## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** FUERTE AMADOR L y J
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 106436.0

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONES FUERTE AMADOR & RESORT ((MUELLE DISCOVERY)/ MEDIDOR DE FLUJO DE 1.5 GASOLINA MUELLE J (ESTACION DE ALMACENAMIENTO N.2, MUELLES L Y J)CALIBRACION DE MEDIDOR DE FLUJO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió con la verificación de calibración del medidor de línea en muelle JYL de Gasolina de 1.5", la misma se realizo con volumetrico de 50 galones, el mismo mantenia un desfase de +13, se deja en 0, se procedio con la devolucion de producto y se deja el equipo calibrado y operativo. Totalizador antes: 589899.8 despues:590099.8 calibracion se realizo en presencia de personal de MARINA.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida