3)

Bod 2 se mění takto: a) nadpis bodu 2 se nahrazuje tímto: „ČÁST B Chemické a indikační ukazatele, pro něž jsou stanoveny pracovní charakteristiky“ b) bod 2.1 se nahrazuje tímto: „1. Chemické a indikační ukazatele Pro ukazatele uvedené v tabulce 1 jsou stanoveny pracovní charakteristiky spočívající v tom, že použité metody rozboru musí být přinejmenším schopny měřit koncentrace na úrovni hodnoty ukazatele s mezní hodnotou kvantifikace, jak je definována v čl. 2 odst. 2 směrnice Komise 2009/90/ES (1), nižší nebo rovnou 30 % příslušné hodnoty ukazatele a nejistoty měření, jak je upřesněno v tabulce 1. Výsledek musí být vyjádřen za použití přinejmenším stejného počtu platných číslic, jak je uvedeno u hodnoty daného ukazatele v částech B a C přílohy I. Členské státy mohou do 31. prosince 2019 namísto ‚mezní hodnoty kvantifikace‘ specifikované v prvním odstavci a ‚nejistoty měření‘ specifikované v tabulce 1 povolit jako alternativní soubor pracovních charakteristik používání ‚pravdivosti‘, ‚preciznosti‘ a ‚meze detekce‘, jak je upřesněno v tabulce 2. Nejistota měření stanovená v tabulce 1 nesmí být používána jako dodatečná tolerance, pokud jde o hodnoty ukazatelů stanovené v příloze I. Tabulka 1 Minimální pracovní charakteristika ‚nejistota měření‘ Ukazatele Nejistota měření (viz poznámka 1) % hodnoty ukazatele (kromě pH) Poznámky Hliník 25 Amonné ionty 40 Antimon 40 Arzen 30 Benzo(a)pyren 50 Viz poznámka 5 Benzen 40 Bor 25 Bromičnany 40 Kadmium 25 Chloridy 15 Chrom 30 Vodivost 20 Měď 25 Kyanidy 30 Viz poznámka 6 1,2-dichlorethan 40 Fluoridy 20 Koncentrace vodíkových iontů (vyjádřená v jednotkách pH) 0,2 Viz poznámka 7 Železo 30 Olovo 25 Mangan 30 Rtuť 30 Nikl 25 Dusičnany 15 Dusitany 20 Oxidovatelnost 50 Viz poznámka 8 Pesticidy 30 Viz poznámka 9 Polycyklické aromatické uhlovodíky 50 Viz poznámka 10 Selen 40 Sodík 15 Sírany 15 Tetrachlorethen 30 Viz poznámka 11 Trichlorethen 40 Viz poznámka 11 Trihalomethany – celkem 40 Viz poznámka 10 Celkový organický uhlík (TOC) 30 Viz poznámka 12 Zákal 30 Viz poznámka 13 Akrylamid, epichlorhydrin a vinylchlorid budou kontrolovány podle specifikace produktu.

Tabulka 2 Minimální pracovní charakteristiky ‚pravdivost‘, ‚preciznost‘ a ‚mez detekce‘ – lze používat do 31. prosince 2019 Ukazatele Pravdivost (viz poznámka 2) % hodnoty ukazatele (kromě pH) Preciznost (viz poznámka 3) % hodnoty ukazatele (kromě pH) Mez detekce (viz poznámka 4) % hodnoty ukazatele (kromě pH) Poznámky Hliník 10 10 10 Amonné ionty 10 10 10 Antimon 25 25 25 Arzen 10 10 10 Benzo(a)pyren 25 25 25 Benzen 25 25 25 Bor 10 10 10 Bromičnany 25 25 25 Kadmium 10 10 10 Chloridy 10 10 10 Chrom 10 10 10 Vodivost 10 10 10 Měď 10 10 10 Kyanidy 10 10 10 Viz poznámka 6 1,2-dichlorethan 25 25 10 Fluoridy 10 10 10 Koncentrace vodíkových iontů (vyjádřená v jednotkách pH) 0,2 0,2 Viz poznámka 7 Železo 10 10 10 Olovo 10 10 10 Mangan 10 10 10 Rtuť 20 10 20 Nikl 10 10 10 Dusičnany 10 10 10 Dusitany 10 10 10 Oxidovatelnost 25 25 10 Viz poznámka 8 Pesticidy 25 25 25 Viz poznámka 9 Polycyklické aromatické uhlovodíky 25 25 25 Viz poznámka 10 Selen 10 10 10 Sodík 10 10 10 Sírany 10 10 10 Tetrachlorethen 25 25 10 Viz poznámka 11 Trichlorethen 25 25 10 Viz poznámka 11 Trihalomethany – celkem 25 25 10 Viz poznámka 10 Zákal 25 25 25 Akrylamid, epichlorhydrin a vinylchlorid budou kontrolovány podle specifikace produktu. (1) Směrnice Komise 2009/90/ES ze dne 31. července 2009, kterou se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví technické specifikace chemické analýzy a monitorování stavu vod (Úř. věst. L 201, 1.8.2009, s. 36).“;" c) bod 2.2 se nahrazuje tímto: „2. Poznámky k tabulkám 1 a 2 Poznámka 1 Nejistota měření je nezáporný ukazatel, který charakterizuje rozptyl kvantitativních hodnot přisuzovaných měřené veličině na základě použitých informací. Pracovní kritérium pro nejistotu měření (k = 2) je procento hodnot ukazatelů uvedených v tabulce či lepší. Není-li stanoveno jinak, nejistota měření se odhadne na úrovni hodnoty ukazatele. Poznámka 2 Pravdivost vyjadřuje systematickou chybu, tj. rozdíl mezi střední hodnotou velkého počtu opakovaných měření a skutečnou hodnotou. Další specifikace jsou stanoveny v normě ISO 5725. Poznámka 3 Preciznost je míra náhodné chyby obvykle vyjádřená jako směrodatná odchylka (v rámci skupiny měření a mezi skupinami měření) výsledků od střední hodnoty. Přijatelná preciznost je dvojnásobek relativní směrodatné odchylky. Tento termín je dále specifikován v normě ISO 5725. Poznámka 4 Mez detekce je buď: — trojnásobek relativní směrodatné odchylky jedné skupiny měření přírodního vzorku s nízkou koncentrací daného ukazatele, nebo — pětinásobek relativní směrodatné odchylky (jedné skupiny) měření slepého vzorku. Poznámka 5 Nelze-li dosáhnout úrovně nejistoty měření, měla by být zvolena nejlepší dostupná technika (až 60 %). Poznámka 6 Daná metoda stanoví celkové kyanidy ve všech formách. Poznámka 7 Hodnoty pravdivosti, preciznosti a nejistoty měření jsou vyjádřeny v jednotkách pH. Poznámka 8 Referenční metoda: EN ISO 8467 Poznámka 9 Pracovní charakteristiky pro jednotlivé pesticidy jsou orientační. U některých pesticidů lze dosáhnout nejistoty měření na úrovni pouhých 30 %, u řady pesticidů mohou být povoleny vyšší hodnoty, a to až do 80 %. Poznámka 10 Pracovní charakteristiky platí pro jednotlivé specifikované látky na úrovni 25 % hodnoty ukazatele stanovené v části B přílohy I. Poznámka 11 Pracovní charakteristiky platí pro jednotlivé specifikované látky na úrovni 50 % hodnoty ukazatele stanovené v části B přílohy I. Poznámka 12 Nejistota měření by měla být odhadnuta na úrovni 3 mg/l celkového organického uhlíku (TOC). Ke stanovení TOC a rozpuštěného organického uhlíku (DOC) se použijí pokyny CEN 1484. Poznámka 13 Nejistota měření by měla být v souladu s normou EN ISO 7027 odhadnuta na úrovni 1,0 NTU (jednotky nefelometrického měření turbidity – zákalu).“