## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** PETRO HIELO MUELLE PANAMA
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 108297.0

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONES CALIBRACION DE MEDIDOR DE FLUJO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se preparo todo el equipo necesario para calibracion en muelle. Se procedió con la calibración de los dos medidores de línea de 1.5 productos diesel y gasolina 91, la misma se ejecutó con volumétrico de 50 galones se realizó la devolución de ambos productos al tanque y ambos equipos quedan calibrados. Totalizador diesel: antes 52519.8 después: 52619.8 totalizador gasolina 91: antes: 3347138.1 después: 3347188.1.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida