Diario las Américas., 1958-02-09

ON1O SAAOdJ NSAlOOAAO ROL CA du-
tor localizaran la electricidad es-
tatica de un material en- forma de
lamina en- I'm punto donde es-
tie descanSe Sohre I'm rodillo de
metal conectado a terra u OtrO
cuerpo conductor de grandes di-
menSioneS. La cargo estatica si-
que estando presente y sus
efectos en- ell medic ambiente
quedan anulados por la car
ga igual, pero de Signo contra
rio atraida a la s~uperficie del
conductor que Sc halla inmedia-
tamente debaJo. Una correa de
transmission cargada, pOr ejem-
plo, aparecera descargada 81 Sc
comprueba cuando ella pasa al
rededor de una polea.
En- segundo lugar, Sc Obten-
dram resultadOs muy confusos
con un Instruments manual 81
la persona que 10 emplea llega a
cargarse ella misma de electro
cidad estatica. 81 Ell operario lIe-
va Zapatos con suela de caucho
o 81 esta de pie sobre I'm piso
de asfalto, debera conectarse
siempre a terra, ash como ell ms
trumentO que utiliza, cuando pro-
ceda a una lectura, por ejemplo,
apoyando una mano sobre I'm ele-
mento cualqulera de la mAquina
conectade a TERRA y situado en-
la proKimidad
En- tercer tugar, pueden pro-
ducirse diversas circunstaneias
que den lugar a que Sc cargue ell
sistema de electrodes; por ejem-
plo, este puede ocurrir 81 estos
estan bajo la Influenza del cam
pc de una carga estatica sin estar
coneetados a terra, o 81 en- los
instrumentos que gentlemen I'm
tube electr6metro ell electrodo
eSta Supplements orientado ha-
cia una carga positiva, provocan-
90 ell paSo de una corriente de
rejilla por ell tubo. Por esta ra-
Zon, las lecturas que Sc obtienen
con ell electroGo que Sc preSen-
ia a la carga deberan alternarse
Siempre con las lecturaS tomadas
con ell Instruments frente a una
pleza o elemento de la maqui-
maria u otro cuerpo conductor
c%onectado a terra.
Els dificil, en- las condolences
e~xlstentes en- las fabricas, lograr
resultados fidedignos de las me-
diciones cuantitativas de estatica
con estos nstrumentos, a excep-
cion de las comparaciones de los
diferente tratamientos, etc., que
pueden realizarse con ell instru-
mento colocado en- una posici6n
fila, y las lecturas Sc efectuan
unicamente cuando todos los con-
ductores, situados en- las inme-
dlacioneS, Sc hallen en- posici6n
normal. La necesidad de esta
plecauci6n Sc demuestra clara.
mente al presentar ell instru-
mento a una piancha de material
aislante cargada, mientras otro
Operari0 mueve la mano O algun
cuerpo conductor voluminoso, de-
tras de dicha plancha; la desvia.
cion de la aqua disminuira has
ia una pequena fraction de SUI
valor anterior, aunque no Sc re-
duzca ia carga eStatica en- la
plancha Este ten6meno es pro-
vocado por la carga de signo con-
trario en- ell cuerpo conductor. Ell
valor indicado por ell instrument
to es Ell realioad la intensidad
del campo electrostatico, inme.
diatamente frente al electOrado, v
la c~alibraci6n del Instruments es
generalmente en- kilovatios por
unidad DE distancia entire ell cleo.
trodo y ia superficie cargada. Ell
valor indicado por ell instrument
to es Waldo en- ell case de una
gran s%uperficie conductora, pero
al u~tilizarlo para calcular I'm vol.
taJe dado para la carga estatica
en- una superficie asilante, CO.
mo Sc hace comunmente en- los
articulos de prensa tecnica es
cOmpletamente inutil para COM