gasvolumen, der svarer til en driftstid af 1000
timer ved maksimal gennemstrømning; prøven skal
gennemføres inden for seks måneder.
7.2.5. For målere med et målerumfang, der ligger under de i tabellen
under punkt II 2.1. angivne værdier, forlænges prøvetiden til 2000
timer og udvides til at omfatte et antal målere, der er større end det
i punkt II 7.1. fastsatte og retter sig både efter størrelsen af den
måler, der skal prøves, og efter dens almindelige karakteristika.
7.2.6. Efter afsluttet holdbarhedsprøve skal målerne (undtaget maksimalt
én, hvis prøven omfatter 3 målere eller flere) opfylde følgende
krav:
a) Forskellen mellem det højeste og det laveste punkt på
fejlkurven, som funktion af gennemstrømningen Q, må inden
for hele måle-området ikke overstige 4 % for den enkelte
måler;
b) intet punkt på fejlkurven må afvige mere end 1,5 % fra den
oprindelige fejlkurves tilsvarende punkt; for gennemstrøm-1971L0318 — DA — 21.06.1974 — 001.001 — 10
▼M1
▼M1
ningen Qminanvendes denne regel kun for fejlvariationerne i
negativretning;
c) det mekaniske tryktab må ikke være øget med mere end 20N/
m2(0,2 mbar).
7.3.Ændringi en allerede g odkendt konstruktion
Angår en godkendelsesansøgning en ændring i en allerede godkendt
konstruktion, afgør den måletekniske tjeneste, der har godkendt den
oprindelige konstruktion, alt efter ændringens karakter, om og i hvilken
udstrækning bestemmelserne i punkterne II 7.1, II 7.2.3., II 7.2.4. og II
7.2.5. skal finde anvendelse.
8.EØF-førstegangsjustering
8.1.Nøjagtighedsprøve
En måler opfylder kravene med hensyn til tolerancerne, når dette
konstateres ved en prøve ved den i det angivne gennemstrømning:
a) ved en gennemstrømning af Qmin;
b) ved en gennemstrømning af ca. /onefifthQmax;
c) ved en gennemstrømning af Qmax.
Gennemføres prøven under andre betingelser, skal disse garantere et
resultat, der er lig med det, der opnås ved forannævnte prøver.
KAPITEL III
FORSKRIFTER FOR ROTATIONSGASMÅLERE OG TURBINEHJULS-
GASMÅLERE
1.Anvendelsesområde
Dette kapitel gælder i forbindelse med bestemmelserne i kapitel I for:
1.1.Rotationsgasmålere
i hvilke målingen af den gennemstrømmende gas foregår ved målekamre
med roterende vægge.
1.2.Turbinehjulsgasmålere
i hvilke gasstrømmen sætter et turbinehjul i bevægelse, og antallet af
hjulomdrejninger er et mål for det gennemstrømmede gasvolumen.
2.Måleområder
2.1. Gasmålerne er kun godkendt for de måleområder, der fremgår af den
følgende tabel som funktion af målerens størrelsesbetegnelse G:
GQmaxm3/hMåle-område
lille middel stort
Qminm3/h
25 40 8 4 2
40 65 13 6 3
65 100 20 10 5
100 160 32 16 8
160 250 50 25 13
250 400 80 40 20
400 650 130 65 32
650 1 000 200 100 50
1 000 1 600 320 160 80
og decimalmangefold af de sidste fem linier.1971L0318 — DA — 21.06.1974 — 001.001 — 11
▼B
▼M1
▼B
▼M1
▼B
▼B
3.Konstruktionsdetaljer
3.1.Rotationsmålere
3.1.1. Målerne skal med henblik på målingen af tryktabet i indgangs- ogi
udgangsstudsen være udstyret med et trykmålested for det statiske
tryk med diameter fra 3 til 5 mm; det i indgangsstudsen målte tryk
tages som referencetryk.
3.1.2. Målerne kan være udstyret med en anordning, der kan betjenes
manuelt, til drejning af stemplerne, såfremt den ikke kan
misbruges til at hindre gasmålerens korrekte funktion.
3.1.3. Drejestempelakslernes lejer kan for målere af størrelsen G 160 og
derover være anbragt således, at de er tilgængelige uden
beskadigelse af plomberingsstempler.
3.2.Turbinehjulsgasmålere
3.2.1. Målerne skal være udstyret med et trykmålested, hvorved det
statiske tryk umiddelbart foran turbinehjulet kan bestemmes som
referencetryk, eventuelt ved en indirekte metode.
3.2.1.1. Findes der foran turbinehjulet en indsnævringsanordning
til gasstrømmen, kan målerne foruden det under punkt III
3.2.1. krævede trykmålested have endnu et trykmålested
foran denne anordning, ved hjælp af hvilket, sammen med
trykmålestedet i henhold til punkt III 3.2.1., trykdiffe-
rencen ved indsnævringsanordningen kan måles.
3.3.Trykmålestudser
3.3.1. Trykmålestudserne skal være udstyret med en lukkeanordning.3.3.2. Trykmålestudsen til referencetrykket skal i synlig og holdbar form
være forsynet med betegnelsen »pr«; andre trykmålestudser skal
have betegnelsen »p«.
4.Kontrolelement
4.1. Ved anvendelsen af punkt I B 5.2.2. a) og b) skal kontrolelementets
maksimale skalaværdi udgøre:
For størrelserne G 40 og G 65 … 0,002 m
3,
for størrelserne G 100 til og med G 650 … 0,02 m3,
for størrelserne G 1000 til og med G 6500 … 0,2 m3,
og for størrelserne G 10.000 og derover … 2,0 m3.
4.2. Kontrolelementets skala skal være becifret på følgende måde:
For størrelserne G 40 og G 65, for hver … 0,01 m3,
for størrelserne G 100 til og med G 650, for hver … 0,1 m3,
for størrelserne G 1000 til og med G 6500, for hver … 1,0 m3,
og for størrelserne G 10.000 og derover, for hver … 10,0 m3.
5.Maksimale tolerancer
5.1. Maksimaltolerancerne er angivet som plus- og minusværdier i neden-
stående tabel:
Gennemstrømning Q m3/hMaksimaltolerance ved
EØF-førstegangsjustering
Qmin≤Q < 0,2 Qmax 2 %
0,2 Qmax ≤Q≤Qmax 1 %
5.2. Fejlene må i alt ikke overskride halvdelen af maksimaltolerancerne, når
de alle har samme fortegn.
6.EØF-typegodkendelse
6.1. Foruden godkendelsesmodellen skal ansøgeren samtidig stille seks
prøveeksemplarer, der er fremstillet i overensstemmelse med godkendel-
sesmodellen, til rådighed for den kompetente tjeneste.1971L0318 — DA — 21.06.1974 — 001.001 — 12
▼B
Dette antal skal på forlangende af den kompetente tjeneste fordeles på
flere G-størrelser, såfremt der er ansøgt om godkendelse for målere af
forskellig størrelse.
Alt efter godkendelsesprøvens forløb kan der kræves yderligere
prøveeksemplarer.
6.1.1. En afvigelse fra denne bestemmelse kan indrømmes, således at
prøveeksemplarerne kan stilles til rådighed på et senere tidspunkt.
Afgørelse med hensyn til typegodkendelsen træffes i øvrigt ikke,
før disse prøveeksemplarer er fuldstændig afprøvet.
6.1.2. Prøveeksemplarerne forbliver ansøgerens ejendom og leveres
tilbage, efter at typegodkendelsen er tildelt.
6.2.Afprøvningen
6.2.1. Afprøvningen omfatter i enkeltheder konstatering af den enkelte
målers fejl ved en prøve med luft med vægtfylden 1,2 kg/m3. Hvert
prøveresultat skal betragtes særskilt.
6.2.1.1. Den enkelte målers fejlkurve skal inden for det
måleområde, for hvilket der er ansøgt om godkendelse,
ligge inden for den fejlmargin, der fremgår af de
maksimale tolerancer for EØF-førstegangsjustering.
6.2.1.2. For den enkelte måler må forskellen mellem det højeste
og det laveste punkt på fejlkurven inden for området
mellem1/1Qmax og Qmax ikke overstige 1 %.
6.2.2. Målerne underkastes derefter en holdbarhedsprøve med luft eller
gas.
6.2.2.1. Holdbarhedsprøven bør om muligt foregå ved maksimal
gennemstrømning af måleren. Driften skal være af så lang
varighed, at der måles et luft- eller gasvolumen, der svarer
til 1000 timers drift ved maksimal gennemstrømning;
prøvens varighed bør dog ikke overskride 6 måneder.
6.2.2.2. Efter holdbarhedsprøven skal målerne på ny prøves med
luft med massefylden 1,2 kg/m3og med anvendelse af de
samme normalinstrumenter som ved prøven i henhold til
punkt III 6.2.1.
Med disse prøvebetingelser må
a) de fejlværdier, der er konstateret for de under punkt III
7.1. fastlagte gennemstrømninger, for den enkelte
måler (med undtagelse af højst én) ikke afvige mere
end 1 % fra de ved prøven i henhold til punkt III 6.2.1.
konstaterede værdier og må
b) forskellen mellem fejlkurvens højeste og laveste punkt
for den enkelte måler (med undtagelse af højst én) i
området mellem ½ Qmax og Qmax ikke overstige
1,5%.
7.EØF-førstegangsjustering
7.1.Nøjagtighedsprøve
En måler opfylder kravene med hensyn til maksimale tolerancer, når dette
konstateres ved en prøve med de i det følgende angivne gennem-
strømninger:
a) for rotationsgasmålere
Qmin; 2,5 Qmin; 0,25 Qmax; 0,5 Qmax og Qmax,
b) for turbinehjulsgasmålere
Qmin; 1,5 Qmin; 2,5 Qmin; 0,25 Qmax; 0,5 Qmaxog Qmax.
Gennemføres prøven under andre betingelser, skal den garantere et
resultat, der er lig med det, der opnås ved forannævnte prøver.
7.2. For de under punkt III 7.1. angivne gennemstrømningsværdier godkendes
afvigelser på højst ± 5%.1971L0318 — DA — 21.06.1974 — 001.001 — 13
▼M1
▼B