## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** CLUB DE YATES Y PESCA
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 104605.0

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONES CALIBRACION DE 2 MEDIDOR DE FLUJO y MANTENIMIENTO PARAS CALIBRACION DE SURTIDORES DE 6 MESES

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Solución del Problema: Se realizo verificacion de calibracion de 2 medidores de linea de 1.5" diesel y gasolina 91 con volumetrico de 50 galones, se procedio con la calibracion de ambos equipos y realizo la devolucion de producto al tanque, ambos equipos quedan calibrados y operativos.  Totalizador diesel antes: 5585508.8 totalizador diesel despues: 558558.8 .TOTALIZADOR GASOLINA 91 ANTES: 153259.1 TOTALIZADOR GASOLINA 91 DESPUES: 153459.3. Se calibró surtidor de alto flujo de diésel y gasolina con volumetrico de 5 galones. Totalizador diesel antes: 223701 totalizador despues: 223706. Totalizador 91 antes: 817194 totalizador despues: 817219. Queda todo operativo.

**MATERIALES:**
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 5 unidad(es) × $97.65 = $488.25
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 5 unidad(es) × $97.65 = $488.25
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 5 unidad(es) × $97.65 = $488.25

**Subtotal Materiales:** $1464.75

---

**Estado esperado:** Falla corregida